انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند 55 لیتری دیجیتال محفظه آلومینیوم  توجهقیمت ها پیش فرض میباشند جهت اطلاع از قیمت لطفا در صورت نیاز به ما از طریق راه های ارتباطی پیام بدهید مشخصات دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند 55 لیتری انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند 55 لیتری دارای ترموستات و ترمومتر و تایمر دیجیتال و سیستم هوشمند PID می باشد این دستگاه با ایجاد حرارت قابل کنترل از 5 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محیط تا 65 درجه سانتیگراد با دقت 2 یا 2 کار می کند جنس بدنه خارجی دستگاه از جنس ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد جنس محفظه انکوباتور هوشمند در دو نوع آلومینیوم و استیل ساخته می شود دستگاه دارای دو عدد سینی است پس از روشن کردن دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند 55 لیتری  4 خط بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود که دستگاه در این لحظه آماده بکار است تنظیمات تایمر  با فشردن ولوم منوی تنظیم ظاهر میشود رقم اول از سمت راست صفحه ی نمایش حرف t را نشان میدهدبا چرخش ولوم تایمر را تنظیم کنید تایمر تا 120 دقیقه با دقت 2 دقیقه و از 120 الی 250 با دقت 10 دقیقه قابل تنظیم است تنظیمات دما  در حالتی که منوی تنظیم تایمر نمایش داده می شود  یکبار ولوم را فشار داده و رها کنید در حالت آماده بکار 2 بار ولوم را فشرده و رها کنید در این حالت منوی تنظیم دما نمایش داده می شود رقم سمت راست صفحه نمایش حرف C را نشان می دهد با چرخش ولوم دما راتنظیم نمایید دما براساس درجه سانتی گراد نمایش داده میشود عیب یابی انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند 55 لیتری در صورت قطع برق هنگام کار با دستگاه و وصل دوباره برق دستگاه کلمه PErr power error نشان داده میشود و دستگاه بصورت خودکار کار را ادامه میدهد  در صورت بروز اشکال در سنسور اندازه گیری دمای دستگاه  نمایشگر دستگاه کلمه SErr sensor error به همراه آلارم مخصوص را نمایش خواهد داد و تا رفع کامل نقص قابل استفاده نیست سیستم PID چه کاربردی دارد؟ روش كار بدين صورت است كه بوسيله يك سنسور موقيت فعلي ربات بدست مي آيدو بوسيله تفريق اين موقيت از موقيت مطلوب خطاي سيستم محاسبه مي گردداين خطا جهت محاسبه ي سه مقدار استفاده مي گردد مقدار اول كه در واقع سازنده ي قسمت Proportional سيستم است وبيان گر ميزان اثر پذيري خروجي سيستم از موقيت و خطاي فعلي است مقدار دوم كه در واقع سازنده قسمت Integration سيستم است و بيان گر ميزان اثر پذيري سيستم از جمع خطاهايي است كه سيستم در گذشته داشته است مقدار سوم كه در واقع سازنده قسمت Derivative سيستم است و بيان گر ميزان اثر پذيري سيستم از احتمال خطايي است كه سيستم در آينده خواهد داشتمعمولا تركيب اين سه بخش بهترين حالت ممكن را مي دهدلذا در كنترلرهاي PID زمان بيشتري صرف مي شود تا به نقطه مورد نظر مي رسيم ولي دقت كار بسيار بالا و قابل قبول مي باشد