LCR متر پرتابل HANTEK مدل  1832C معرفی  LCR متر پرتابل HANTEK مدل 1832C قابلیت اتصال به رایانه از طریق پورت USB را دارد یکی از پارامتر های مهم در سنجش ظرفیت خازن فرکانس آن است که این دستگاه LCR متر دارای 7 رنج فرکانس تست تا 40 کیلو هرتز می باشد در LCR متر های دیجیتال از طریق اعمال ولتاژ AC امپدانس و زاویه فاز بین ولتاژ و جریان را محاسبه می کنند که از این طریق می توانند ظرفیت خازن و اندوکتانس را محاسبه کنند LCR مترها معمولا 2 خروجی جهت اندازه گیری قطعات و یک خروجی برای کالیبراسیون دارد LCR متر حرفه ای پرتابل هانتک مدل 1832C دارای 7 رنج فرکانس تست تا فرکانس40 کیلوهرتز و قابلیت اتصال به رایانه را دارد قابلیت اندازه گیری دقیق LCRZ و همچنین ESR قطعات را دارا می باشد  موجودی فعلی دارای باتری بر روی خود دستگاه است  مشخصات  LCR متر دستی دیجیتال 7 رنج فرکانس تست تا 40 کیلو هرتز اندازه گیری سلف از 0 تا 2000 H اندازه گیری ظرفیت خازن از 0 تا 20mF اندازه گیری مقاومت از 0 تا 20 مگا اهم اتو رنج خاموشی اتومات قابل اتصال به رایانه از طریق USB صفحه نمایش رنگی 28 TFT LCD  Introduction  Hantek1832C handheld LCR Meter is a portable handheld measuring instrument to measure the parameters of the component such as inductance capacitance resistance and so onsmall volume powered by 5V lithium battery it can meet the requirements of desktop LCR application and can also be applied to flow measurement and handheld measurement  Specification  100Hz 120Hz 400Hz 1kHz 4kHz 10kHz 40kHz 50kHz 75kHz 100kHz 10 typical test frequencyHantek1832C 7 typical test frequency 28  inch TFT LCDSwitch between Chinese and English 28 HD displaydual display of measurement datathe result is clear Support data record analysis Support PC upper computereasy to control and measure remotely Test lead3 end5 end switch Measuring speedhigh speedintermediate speedlow speed switch Rangesupport manualauto switcheasy to do quick measurement LCR adopted rechargeable designLarge capacity lithium batterysuper standby Double shock protection sleeveallround protectionshakeprooffallarrestprotect the machine from damagelonger use time more comfortable measurement Bracket designeasy to put and measure LCR high precision  test instrument