TÜRKİYE / İZMİR
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.
Randıman Kantarı Ürün Kodu: Tuna Randıman Stok Durumu: Stokta var Açıklama LPi, Panel Tipi İndikatör, akıllı bir ağırlık kontrol cihazıdır. Yüksek hızlı ölçüm ve karar verme mekanizması sayesinde Randıman Kantarları için ideal bir çözüm sunmaktadır. Sistem tek başına çalışabildiği gibi PC/PLC ve Operatör paneli ile birlikte entegre çalışmaya uygundur. Bunker kapak arızası ve hata durumlarında otomatik tahliye durumuna geçerek akışın devam etmesi ve devamlılığı sağlanır. Özellikler Hızlı ve Hassas olarak çift hızlı dolum yapabilme 2 adet Toplam Geçen Malzeme Miktarı (Bir tanesi sıfırlanabilir) Ana ekran göstergesinde Debi veya Toplam veya Anlık Ağırlık değerleri gösterimi seçimi Dolum sonu Son Dolum değerleri gösterimi Menüye girmeden dolum set miktarları ayarlayabilme Otomatik Şut miktarı hesaplama özelliği Hedef Debi verilerek otomatik çalışma hızı ayarlayabilme AltKlape kapalı/ AltBunker dolu sinyal kontrolleri Hata durumunda otomatik tahliye edebilme (By-pass) RS232/485 veya Ethernet ModbusTCP kontrollü bağlanabilirlik opsiyonları, PC/PLC vb sitemlere tam entegre çalışabilme PC İzleme ve Raporlama yazılımı RandımanTakipSistemi TUNA Randıman Kantarı (Tumba) Kontrol Sistemi. Teknik Özellikler – CİHAZ Ekran 6 Dijit, 14.2mm Kırmızı 7 Segment LED Tuş Takımı 4 adet tactile tuş takımı Durum Göstergeleri Hareketsizlik, Sıfır bölgesi, Dara, Çalışma durumu ve Röle Çıkışlarının durumunu gösteren Led indikatörler A/D ÇEVİRİCİ Minimum Giriş 0.02uV/Taksimat Analog Giriş Aralığı 1mV/V - 10mV/V Yük Hücresi Giriş 350-1000 Ohm (Maksimum 10 Yük Hücresi) İç Çözünürlük 24bit / 16.000.000 Ölçüm Hızı 3840 örnek/saniye Yük Hücresi Besleme 5Vdc KALİBRASYON Kalibrasyon Yük ile kalibrasyon, mV/V ile kalibrasyon veya Dijital kalibrasyon GİRİŞ/ÇIKIŞLAR Çıkışlar 4 adet 10A/250V (Standart donanım) Girişler 4 adet optik izole dijital giriş (Standart donanım) Opsiyonlar BCD/Binary Çıkış (Opsiyonel donanım) 4/20mA - 0/10V Analog Çıkış (Opsiyonel donanım) Profinet, Profibus, EthernetIP, ModbusTCP (Opsiyonel donanım) HABERLEŞME Haberleşme 1 adet RS232 yada RS485 seçilebilir seri çıkış. 1200-115200bps adet standart RS232 seri çıkış. 1200-115200bps Modbus RU/ASCII haberleşme ÇALIŞMA KOŞULLARI Besleme/ Güç 24Vdc (+/- % 10) / 5W maksimum Kutu/ Ebatlar Panel Tipi metal kutu, 35x104x104mm Çalışma Sıcaklığı -20/70°C Koruma Sınıfı IP54