CORAVEL
視線速度の測定は分光器の焦点面に設置された物理的なテンプレートを使用していた。このテンプレートは電磁スペクトル中の吸収線が予期される波長位置に精密な穴が開けられた板であったテンプレートの下にはスキャナーがあり、テンプレートを動かして穴の位置とテンプレート上に投影されたスペクトルの暗線が重なると、テンプレートを透過する光量が最小になるのでその位置からドップラー効果による波長のシフト量を測定するという原理だった。光量の測定は光電子倍増管を使用していた。検出された光量はHP社製の21-MXコンピューターで自動処理され、相互相関関数が最大となる位置が計算されてディスプレイに表示される。また、地球の自転・公転による補正値も観測と同時に自動計算して結果に反映するため、人力で計算する手間が省けた。一連の処理結果は磁気テープに出力された。