1 STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON ve KONTROLÜ Dr Mustafa Cesur Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Adana Devlet Hastanesi Adana, Şubat 2016
2 Giriş Sunum Planı Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımı Sterilizasyon yöntemleri ve Kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri İdeal bir dezenfektanın özellikleri Dezenfektan kullanırken dikkat edilecek hususlar
3 Giriş Sterilizasyon,dekontaminasyon ve dezenfeksiyon enfeksiyon kontrol proğramının temelini oluşturur. Tıbbi araçların sterilizasyon ve dezenfeksiyonundaki yetersizlik ekstra tedavi harcamalarına, daha önemlisi ise hastada morbilite hatta mortaliteye neden olur.
4 Tanımlar Sterilizasyon : Cansız maddeler üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaların sporlar da dahil olmak üzere yok edilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon : Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Dekontaminasyon : Dezenfeksiyon ve sterilizasyon öncesinde fiziksel ve kimyasal yöntemlerle patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılıp, güvenli hale getirilmesi işlemidir.
5 Dekontaminasyonun Önemi Kan ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması Cihaz ve malzemelerin korozyondan korunması Ekipmanın daha güvenilir olarak kontrolü, taşınması,paketlenmesi ve sterilizasyona hazır hale getirilmesi
6 ALETLERİN TEMİZLİK VE DEKONTAMİNASYONU YAPILMADAN ASLA STERİL EDİLEMEZ.
7 STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ A.Isı İle Sterilizasyon Yöntemleri I)Nemli Isı İle Sterilizasyon a)buharla Sterilizasyon 1.Basınçlı buharla sterilizasyon(otoklav) 2.Basınçsız akım halindeki buharla sterilizasyon(koch kazanı) b)sıcak Su İle Sterilizasyon 1.Kaynatma ile sterilizasyon 2.Tindalizasyon yöntemi ile Sterilizasyon II) Kuru sıcak hava ile sterilizasyon yöntemi (Pasteur fırını) III) Yakma ve alevden geçirerek Sterilizasyon B.Süzme İle Sterilizasyon C.Kimyasal maddelerle Sterilizasyon D.Işınlama ile Sterilizasyon
8 Isı İle Sterilizasyon Nemli ısı ile sterilizasyon Kaynatma(sıcaklık düşük-sporlara etkisiz) Basınçlı su buharı(otoklav) Pastörizasyon(sıvıların yüksek ısıya ulaşıp aniden soğutma işlemi-sporlara etkisiz) Tindalizasyon(yüksek ısıda bozulacak sıvılar belirli ısıda birkaç gün üst üste tutularak steril edilir.kan,serum,aşılar) Kuru ısı ile sterilizasyon Kuru hava(pastör fırını-nemli ısıya duyarlı malzeme için 170 derece 1 saat-160 derece 2 saat) Alevden geçirme(mikrobiyoloji lab)
9 BasInçlI buhar ile sterilizasyon En güvenilir,en hızlı ve en ekonomik sterilizasyon yöntemidir. Basınçlı buhar etkisi ile mikroorganizmaların proteinleri hidroliz yoluyla denatüre olur. Su buharının taşıdığı yüksek enerji kısa sürede bu etkiyi oluşturur. Toksik etkili herhangi bir madde kullanılmaması bu yöntemin en önemli üstünlüklerinden birisidir.
10 BasInçlI Buhar Sterilizasyon İçin Gerekli Koşullar 121 derece dk 126 derece dk 132 derece dk 134 derece dk
11 Buhar Sterilizasyonu AVANTAJLARI. Etkili, güvenilir.. Kontrol edilebilir.. Toksik atık yok.. Hızlı, ucuz.. Isıya dayanıklı aletler. DEZAVANTAJLAR. Yanık ve kaza riski fazladır.. Isıya duyarlı malzemeler için uygun değildir.
12 AVANTAJLARI. Acil durumlarda paketlenmemiş az sayıdaki malzemeler için uygun Flash Sterilizasyonu.134 DERECEDE 3 DK PAKETLENMEMİŞ MALZEMELER DEZAVANTAJLARI.Cerrahi setler ve bohçalar steril edilemez.ciddi enfeksiyon riskinden dolayı implantlar için uygun değildir.rutin sterilizasyon yöntemi olarak kullanılamaz
13 Etilen oksit sterilizasyonu AVANTAJLARI. Isıya ve neme hassas malzemeler için uygun. Lümen uzunluğu ve çap sınırlaması yoktur. Medikal aletlerin çoğu ile uyumlu. Uygulanması kolay. DEZAVANTAJLARI * 1. sınıf kanserojen ve toksik * %100 yanıcı ve patlayıcı * Sıvılar ve tekstiller kesinlikle steril edilemez * Pahalı * Sterilizasyon ve havalandırma süresi uzun * Çevre, hasta ve sağlık çalışanları için GÜVENLİK???
14 AVANTAJLARI Hidrojen Peroksit Sterilizasyonu(GAZ PLASMA) DEZAVANTAJLARI. Isıya ve neme hassas malzemeler için uygun.korozif etkisi yok. Hızlı sterilizasyon.toksik kalıntı bırakmaz. Personel ve çevre için GÜVENLİDİR * Kumaş, selüloz içerenmalzemelerin, sıvıların ve tozların sterilizasyonu için uygun değildir * Pahalı * Özel paketleme malzemesi gerekli * Lümen çapı 3mm den büyük ve uzunluğu 40 cm den küçük olmalı
15 Sterrad, gaz plazma teknolojisinin kullanıldığı ilk ürün Avrupa da 1990, ABD de 1993 yılından beri kullanımda Sterrad 50 Sterrad 100 Sterrad 100S Sterrad 200 Sterrad NX GAZ PLASMA
16 Perasetik asit sterilizasyonu Endoskop sterilizasyonu için geliştirilmiştir. Aktif maddesi kimyasal sıvı sterilan olan peroksiasetik asittir. Paketsiz bir yöntem olduğu için gerektiğinde kullanmak üzere aletleri steril edip sarmak veya depolamak mümkün değildir. Çevre ve sağlık çalışanları için zararlı etkisi yoktur.
17 Gamma radyasyonu(ışınlama) ile sterilizasyon Gama ışınları paket materyalinden geçme özelliğinden dolayı, paketlenmiş ürünlerin sterilizasyonuna olanak verir. Isıya hassas ürünler üzerinde uygulanabilen; hızlı,etkin ve güvenilir bir yöntemdir.
18 Sterilizasyonun Kontrolü Sterilizatör göstergeleri kontrol edilmeli.(ısı-basınç-gaz konsantrasyonu değerleri-sterilizasyon süresi uzunluğu ölçülmeli.) Düzenli kayıt tutulmalı.
19 Sterilizasyon Kontrolü.KAÇAK TESTİ:ön vakumlu sterilizatörlerde vakum kaçaklarını ve kapak conta arızalarını gösterir/haftada 1.BOWİE-DİCK:Buhar doygunluğunu ve vakum sisteminin etkinliğini kontrol eder /her gün ilk çevrim.kimyasal İNDİKATÖR:Zaman,ısı ve neme duyarlı stripler/her pakette.biyolojik İNDİKATÖR:Bakteri sporları içeren stripler ve tüpler/günlük
20 Kimyasal kontrol Reaksiyon, önemli parametrelerin bir yada daha fazlasının etkisiyle gerçekleşir Sonuçlar hemen belli olur Ancak sterilite hakkında kesin bilgi vermez
21 Kimyasal indikatör kullanımı İşleme girmiş ve girmemiş paketlerin birbirinden ayrılabilmesi için mutlaka paket üzerinde işlem indikatörü kullanılmalıdır Her sterilizasyon çevriminde her bir paket içi ISO sınıf 4, 5 veya 6 indikatör ile kontrol edilmelidir Bu indikatörler değerlendirildikten sonra sterilizasyon kayıt formları üzerine yapıştırılarak saklanmalıdır
22 Biyolojik kontrol Sterilizasyon hatalarını erken dönemde yakalar Sterilizasyon hakkında direkt bilgi alınabilir İşlemin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir
23 Biyolojik İndikatörler
24 Biyolojik İndikatörlerin inkübe edilmesi sonuçların alınması 48 saatte sonuç alınabilir Ayrıca, florasan ışıma yöntemi ile Flaş sterilizasyonunda 1 saat Buhar sterilizasyonda 3 saat Etilen Oksit sterilizasyonda 4 saat Biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilebilmektedir
25 Biyolojik indikatörler Bacillus atrophaeus (B.subtilis) Kuru ısı, EO Geobacillus stearothermophilus Buhar, H 2 O 2, Formaldehit Bacillus pumilus Gama, kobalt
26 Biyolojik indikatör kullanımı Basınçlı buhar sterilizasyonunda Her otoklav haftada en az bir kez İmplant steril edilecek olan her çevrimde Otoklavlara bakım, onarım, kalibrasyon yapıldıktan sonraki ilk çalıştırmada Etilen oksit sterilizasyonunda Her çevrimde Hidrojen peroksit gaz plazma Her kullanım gününde bir kez
27
28 Steril Malzemenin Korunması Özel alan Görevli personel-eğitimli personel Toz ve haşereden korunmuş Güneş ışığı direk almayacak Temiz önlük-bone Eller yıkanmalı Düzenli havalandırma derece,%35-70 nem
29 Raf Ömrü Buhar otoklavı için ;. Tekstiller : 15 gün. Sterilizasyon rulosu : 6 ay. Cerrahi konteynırlar : 6 ay Etilen oksit için : 6 ay Hidrojen peroksit : 1 yıl
30 KİRLİ TAŞIMA ARACI
31 ADH KİRLİ ALAN
32 ADH KİRLİ ALAN
33
34 ADH YARI STERİL ALAN
35 ADH YARI STERİL ALAN
36 OTOKLAV
37 OTOKLAV
38
39 DİSTİLE SU CİHAZI
40 ADH MSÜ PLASMA STERİLİZATÖRÜ
41 YARI STERİL ALANDAN STERİL ALANA BAKIŞ
42
43 STERİL DEPO
44 STERİL DEPO
45 STERİL DEPO ÇIKIŞ
46
47 ADH MİKROBİYOLOJİ LAB OTOKLAV
48 ADH MİKROBİYOLOJİ LAB KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ
49 Dezenfeksiyon Her alet için gerekli dezenfeksiyon/sterilizasyon yönteminin seçimi için aletlerin sınıflandırılması gerekir yılında Earle H. Spaulding in önerdiği sınıflama en yaygın kullanılan sınıflamadır.
50 DEZENFEKSİYON KRİTİK ALETLER : Steril vücut boşluklarına, dokulara ve vasküler sisteme giren aletler (cerrahi aletler, kardiyak ve üriner kataterler, implantlar vb.) STERİLİZASYON YARI KRİTİK ALETLER :Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile teması olan aletler (endoskoplar, laringoskop bleytleri, ventilatör ve anestezi devreleri vb.) YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON KRİTİK OLMAYAN ALET VE YÜZEYLER: Bütünlüğü bozulmamış cilt ile temas (sürgüler, yerler, duvarlar, mobilyalar, tansiyon aletleri vb.) TEMİZLİK / ORTA DÜZEY DEZENFEKSİYON / DÜŞÜK DÜZEY DEZENFEKSİYON
51 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri-1 Antimikrobiyal spektrumu geniş olmalıdır. Hızlı etkili olmalıdır. Çevresel faktörlerden etkilenmemeli; kan, balgam, dışkı gibi organik maddelerin varlığında bile aktivitesini yitirmemeli; birlikte kullanıldığında sabun, deterjan gibi kimyasallarla geçimsiz olmamalıdır. Kullanıcıya ya da hastaya toksik etkisi bulunmamalıdır. Aletlerde ve metal yüzeylerde korozyon yapmamalı; plastik, kauçuk gibi diğer parçalarda bozulmaya yol açmamalıdır.
52 İdeal Bir Dezenfektanın Özellikleri-2 Kullanıldığı yüzeyde antimikrobiyal bir film tabakası oluşturmalı ve kalıcı etki yapmalıdır. Kullanımı kolay olmalı, kullanım talimatı açık ve anlaşılır olmalıdır. Kokusuz ya da hoş kokulu olmalıdır. Ekonomik olmalıdır. Suda çözünebilmelidir. Konsantre ve sulandırılmış halde stabil kalabilmelidir. Atıkları çevreye zarar vermemelidir.
53 Minimum Etkili Kimyasal Sterilan Konsantrasyonu Kullanılım sırasında kimyasal sterilan-dezenfektan seyrelmesi meydana gelir MEC takibi için test bantları kullanılmalıdır Gluteraldehit takibi için %1,5 test bantları Test bantları kullanım ömründen sonra kullanılmamalıdır (Test bantlarının açıldığı tarihi not edin). Test sıklığı, çözeltilerin hangi sıklıkta kullanıldığına bağlıdır (Günlük kullanım, en az her gün test edin). Sonuçları kaydedilmelidir
54
55 Dezenfektanların Sınıflandırılması Spaulding ve arkadaşları dezenfektanları etki seviyelerine göre 3 gruba ayırmışlardır Yüksek seviyeli dezenfektanlar Orta seviyeli dezenfektanlar Düşük seviyeli dezenfektanlar
56 Yüksek düzey dezenfektanlar yarı kritik gereçler Dezenfektan Kullanım konsantrasyonu Gluteraldehit % Formaldehit % Sodyum hipoklorit ppm serbest klor Perasetik asit %1.0 Hidrojen peroksit % Üretici firmanın talimatları doğrultusunda hazırlama şekli ve kullanma süresi değişir.
57 Orta Seviyeli Dezenfektanlar Dezenfektan Kullanımkonsantrasyonu Etil veya isopropil alkol % Fenol ve fenol bileşikleri % İyodoforlar ppmserbest iyot Glikoprotamin % 4.0
58 Düşük Düzey Dezenfektanlar kritik olmayan gereçler Dezenfektan Kullanım konsantrasyonu Etil veya isopropil alkol < % 50 Fenol ve fenol bileşikleri % İyodoforlar ppm serbest iyot Sodyum hipoklorit 100 ppm serbest klor Kuarterner amonyum bileşikleri %
59 Dezenfektan Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar-1 Yoğunluk ve etki süresi iyi bilinmeli. Sulandırılmış dezenfektanlar uzun süre bekletilmemeli,mikroorganizma üreyebilir ve etkinliği azalabilir, Temizlik amacıyla kullanılmamalı,direnç gelişebilir. Dezenfekte edilecek malzeme temiz ve kuru olmalı, dezenfektan oranı sabit tutulmalı.
60 Dezenfektan Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar-2 Malzemenin tüm yüzeyi önerilen süre içinde dezenfektan solüsyonla temasta olmalı. Toksik etki nedeniyle kapalı kapta, havalandırılmış ortamda olmalı. Hazırlanma tarihi ve kullanım süresi yazılı etiket olmalı. Dezenfektanlar kullanılırken üretici firmanın kullanma talimatlarına uyulmalıdır.
Dr.Erhan KABASAKAL Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Sorumlusu email@example.com Hemş.Dilek ZENCİROĞLU Dezenfeksiyon Antisepsi
MSÜ DE STERİLİZASYONUN KONTROLÜ Dr. Duygu PERÇİN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Kayseri Sterilizasyonun tanımı Mikrobiyolojik tanım Sterilite güvence düzeyi
Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE STERİLİZASYON, KONTROL VE ÖNEMİ Önce Zarar Verme HİPOCRAT Nevin ACAR Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Sterilizasyon Sorumlu
1. AMAÇ Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir. 2. KAPSAM Hastanede uygulanan
STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında
Sterilizasyonun Monitorizasyonu Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı / Samsun Hasta bakımında kullanılan alet ve malzemelerdeki
T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu
Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yöntemleri Dr. Şaban Esen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Samsun firstname.lastname@example.org Sunum planı Sterilizasyon
Göz Alet ve Malzemelerinin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hatice ULUSAL ARDA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz ameliyatlarında
Prof. Dr. Saim DAYAN D.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya yok etmek için antiseptikler, dezenfektanlar
DAS MSÜ de Kullanılan Yeni Sterilizasyon Yöntemleri Prof. Dr. Murat GÜNAYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Sterilizasyon ve Mikroplar Onları ölümüne pişirebiliriz ör.
Dok No:ENF.TL.07 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ:Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan kullanım
Sterilizasyonun kontrolü Sterilizasyon Sürecinin Kontrolleri ve Validasyon n Sterilizasyon prosesinin bir veya daha fazla değişkenini kontrol ederek n Proses sırasında oluşabilecek problemleri ERKEN ve
BASINÇLI BUHAR İLE STERİLİZASYON AYŞE ARI email@example.com 2007 NİSAN STERİLİZASYON Tanı ve tedavi amaçlı bir uygulamada kullanılan medikal aletlerin yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir.
STE.PR.01 07.09.2009 31.10.2013 04 1/7 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi nin malzeme kabul şartlarını, sterilizasyon için yapılması gereken hazırlıkları, sterilizasyon
Sterilizasyon Yöntemleri Dr. Şaban Esen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Samsun firstname.lastname@example.org Sunum planı Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun
Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi
SH.PR.01 01.08.2011 01 Mayıs-2013 1/5 1.0 AMAÇ Fethiye Devlet Hastanesi sterilizasyon ünitesinin malzeme kabulü, paketleme, depolama ve dağıtım için gerekli kuralların oluşmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.
Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD DAS Derneği Başkanı Sterilizasyon ve Mikroplar
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Saim DAYAN 1 Hastanede Enfeksiyon Kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon El hijyeni Sürveyans-izolasyon önlemleri 2 Giriş Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek
Sayfa No 1 / 6 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon ve uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan
Asepsi - Antisepsi Tarihçesi Sterilizasyon Yöntemleri Prof.Dr.Hasan BESİM YDÜ Tıp Fak. Genel Cerrahi 1 Medikal aktivitelerin başlangından bu yana infeksiyonun tedavisi cerrahi pratiğin temelini oluşturmaktadır.
Ankara Akupunktur 2016; 4 (2): 25-29 AKUPUNKTURDA NE KADAR STERİL ÇALIŞMALIYIZ? HOW STERILE SHOULD WE WORK IN APPLYING ACUPUNCTURE? Erkut EROL 1 1 Acil Tıp Uzmanı, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Dok No:STE.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Özel Vitale Hastanesi Merkezi sterilizasyon ünitesinde etkin dezenfeksiyon, sterilizasyon ve işleyiş kurallarını belirlemektir.
STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,
Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastanedeki tüm birimlerde sterilizasyon ve uygulamaları için yöntemlerin ve dezenfektan
Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu
DOKUMAN NO: STR-PR-1 YAYIN TARİHİ: KASIM 2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1/5 1.AMAÇ: Fakülte genelinde hasta bakımında kullanılan malzemenin merkezi sterilizasyon ünitesinde uygun şekilde
EVDE BİYOTEKNOLOJİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ 5. DERS STERİLİZASYON; BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİNDE KULLANILAN STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ VE BU STERİLİZASYON
Sayfa No : 1 / 8 1. AMAÇ Bu talimatın amacı, hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları için sterilizasyon yöntemlerini, dezenfektan seçimi ve dezenfektanların kullanım ilkelerini belirlemektir.
Hastane Yer/ Yüzey Dezenfektan Uygulamaları Doç. Dr. Zeliha KOÇAK TUFAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli
Dezenfeksiyon Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler Yrd. Doç. Dr Özlem ALICI Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Cansız yüzeylerdeki patojen mikroorganizmaların
GOÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sterilizasyon/Dezenfeksiyon Talimatı Talimat No :8 Düzenleme Tarihi :01.01.2005 Revizyon Tarihi:19.07.2012 1. AMAÇ Hastane genelindeki sterilizasyon/dezenfeksiyon
Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart
T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin
Evde Bakım Hizmetlerinde Dezenfeksiyon ve Hijyen Uygulamaları Hmş. Şükran ÖZKAN Bayındır Hastanesi, Evde Bakım Hemşiresi, ANKARA Evde bakım hizmetleri sağlık hizmetlerinin bir parçası olup tıbbi kontrol
Sayfa: 1/7 Revizyonun Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı. KAPSAM: Tıbbi birimler, Sterilizasyon, Temizlik hizmetleri Hazırlayan Kıymet Çelebi Enfeksiyon Hemşiresi Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü
Yeni Düşük Sıcaklık Sterilizasyon Yöntemleri Prof. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı / Samsun Hastane infeksiyonlarının kontrol
Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Güvenliği Rehberi ve Eğitim Materyalinden yararlanılmıştır.
1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma
ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi
Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif
Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon
il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.
DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.
Yoğun Bakım Hemşireliği, Çevre ve Cihaz Temizliği Yoğun Bakım Ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Şaban ESEN* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü
CERRAHİ POLİKLİNİKLERİNDE DEZENFEKSİYON UYGULAMALARI Doç. Dr. Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, Mersin Hastane ortamında hasta sirkülasyonunun en yoğun olduğu yer
Biyomalzeme ve Cihazlar için Temizlik: Kir ve organik maddelerin uzaklaştırılmasıdır. Sterilizasyon: Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyon:
ENDOSKOPİ ÜNİTELERİNDE HİJYEN ve ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ NASIL OLMALI? Endoskopik aletlerin kompleks yapıları, temizlik ve dezenfeksiyon/sterilizasyon sırasında kullanılacak yöntem ve ajanları özel kılmaktadır.
GETINGE HS66 LTSF STERİLİZATÖR SERİSİ DÜŞÜK SICAKLIKTA BUHAR VE FORMALDEHİD KULLANILARAK DÜŞÜK SICAKLIKTA STERİLİZASYON STERİLİZE AJANI OLARAK FORMALDEHİD Tüm sterilizasyon prosesleri tehlikeli seviyede
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi SUNUM İÇERİĞİ YASAL DÜZENLEMELER Tıbbi Atıkların Kontrolü
1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.
1 / 15 Değerlendirilen Bölüm: Görüşülen Kişi: 165 PUAN PROTEZ LABORATUARI HİZMETLERİ E H 395 00 02 02 01 00 Laboratuarda fiziki düzenleme yapılmalıdır. Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir,
1.AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi nin malzeme kabul şartlarını için yapılması gereken hazırlıkları, sterilizasyon şartlarını, paketleme, depolama ve dağıtım çalışma esaslarını
HASTA ÖRTÜLERİ VE HASTA ÖRTÜLMESİ İLKNUR ŞEN Özel Sekiz Eylül Hastanesi Başhemşire email@example.com Hastaların maruz kaldığı riskler arasında da infeksiyonlar sıralamada önemli yer alır. Sağlık çalışanları,
Formomat PL Güvenilir ve Ekonomik. 55 C, 60 C ve 75 C de LTSF sterilizasyon. Isıya duyarlı aletlerin, uzun lümenlerde dahil mükemmel sterilizasyonu. Avrupa Standardı EN 14180'e uygun, güven veren, ekonomik
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 1 / 10 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SAĞLIK ALANI STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON PERSONEL EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...
ANKEM Derg 2008;22(4):221-231 HASTANE İNFEKSİYONLARININ KONTROLÜNDE DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON DAS UYGULAMALARI* Murat GÜNAYDIN*, Bülent GÜRLER** *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Diş Hekimliğinde Sterilizasyon Kontrolü ve Önemi Hmş. Nevin ACAR Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Sterilizasyon Sorumlusu Ağız Diş Çene Cerrahisi Bölümü Ameliyathane Hemşiresi, SİVAS Diş
SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi için gerekli
Tülay SOYLU 3M Medikal Ürünler, Medikal Sorumlusu, İSTANBUL Cerrahi müdahalelerde kullanılacak malzemelerin uygun tekniklerle steril edilmesi ve standartlara uygun malzemelerle monitörizasyonunun yapılması,
KONU 2 ENDOSKOPUN TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYONU Kullanılmakta olan ekipman, gerek komplike yapısı ve pahalı olması nedeniyle, gerekse bir sonraki hasta ve kullanıcının sağlığı düşünüldüğünde ve endoskopun
8. BÖLÜM MİKROORGANİZMALARIN FİZİKSEL VE KİMYASAL YÖNTEMLERLE KONTROLÜ 1 Mikroorganizmaların kontrolünün amacı Hastalıkların engellenerek halk sağlığının korunması Bulaşmış konakçıyı mikroorganizmalardan
MİKROORGANİZMALARIN FİZİKSEL VE KİMYASAL YÖNTEMLERLE KONTROLÜ Mikroorganizmaların kontrolünün amacı Gıdaları mikrobiyal bozulmaya karşı korumak Bulaşmış konakçıyı mikroorganizmalardan arındırmak Hastalıkların
DOKÜMAN NO: TY-LST-5 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 6 Adı Etken maddesi Tipi Kullanım Saklama Etkşime Temas Kullanıldığı Yer Taşıma Tehlikeli Miadı Stok Koşulları
1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:
GIDA AMBALAJLAMA Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ firstname.lastname@example.org Aseptik ambalajlama tekniği; Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu, Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril
STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara
HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli
SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar
REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/18 1. AMAÇ Bu talimatın