پی اچ سنج 5 کاره آب PHTDSTEMPECSalinity  مدل PH 80 PH متر پنج کاره PH80 یک پی اچ متر اقتصادی و قابل اعتماد است که برای کاربردهایی مانند آزمایشگاه هیدروپونیک و باغبانی استخرها  آکواریوم ها و مخازن دستگاه های تصفیه آب و آب آشامیدنی ایده آل است این دستگاه توانایی اندازه گیری فاکتورهایی از جمله PHTDSTEMPECSalinity  را دارد از جمله ویژگی های این پی اچ متر می توان به پشتیبانی از شناسایی خودکار کالیبراسیون 3 نقطه ای بدنه مقاوم در برابر آب نمایشگر همزمان دما براق بودن صفحه نمایش LCD بزرگ دارای جبران خودکار دما ATC عملکرد نگهداری داده ها و نشانگر باتری کم اشاره کرد  این دستگاه  دارای عملکرد جبران دمای خودکار داخلی ATC است که می تواند مقادیر TDS PH EC و شوری نمونه را در محدوده 01800 درجه سانتیگراد  32176 درجه فارنهایت به دقت تعیین کند به طوری که داده های اندازه گیری تحت تأثیر دمای آب قرار نگیرد اقلام موجود در جعبه یک عدد دستگاه پی اچ متر 5 کاره سه عدد بافر کالیبراسیون پی اچ متر بلوشور راهنما  چگونه از این دستگاه استفاده کنیم؟ مرحله 1 درپوش را بردارید و دستگاه را روشن کنید مرحله 2 دکمه MODECAL را فشار دهید تا TDS PH EC یا Salinity را انتخاب کنید آن را در آب قرار دهید توجه شما نمی توانید بیش از خط غوطه وری دستگاه را زیر آب قرار دهید مرحله 3 آب را به آرامی هم بزنید تا حباب ها از بین بروند چند ثانیه صبر کنید تا مقدار ثابت شود و دکمه HOLDTEMP را فشار دهید مرحله 4 دستگاه  را از آب خارج کرده و مقدار آن را بخوانید مرحله 5 بعد از استفاده از دستگاه الکترود های آن را با آب خالص بشویید و در نهایت درپوش را بگذارید مقدار دما به طور مستقیم در صفحه بزرگ نمایش داده می شود زمانی که دستگاه  روشن است دکمه TEMPHOLD را برای جابجایی بین  و  فشار دهید توجه داشته باشید 1 کل دستگاه  را در آب نیندازید یا از حداکثر سطح غوطه وری غوطه ور نشوید این دستگاه ضد آب نیست اما دارای بدنه مقاوم در برابر آب می باشد همچنین آن را در دمای بالا یا نور مستقیم خورشید نگهداری نکنید این باعث کوتاه شدن طول عمر دستگاه می شود لطفا از برخورد با اجسام افتادن یا سقوط دستگاه اجتناب کنید توجه داشته باشین برای کالیبراسیون در ابتدا و بعد از قرار دادن دستگاه در بافر آن را با آب مقطر شستشو دهید و سپس در بافر دیگر قرار دهید و از مخلوط شدن بافر ها با یکدیگر خودداری نمایید  امکانات 1 پی اچ دما سختی هدایت الکتریکی و شوری را اندازه گیری می کند PHTDSTEMPECSalinity 2 کالیبراسیون خودکار EC  پشتیبانی از شناسایی خودکار کالیبراسیون 3 نقطه ای 1413 us 1288ms و 1118ms با 3 نقطه کالیبراسیون 1413uScm 1288mSCM 1118mSCM  3 کالیبراسیون خودکار PH  یک نقطه ای 686 یا 2 نقطه ای 686 400 686 918 یا 3 نقطه ای 686 400 918 می تواند به طور خودکار محلول کالیبراسیون را شناسایی کند 4  صفحه نمایش LCD بزرگ 5  مجهز به جبران خودکار دما ATC 6 نشانگر کم بودن باتری 7 خاموش شدن خودکار 5 دقیقه 8  دقت اندازه گیری پی اچ 000 تا 1400  9 خطای اندازه گیری پی اچ 005