دستگاه فشار خون بازویی1312 BPباتری خور با نمایشگر بزرگ دارای استانداردتجهیزات الکتریکی اروپایی دستگاه فشارسنج دیجیتال برند BP1312 با روش اندازه گیری اسیلومتریک یک دستگاه بی نظیر برای اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب شماست این دستگاه از صفحه نمایش ال سی دی دیجیتال به ابعاد 627 میلیمتر در 464 میلیمتر 247 اینچ در 183 اینچ برخوردار است که اطلاعات نتایج را به شما نمایش می دهد دستگاه فشارسنج BP1312 با استفاده از روش اسیلومتریک فشار خون شما را اندازه گیری می کند محدوده اندازه گیری فشار خون از 0 تا 300 میلیمتر جیوه mmHg و نبضات قلب در بازه 30 تا 180 ضربه در دقیقه است دقت اندازه گیری فشار خون 3 میلیمتر جیوه و دقت اندازه گیری نبضات قلب 5 درصد است این دستگاه دارای ویژگی های متعددی است که شامل فشاردهی اتوماتیک حافظه با ظرفیت 120 نتیجه تشخیص باتری ضعیف خاموشی خودکار تشخیص ضربان نامنظم میانگین آخرین 3 نتیجه نمایشگر دسته بندی WHO و  می باشد این دستگاه برای تغذیه از 4 عدد باتری AA یا آداپتور AC پزشکی DC60V 600mA توصیه می شود استفاده می شود عمر باتری در حالت استفاده روزانه با 3 تست در روز تقریباً 2 ماه است وزن تقریبی دستگاه حدود 358 گرم 1262 اونس بدون باتری و ابعاد آن 131x102x65 میلیمتر می باشد دستگاه فشارسنج BP1312 همچنین بافتی با دور ساعد متوسط قابل استفاده برای دور بازوی 22 تا 36 سانتیمتر را داراست و قادر به فشاردهی اتوماتیک است همچنین تشخیص ضربان نامنظم را نیز دارد و میانگین آخرین 3 نتیجه را نشان می دهد دما محدوده دمای عملکرد دستگاه فشارسنج از 10 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد معادل 50 درجه فارنهایت تا 104 درجه فارنهایت می باشد در حالی که محدوده دمای نگهداری آن از 20 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد معادل 4 درجه فارنهایت تا 131 درجه فارنهایت است استفاده از دستگاه در این محدوده های دمایی مهم است تا اندازه گیری ها دقیق و قابل اعتماد باشند  سایر خصوصیات  محیط عملکرد محیط عملکرد توصیه شده برای دستگاه فشارسنج شامل محدوده رطوبت 15 تا 90 RH رطوبت نسبی است مهم است که از استفاده در شرایط بسیار مرطوب یا خیس خودداری شود زیرا رطوبت بیش از حد ممکن است عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد  محیط نگهداری هنگام عدم استفاده دستگاه فشارسنج باید در یک محیط با محدوده رطوبت 15 تا 90 RH نگهداری شود توصیه می شود دستگاه را در یک محیط خنک خشک و دور از تابش مستقیم نور خورشید و تغییرات دمای شدید نگهداری کنید  رتبه نفوذ آب و گرد و غبار دستگاه فشارسنج دارای رتبه نفوذ آب و گرد و غبار IP22 است این رتبه نشان می دهد که دستگاه در برابر نفوذ اجسام جامد بزرگتر از 125 میلیمتر مانند انگشتان و در برابر آب متدرج آبشاری در زمانی که بدنه آن با زاویه تا 15 درجه تمایل داده شود محافظت می شود  تطابق با استانداردها دستگاه فشارسنج با مقررات اروپا سازگار است و با استانداردهای مرتبطی در زمینه ایمنی سازگاری الکترومغناطیسی EMC و عملکرد تطابق دارد استانداردهایی که دستگاه فشارسنج با آن ها سازگار است عبارتند از  1 استاندارد ایمنی EN 606011 تجهیزات الکتریکی پزشکی  بخش 1 الزامات کلی ایمنی 2 استاندارد EMC EN 6060112 تجهیزات الکتریکی پزشکی  بخش 12 الزامات کلی ایمنی  استاندارد همراه سازگاری الکترومغناطیسی  الزامات و آزمون ها 3 استانداردهای عملکرد     EN 10601 فشارسنج های غیرتهاجمی  الزامات کلی     EN 10603 فشارسنج های غیرتهاجمی  الزامات تکمیلی برای سیستم های اندازه گیری فشارخون الکترومکانیکی     EN 10604 فشارسنج های غیرتهاجمی  روش های آزمون برای تعیین دقت کلی سیستم فشارسنج های غیرتهاجمی خودکار