title: Tube de Bourdon
text: # Tube de Bourdon
  
  Le tube de Bourdon est un appareil de mesure de la pression, développé et breveté par l'ingénieur français Eugène Bourdon. Il constitue la base de nombreux types de manomètres anéroïdes.
  
  ## Construction
  
  Le tube de bourdon, sous sa forme plus simple est composé d'un tube aplati formant une section circulaire d'environ 270°. Une extrémité du tube est scellée et libre de ses déplacements, l'autre extrémité est fixe et connectée à la chambre ou au conduit dont la pression doit être mesurée.
  
  Le tube de bourdon aura une forme en "C" pour les pressions standards avec des parois d'épaisseurs variables en fonction des pressions à mesurer.
  
  Pour les hautes pressions, un tube hélicoïdal sera utilisé.
  
  ## Fonctionnement
  
  Lorsque la pression à mesurer augmente, le tube a tendance à se dérouler, lorsqu'elle diminue le tube tend à s'enrouler davantage. Ce mouvement est transmis par une liaison mécanique à un système d'engrenages connecté à une aiguille. L'aiguille est placée devant un cadran portant les indications de valeur de la pression relative à la position de l'aiguille.
  
  