انکوباتور آزمایشگاهی یخچال دار 55 لیتری تمام استیل فول دیجیتال  توجهبه دلیل نوسان قیمت لطفا با ما در ارتباط باشید قیمت ها پیش فرض میباشند  انکوباتور آزمایشگاهی یخچالدار دارای ترمومتر و ترموستات و تایمر دیجیتال اتوماتیک می باشددمای قابل کنترل از 5 تا 65 درجه سانتی گراد نحوه استفاده انکوباتور آزمایشگاهی یخچال دار پس از روشن کردن انکوباتور آزمایشگاهی یخچال دار 4 خط بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود که دستگاه در این لحظه آماده بکار است تنظیمات تایمر با فشردن ولوم منوی تنظیم ظاهر میشود رقم اول از سمت راست صفحه ی نمایش حرف t نشان میدهد با چرخش ولوم تایمر را تنظیم کنید تایمر تا 120 دقیقه با دقت 1 دقیقه و از 120 الی 250 با دقت 10 دقیقه قابل تنظیم است تنظیمات دما در حالتی که منوی تنظیم تایمر نمایش می یابد  یکبار ولوم را فشار داده و رها کنید در حالت آماده بکار 2 بار ولوم را فشرده و رها کنید در این حالت منوی تنظیم دما نشان داده میشود رقم سمت راست صفحه نمایش حرف C را نشان میدهد و با چرخش ولوم دما راتنظیم نمایید دما براساس درجه سانتی گراد نمایش داده میشود شروع بکار دستگاه با فشردن ولوم دستگاه و نگه داشتن آن برای مدت 3 ثانیه کلمه START نشان داده میشود و دستگاه شروع بکار می کند توقف دستگاه هنگام کار با دستگاه با فشردن ولوم دستگاه و نگه داشتن آن برای مدت 3 ثانیه کلمه STOP نمایش داده میشود