Druckverlustklasse
# Druckverlustklasse

Die Druckverlustklasse gibt den maximalen Druckverlust bei Nenndurchfluss (Q3) eines Wasser- oder Wärmezählers an.

Bei Wasserzählern darf der maximale Druckverlust einschließlich aller Filter und Siebe

* unter Bemessungsbedingungen (Q3) 0,63 bar = 63 kPa nicht übersteigen
* bei Überlastdurchfluss (Q4) 1 bar nicht übersteigen.

Es werden fünf Druckverlustklassen definiert, entsprechend der maximal zulässigen Druckverluste in kPa (Normzahlen):

* DP 63 (Standard)
* DP 40
* DP 25
* DP 16
* DP 10 .

Auf Wasserzählern muss die Druckverlustklasse angegeben werden, wenn sie von DP 63 (ΔP 63) abweicht.

## Quelle

* Taschenbuch der Wasserversorgung (Johann Mutschmann / Fritz Stimmelmayr)
