Rotary evaporatör için yeni giriş seviyesi, güvenlik verimliliği ve kullanım kolaylığı için yeni bir standarttır. mükemmel ayırma konsantrasyonu ve saflaştırma çözümü sunar. Strike 280, zamanlayıcı işlevi, program kontrolü ve otomatik kaldırma ile donatılmıştır. Daha fazla güvenlik özellikleri şunlardır: aşırı sıcaklık ayarı ve koruma, elektrik kesintisi durumunda otomatik kaldırma, buhar ve soğutma suyu sıcaklığının gerçek zamanlı izlenmesi şeklindedir.
TASARIM
Kompakt ve modern tasarım içermektedir. Kullanıcı dostu ve pratik kullanımı garanti etmek için tüm kontroller merkezi sütuna yerleştirilmiştir.
KONTROL PANEL
Son teknoloji dönüşlü itmeli kontrolör ve 4,3 “dokunmatik ekran kullanılarak kullanımı kolay ve okunması kolay görünüm sağlamaktadır.
ELEKTRİKLİ KALDIRMA SİSTEMİ
Kompakt ve modern tasarım içermektedir. Kullanıcı dostu ve pratik kullanımı garanti etmek için tüm kontroller merkezi sütuna yerleştirilmiştir.
ENTEGRE VAKUM KONTROLÖRÜ
Opsiyonel vakum kontrolörü standart olarak gelen dokunmatik ekran tarafından yönetilmektedir.
SIZDIRMAZLIK SİSTEMİ
Özel STEROGLASS sızdırmazlık sistemi, contalar veya solvent teması ile zarar görebilecek diğer malzemeler olmadan mükemmel bir vakuma dayanıklı korozyon önleyici sızdırmazlık sağlar. Bu sızdırmazlık sistemi, tüm vuruş modellerinde standart bir özelliktir ve her tür cam eşya ile kullanılabilir.
ROTARY EVAPORATÖR YENİLİKLERİ
Aşağıdakiler STRIKE 300 Rotary Evaporatörün yapısına uygulanan teknik yeniliklerdir ve bu onu hızlı çalışan, verimli, güvenli ve bakım gerektirmeyen bir cihaz haline getirir.
FLASK ASSEMBLY
Buharlaştırma balonunun montajı için kullanılan sistem, kolay montaj ve demontaj işlemlerinin yanı sıra mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için buharlaştırma balonunun buhar geçiş borusuna vidalanmasıdır. (Şişeleri monte etmek için geleneksel dişsiz koni şişeleri ve yaylı kelepçeleri de kullanabilirsiniz).
GÜVENLİK KALKANI
Kalkan tüm modeller için standarttır. Operatör tarafından çıkarılabilir ve aletin yanına takılabilir.
STANDART ÖZELLİKLER VE PERFORMANS:
* Çıkarılabilir güvenlik kalkanı mevcuttur.
* Koruyucu blendajlı veya muhafazasız cam eşya kaldırma mümkündür.
* Bakım gerektirmeyen PTFE ve karbon grafit contalar mevcuttur.
* Lift sistemi, elektrik kesintisi durumunda güvenli bir şekilde serbest bırakma özelliğinde bir ekipmandır.
* 4,3 “tek renkli LCD dokunmatik ekran mevcuttur.
* Hızlı Başlatma / Durdurma kontrolü ve parametre seçici mevcuttur.
* Rodavis buharlaştırma şişesi bağlantı sistemi mevcuttur.
* Çıkarılabilir termostatik banyo, PTFE kaplıdır.
* GLP uyumlu cihaz (USB arayüzlü) içermektedir.
* Opsiyonel duman sıcaklık probu içermektedir.
* Opsiyonel vakum kontrolörü içermektedir.
* 20’den 300’e dönme hızı rpm (DC motor) mevcuttur.
* Termostatik banyo ortam sıcaklığı: 185 ℃ şeklindedir (2 olası ayar: su ve yağ).
* Banyo ısıtıcısı: 1400W
* Banyo kapasitesi: 5 litre
* Banyo malzemesi: PTFE kaplı
* Boşaltma için çıkarılabilir banyo mevcuttur.
* Dikey veya eğimli, standart veya plastik modeller mevcuttur kaplı cam eşya
* Buharlaşma şişeleri: 1000ml (isteğe bağlı 50-2000ml)
* Toplama şişeleri 1000ml: (isteğe bağlı 250-2000ml ) * Genel boyutlar: 690x700x430mm (dikey sürüm)
* Ağırlık: 26,5 Kg (dikey sürüm), 26 Kg (eğimli) versiyon)
* Genel boyutlar: 690x790x430mm (eğimli versiyon)
* Ağırlık: 26 Kg (eğimli versiyon)
* Gerilim: 230 V AC, 50Hz
|Teknik veri||STRIKE 280|
|Modeller||Eğimli cam eşyalar, dikey cam eşyalar (buhar çeken ve yükselen buharlı tip) ile mevcut modeller|
|Züccaciye||Standart veya plastik kaplı cam eşyalar|
|Dönüş hızı||20 ila 300 rpm (DC motor)|
|Ekran||4.3″ tek renkli LCD dokunmatik ekran|
|sızdırmazlık||Bakım gerektirmeyen PTFE ve karbon grafit contalar|
|Bağlantı||Rodavis buharlaşma şişesi bağlantı sistemi|
|banyo sıcaklığı||180℃ (2 olası ayar: su ve yağ)|
|Banyo ısıtıcısı||1400W|
|Banyo kapasitesi||5 litre|
|Sıcaklık Kararlılığı||±0.2℃|
|Banyo malzemesi||PTFE kaplı|
|Banyo hareket mesafesi||90mm|
|boşaltma||Boşaltma için çıkarılabilir banyo|
|Strok yer değiştirmesi||13cm, ayarlanabilir ve herhangi bir pozisyonda durdurulabilir|
|Baş açısı ayarlanabilir||0~15°|
|Soğutma yüzeyi||1500cm2|
|Buharlaşan şişeler||1000ml (isteğe bağlı 50 ila 2000ml)|
|şişe toplama||1000ml (isteğe bağlı 250 ila 2000ml)|
|Ağırlık||26,5 Kg (dikey versiyon), 26 Kg (eğimli versiyon)|
|Genel boyutları||690x700x430mm (dikey versiyon,YxDxL)690x790x430mm (eğimli versiyon,YxDxL)|
|Gerilim||230 V AC, 50Hz|
|Seçenekler||Buhar sıcaklık probu, Soğutma suyu sıcaklık probu, vakum pompası ve kontrolör, Chiller…|
|Koruyucu kalkan||Koruyucu kalkanlı veya kalkansız cam eşyaların kaldırılması mümkün|
|Diğer özellikler||Emniyetli serbest bırakmalı elektrikli cam eşya kaldırma ekipmanı (elektrik kesintisi durumunda)Hızlı Başlatma/Durdurma kontrolü ve parametre seçici|