منبع تغذیه آزمایشگاهی0تا24ولت 3آمپر رومیزی مدل PS2403 منبع تغذيه 2403PS یک منبع تغذیه رومیزی با دقت قابل قبول و خروجی تثبیت شده DC است که در عین حجم کم  امکانات خوب و قابل قبولی را در اختیار کاربر قرار می دهد و می تواند در کارگاههای عمومی کاربرد خوبی داشته باشد ولتاژ ورودی این منبع تغذیه توسط برق شهر  تامین شوداین منبع تغذیه دارای حداکثر توان نامی 60 وات است و به همین دلیل  توصیه میشود در بازه های ولتاژی زیر مقادیر جریانی ذکر شده از منبع تغذیه کشیده شود    0V  14V  45A 15V  18V  35A 19V  24V  3A این منبع تغذیع مجهز به حفاظت در برابر اضافه بار بوده و به محز تشخیص اضافه بار دستگاه را خاموش میکند تا از صدمه رسیدن به آن جلوگیری به عمل آید  از دیگر امکانات این منبع تغذیه وجود دو ولوم کنترلی fine و coarse جهت تنظیم دقیق ولتاژ و جریان خروجی است که کنترل این دو پارامتر را با تفکیک پذیری کم و زیاد فراهم می کند به این صورت که ابتدا توسط ولوم coarse در هر دو حالت ولتاژ و جریان میتوان مقدار خروجی مد نظر را با گام تغییر بالا به حد مورد نظر نزدیک کرد و سپس با استفاده از ولوم fine می توان مقدار مطلوب را با دقت بالا و سرعت تغییر کم تنظیم کرد و در نتیجه با دقت 01 به مقدار مطلوب رسید  مشخصات مدل  2403PS محدوده ولتاژ ورودی 100 الی 240 ولتAC برق شهر محدوده ولتاژ خروجی 125 الی 24 ولت قابل تنظیم جریان خروجی 0 الی 5 آمپر  با قابلیت محدود ساری دارای دو ولوم کنترلی COARSE و FINE جهت تنظیم دقیق ولتاژ خروجی با دقت 01 ولت دارای دو ولوم کنترلی COARSE و FINE جهت محدود کردن جریان خروجی با دقت 01 آمیر توان خروجی 60 وات راندمان بالا تا 96 درصد محافظت شده در برابر اتصال کوتاه جریان محدود کننده 8A محافظت شده در برابر  اضافه بار خروجی دارای LED نمایش وضعیت اتصال کوتاه دارای نمایشگر دیجیتالی ولتاژ و جریان   نحوه تنظیم ولتاژ و جریان خروجی منبع تغذیه جهت اتصال به بار مورد نظر برای این منظور ابتدا با استفاده از ولومهای مربوط به تنظیم ولتاژ  ولتاژ مورد نظر برای باری که قصد اتصال آن به منبع تغذیه دارید را تنظیم کنید سپس در حالی که ولوم های مربوط به تنظیم جریان را در حالت بسته قرار داده اید دو خروجی مثبت و منفی منبع تغذیه را با هم اتصال داده و با افزایش ولوم های جریان و قرائت مقدار جریان از آمپرمتر دستگاه مقدار مورد نظر را تنظیم کنید سعی کنید پس از اتصال کوتاه کردن خروجی هر سریع تر جریان را تنظیم کنید و مدت زیادی خروجی را در حالت اتصال کوتاه قرار ندهید برای هر چه دقیق تر تنظیم کردن جریان خروجی می توانید از یک آمپرمتر بادقت بالاتر و حداقل جریان قابل تحمل 10 امیر استفاده کنید  نقش چراغ CC چراغ CCConstant current یا همان جریان ثابت یا به بیان دیگر جریان محدود شده زمانی روشن میشود که مقدار جریان کشیده شده توسط بار از منبع تغذیه از مقدار تنظیم شده بیشتر باشد که در این صورت جریان محدود شده و از حد تنظیمی فراتر نخواهد رفت فیلم معرفی و تست کامل دستگاه در لینک زیر httpswwwaparatcomAVNELECTRIC