میگر1 کیلو ولت UNIT مدل UT501A معرفی   میگر 1 کیلو ولت یونیتی UT501A برای اندازه گیری مقاومت عایقی تجهیزات برقی و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد این کار با اندازه گیری مقاومت عایق بین مدارهای الکتریکی یا بین مدارها و زمین انجام می شود سری UT500 کمپانی یونیتی می تواند مقاومت عایق ولتاژ AC مقاومت در رنج کم PI شاخص قطبی سازی و DAR جذب دی الکتریک را اندازه گیری کند تستر مقاومت عایق مدل UNIT UT501A ابزار ایده آل برای اطمینان از ترانسفورماتور ها ژنراتورها موتورهای ولتاژ بالا خازنهای برق کابلهای برق گیربکس ها و سایر تجهیزات الکتریکی هستند که می توانند به شیوه ای ایمن و دقیق عمل کنند به طور کلی این دستگاه ابزاری ایده آل برای تعمیر و نگهداری الکتریکی آزمایشات و بازرسی الکتریکی می باشد ویژگی ها            قابلیت اندازه گیری مقاومت عایقی تا 5 گیگا اهم با ولتاژتزریقی 1000 ولت         دارا بودن چهار پله ولتاژی 1002505001000 ولت         جریان اتصال کوتاه کمتر از 2 میلی آمپر         قابلیت اندازه گیری ولتاژ از 30 تا 750 ولت متناوب AC         قابلیت اتو رنج بودن ونیز دارای نشانگر ضعیف بودن باتری         دارای نور پس زمینه جهت استفاده در محیط های کم نور و تاریک و همچنین آلارم اخطار         دارای زنگ هشدار و نیز نشانگر ولتاژ بالا         قابلیت تخلیه ولتاژخودکار و دارای نشانگر بیش از حد بار         دارای نمایشگر ثانویه ولتاژ تست         دارای مقاومت داخلی 10 گیگا اهم  معرفی برند UNIT شرکت UNiTrend Technology چین یکی از پیشگامان ابزار تست و اندازه گیری در آسیا است این شرکت در سال 1998 گواهی نامه تایید کیفیت ISO 9001 را از سازمان LRQA کسب کرده و همچنین گواهینامه های شناخته شده ای از اتحادیه اروپا CE  آمریکا UL  چین CMC و مناطق دیگر را دارد یونیتی UniTrend به یکی از تولید کنندگان خلاق و با کیفیت تجهیزات ایمن در اندازه گیری معروف است که بالغ بر 90 کشور و بیش از 600 همکار در سراسر جهان در زمینه خدمات و پخش فعالیت می کنند مراکز تحقیق و توسعه این شرکت معتبر چینی در Shenzhen Chengdu Dongguan و سایر مناطق فعال است  Introduction    UT500 series insulation testers are used to measure the insulation resistance of electrical  equipment and household appliances This is done by measuring the insulation resistance between electrical circuits or between circuits and ground UT500 series can measure insulation resistance AC Voltage low resistance PI Polarization Index and DAR Dielectric Absorption These are dieal  tools for ensuring transformers generators high voltage motors power capacitors power cbles arresters and other electrical equipment that can oprate in a safe and accurate manner