HRS (HET)
HRSはファイバー供給式のクロス分散エシェル分光器である。分光器本体は望遠鏡ドームの地下階にある恒温室に設置されており、HETの主焦点から光ファイバーで分光器本体の入射スリットまで、観測対象の光が導かれる。分散はエシェル回折格子で行われ、クロス分散素子により二次的な分散を行い二次元的な電磁スペクトルの配列が検出器上に映し出されて記録される。エシェル格子は十分なサイズを得るために複数の回折格子を繋ぎ合わせたモザイク型になっている。クロス分散素子は回折格子を用いている。検出器は画素ピッチ15マイクロメートル・2k×4k画素のCCDを2枚使用している。観測可能波長は420-1000ナノメートルで、一回の観測ではこの範囲全てをカバーすることはできないが、クロス分散素子を交換したりエシェル格子の配置を変更することにより観測波長を変更できる。適切な観測設定を組み合わせれば2回の観測で420-1000nmの全域をカバーできるようになっている。分解能を犠牲にすることなく光量を増大させるイメージスライサー（一般的に高分散分光器では分解能と光量はトレードオフの関係にある）や波長較正用のヨウ素蒸気セルも備えており、使用・不使用を観測者のの任意で設定できる。