ໂຮງງານຜະລິດແລະເຮັດ ໜ້າ ກາກປ້ອງກັນທາງການແພດຈີນ | Zhongxing
ແຜ່ນການເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບທາງການແພດ
ຜ້າພັນບາດແຜ
ຜ້າຝ້າຍທີ່ບໍ່ມີໄຂມັນ
ຜ້າຝ້າຍທາງການແພດ
ໝວກ ທາງການແພດທີ່ ກຳ ຈັດ
ຫນ້າກາກກອງຕົວເອງດູດ
ຫນ້າກາກປ້ອງກັນທາງການແພດ
ລາຍລະອຽດຫຼັກ
ຫນ້າກາກທາງການແພດໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ໃນຮູບແບບ aseptic ທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດຂະຫນາດນ້ອຍ, ອຸປະສັກເລືອດສັງເຄາະ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງສະເພາະ, ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຂອງພື້ນຜິວແລະການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ. ການຕໍ່ຕ້ານການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດແມ່ນຕໍ່າກ່ວາ 110 Pa, ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງຂອງອະນຸພາກທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ ຳ ມັນແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ 95, ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງຂອງແບັກທີເຣຍແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ 95.
ຜະລິດຕະພັນນີ້ ເໝາະ ສຳ ລັບການດູດຊືມດ້ວຍຕົນເອງແລະການກັ່ນຕອງຂອງສານທີ່ມີສ່ວນປະກອບໃນອາກາດ, ກີດກັ້ນຢອດເມັດ, ເລືອດ, ທາດແຫຼວໃນຮ່າງກາຍ, ຄວາມລັບ.
ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະຖາບັນການແພດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ລົດສຸກເສີນ, ເຮືອນແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ.
ການຫຸ້ມຫໍ່ ໜ້າ ກາກດ້ານການແພດແບບອິດສະຫຼະ
ໜ້າ ກາກການແພດ 50 ຊອງ
ຫນ້າກາກການຜ່າຕັດທາງການແພດມີລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
.. ຊັ້ນນອກຂອງຮ່າງກາຍຂອງ ໜ້າ ກາກແມ່ນຜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນແສ່ວທີ່ບໍ່ເປັນສານພິດທີ່ເຮັດຈາກໂພລີເອທິລີນ;
.. ຊັ້ນໃນຂອງ ໜ້າ ກາກແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸໂພລີໂພຼນຽມທີ່ບໍ່ມີສານພິດ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນແສ່ວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນອາກາດຂອງຜູ້ເປັນຜົວ;
.. ສ່ວນປະກອບການກັ່ນຕອງຂອງ ໜ້າ ກາກແມ່ນເຮັດດ້ວຍຜ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນແພທີ່ລະອຽດລະອໍທີ່ຖືກຮັກສາດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ສະຖິດ, ແລະປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣຍແມ່ນສູງກວ່າ 95%;
.. ໜ້າ ກາກສຕິກດັງໃນຮ່າງກາຍຂອງ ໜ້າ ກາກໃນຂະບວນການນຸ່ງເສື້ອການປັບຕົວທີ່ ເໝາະ ສົມ, ນຸ່ງເສື້ອໃຫ້ສະບາຍແລະສະບາຍກວ່າ;
.. ການຕໍ່ຕ້ານຫາຍໃຈແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 49 Pa, ໃນເວລາສວມໃສ່;
.. ຜະລິດຕະພັນນີ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຍີກົດທີ່ບໍ່ມີຂອບແລະເຕັກໂນໂລຍີເຊື່ອມໂລຫະ ultrasonic ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ໜ້າ ກາກອ່ອນລົງ, ແຂງແຮງແລະສວຍງາມ.
ໜ້າ ກາກປ້ອງກັນທາງການແພດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໃນສະຖາບັນການແພດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ລົດສຸກເສີນ, ເຮືອນ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ຄົນເຮົາຕ້ອງໃສ່. ພວກເຂົາສາມາດປົກປິດປາກ, ດັງແລະຄາງກະໄຕຂອງຜູ້ໃຊ້. ເພື່ອປ້ອງກັນຈຸລິນຊີເຊື້ອພະຍາດ, ທາດແຫຼວໃນຮ່າງກາຍ, ຢອດນ້ ຳ, ອະນຸພາກແລະອື່ນໆທີ່ແຜ່ລາມໂດຍການໃສ່ບຸກຄະລາກອນ. ວິທີການ ນຳ ໃຊ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນ:
ວິທີການໃຊ້ ໜ້າ ກາກຊຸດຫູແບບ N95xx:
.. ເປີດຊຸດແລະເອົາ ໜ້າ ກາກ, ດັງດັງອອກທາງນອກ, ດຶງສາຍຫູ ໜຶ່ງ ມືທັງສອງເບື້ອງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າດັງດັງດັງຂື້ນຂ້າງເທິງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 1 ຂ້າງລຸ່ມ;
.. ໃສ່ ໜ້າ ກາກ, ວາງຄາງຂອງທ່ານໃສ່ ໜ້າ ກາກ, ແລະມັດສາຍຫູທີ່ຢູ່ທາງຫລັງຫູຂອງທ່ານດ້ວຍມືທັງສອງເບື້ອງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 2 ຂ້າງລຸ່ມ;
.. ປັບຕົວເຂົ້າກັບ ຕຳ ແໜ່ງ ທີ່ສະດວກສະບາຍເພື່ອໃຫ້ ໜ້າ ກາກ ເໝາະ ກັບໃບ ໜ້າ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບທີ 3 ຂ້າງລຸ່ມນີ້
.. ກົດດັດສະນີແລະນິ້ວມືກາງຂອງທັງສອງມືເພື່ອປັບຄລິບດັງຈົນກ່ວາມັນໃກ້ກັບຂົວຂອງດັງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 4 ຂ້າງລຸ່ມ
..ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທ່ານໃສ່ ໜ້າ ກາກແລະເຂົ້າໄປໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ທ່ານຄວນ ດຳ ເນີນການກວດກາຄວາມ ແໜ້ນ. ວິທີການກວດແມ່ນການປົກປິດ ໜ້າ ກາກປ້ອງກັນໄວ້ດ້ວຍມືຂອງທ່ານແລະຫາຍໃຈອອກໄວ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 5 ລຸ່ມນີ້. ຖ້າມີການຮົ່ວໄຫຼທາງອາກາດຢູ່ໃກ້ຄລິບດັງ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ 4) ກົດຊ່ອງດັງຈົນກ່ວາບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼທາງອາກາດ.
ໃຊ້ວິທີການຂອງຫນ້າກາກຊຸດຫົວ N9501:
.. ເປີດຊຸດແລະເອົາ ໜ້າ ກາກອອກ, ຈັບດ້ານຂ້າງຂອງ ໜ້າ ກາກດ້ວຍ clip ດັງ, ເຮັດໃຫ້ດັງດັງຂື້ນ, ແລະສ່ວນຫົວຈະຫ້ອຍລົງຕາມ ທຳ ມະຊາດ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 1 ຂ້າງລຸ່ມ;
.. ໃສ່ ໜ້າ ກາກ, ໃສ່ຄາງໄວ້ພາຍໃນ ໜ້າ ກາກເພື່ອໃຫ້ມັນໃກ້ກັບໃບ ໜ້າ, ໃຊ້ມືເບື້ອງ ໜຶ່ງ ຜ່ານສອງຫົວແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຊ້ອີກເບື້ອງ ໜຶ່ງ ເພື່ອດຶງຫົວຕ່ ຳ ລົງໄປທາງດ້ານຫລັງຂອງຫົວແລະໃສ່ ມັນຢູ່ເທິງຄໍ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 2 ຂ້າງລຸ່ມນີ້;
.. ດຶງຫົວເທິງລົງໄປດ້ານຫຼັງຂອງຫົວແລະວາງມັນໃສ່ກ້ອງຫູດ້ານຫລັງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບທີ 3 ຂ້າງລຸ່ມນີ້;
.. ກົດດັດສະນີແລະນິ້ວມືກາງຂອງທັງສອງມືເພື່ອປັບຄລິບດັງຈົນກ່ວາມັນໃກ້ກັບຂົວຂອງດັງ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 4 ຂ້າງລຸ່ມນີ້;
..ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທ່ານໃສ່ ໜ້າ ກາກແລະເຂົ້າໄປໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ທ່ານຄວນ ດຳ ເນີນການກວດກາຄວາມ ແໜ້ນ. ວິທີການກວດແມ່ນການປົກປິດ ໜ້າ ກາກປ້ອງກັນດ້ວຍມືຂອງທ່ານແລະຫາຍໃຈອອກໄວ, ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 5 ຂ້າງເທິງ. ຖ້າມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດຢູ່ໃກ້ຄລິບດັງ, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ 4) ປັບຄລິບດັງຄືນ ໃໝ່. ຖ້າການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາກາດຕັ້ງຢູ່ອ້ອມຮອບ, ຄວນແກ້ຫົວແລະເຮັດຂັ້ນຕອນທີ 1) ເຖິງ 4) ຈົນກວ່າມັນຈະບໍ່ຮົ່ວໄຫຼ.
ຊື່ອຸປະກອນການແພດ ຫນ້າກາກປ້ອງກັນທາງການແພດ
ຕົວແບບ ສາຍແອວຫູ P N9501 / ສາຍແອວຫົວ N9501
ຂໍ້ສະເພາະ ຂະ ໜາດ 180mm×ຂະ ໜາດ 120mm / 160mm×ຂະ ໜາດ 105mm / 140mm×ຂະ ໜາດ 95mm
ຊື່ ບ່ວງທະເລສາບ
ວັດສະດຸ ແຜ່ນແພທີ່ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນແພ Polypropylene
ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງແບັກທີເລຍ ≥95%
ປະສິດທິພາບການກັ່ນຕອງຂອງບັນດາທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ ຳ ມັນ ≥95%
ຜຸພັງທາດອີເລັກໂຕຼນິກທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ≤5μg
ເລກປະຕິບັດຕາມ ເລກປະຕິບັດຕາມ
ຂໍ້ ກຳ ນົດກ່ຽວກັບການຫຸ້ມຫໍ່ ການຫຸ້ມຫໍ່ຖົງພາດສະຕິກເຈ້ຍ, 1 ຕໍ່ຖົງ
ໃບສະ ໝັກ ໃຊ້ໃນການກັ່ນຕອງຈຸລິນຊີທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດໃນອາກາດ, ເພື່ອກີດຂວາງຢອດເມັດເລືອດ, ນ້ ຳ ໃນຮ່າງກາຍ, ການຮັກສາຄວາມລັບແລະການຕອງການດູດຊຶມດ້ວຍຕົນເອງອື່ນໆ
ຝູງຊົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ, ພະນັກງານດັງແລະດັງ, ພະນັກງານສະຖານທີ່ສາທາລະນະແລະອື່ນໆ
ຕົ້ນ ກຳ ເນີດ Jiangsu, ປະເທດຈີນ
ຜູ້ຜະລິດ ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີການຢາຫຸຍຈົງຊິງ ຈຳ ກັດ.
ເລກທະບຽນ Su Ordnance Note 2020214XXXX
ທີ່ຜ່ານມາ: ໜ້າ ກາກການແພດ
ຕໍ່ໄປ: ຫນ້າກາກດ້ານການແພດທີ່ບໍ່ແມ່ນແສ່ວ
ຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ຖິ້ມສີຟ້າ
ຫນ້າກາກລົມຫາຍໃຈ
ຫນ້າກາກທາງການແພດທີ່ຖືກຖິ້ມ
ຫນ້າກາກປາກທີ່ຖືກຖິ້ມ
ຫນ້າກາກທີ່ໃຊ້ໃນການຖິ້ມສີບົວ
ຫນ້າກາກອະເຊື້ອ
ຫນ້າກາກການເຮັດຫມັນສາມຊັ້ນ
ໜ້າ ກາກການແພດ
ຫນ້າກາກດ້ານການແພດທີ່ບໍ່ແມ່ນແສ່ວ
ໜ້າ ກາກໃບ ໜ້າ ທາງການແພດທີ່ ກຳ ຈັດໄດ້, ຫນ້າກາກ Antiviral, ຫນ້າກາກລົມຫາຍໃຈ, ຜ້າຝ້າຍທາງການແພດ, Pad ພະຍາບານ, Swab ຝ້າຍອະເຊື້ອ,