By Hüsnü Köktürk TB6BHK email@example.com
İkinci cihazımız dual yani ikili ses entegresij JRC 2073D ile yapılmış. Bu entegre 1.8 volt gibi düşük bir voltajla çalışabiliyor. Böyle bir voltaj olmadığı için biz iki adet şarjlı pil yani 2.4 volt kullanmak zorundayız. Yazık ki ortalıkta henüz minyatür lityum ion pilleri gözükmüyor, yoksa bir adet lityum-ion pili bu işi daha iyi görebilirdi. 2073 çipinin devresini internette bulmakta zorlandım. Efendim bu entegreyi birileri bilgisayar hoparloru olarak kullanmış. İki transistör ilave etmişler ama bu işler benim hiç hoşuma gitmedi. Bazı yaz bozlardan sonra neticede aşağıdaki devre gerçekleştirildi. Bu devre hem işitme cihazı hem de ses amplifikatörü olarak kullanılabilir vasfında. Cihaza, tel direnci 56 ohm olan yüksek empedanslı bir hoperlo bağladık ve bunu ağır işitme kaybı olan bir kimseye verip kulağına tutmasını istedik. İşitme kayıplı, konuşulan sesleri anladı. Cihazın pozitif vasıflarından biri de düşük gürültülü olması. Nice işitme cihazlarında hayli yüksek hışırtı sesi duyulur, bu alette ise hışırtı neredeyse yok gibi, kulağı rahatsız edecek, keskin sesler yok, duyarlık ise hayli fazla, duvarda sessiz gibi duran saatin sesini hayli yüksek şekilde işitebiliyorsunuz. WARNING-UYARI:Cihazlarımız devrelerimiz bilimsel amaçlıdır, tıbbi cihaz değildirler, cihaz iyi çalışmış olsa dahi işitmecihazı olarak kullanılmasını tavsiye ediyor değiliz. Tıbbi cihazlar için kayıt ve ruhsat …birşeyler istenebilir?
1V5 işitme cihazı
http://www.geocities.ws/husnu66tr/1v5-hearing-aidişitme cihazı değil belki ama uzak sesleri dinlemek için düzenlenmiş. Tarafımızdan denenmedi.Hearing-aid hearingaid hearing_aid hearing-aid


amplified_ ear http://www.redcircuits.com/page38.htm Useful to listen in faint sounds Parts:
P1_____________22K Log. Potentiometer (see Notes) R1,R9__________10K 1/4W Resistors R2______________1M 1/4W Resistor R3______________4K7 1/4W Resistor R4,R7_________100K 1/4W Resistor R5______________3K9 1/4W Resistor R6______________1K5 1/4W Resistor R8_____________100R 1/4W Resistor C1,C2_________100nF 63V Polyester or Ceramic Capacitors C3,C6___________1µF 63V Polyester or Ceramic Capacitors C4_____________10µF 25V Electrolytic Capacitor C5____________470µF 25V Electrolytic Capacitor D1___________1N4148 75V 150mA Diode Q1,Q2,Q3,_____BC547 45V 100mA NPN Transistors Q4____________BC337 45V 800mA NPN Transistor MIC1__________Miniature electret microphone SW1____________SPST Switch (Ganged with P1) J1_____________Stereo 3mm. Jack socket B1_____________1.5V Battery (AA or AAA cell etc.)
CASUS KULAKLIK
TB6BHK firstname.lastname@example.org 1V2 transistorized hearing aid, but not medical. Transistorlu işitme cihazı, ve fakat tabii ki tıbbi değil. Uzak seslleri algılamak amacıyla yapılmış.
Homemade hearing aid
9 volt işitme cihazı. 3 BC549C ile düzenlenmiş, giriş manyetik mikrofon. Ses kaliteli. 500 ohm kulaklıkla dinlendi. Hafif şiddetle de olsa civarda çalişan sistemlerin artıklarını alabilitor. devre esasen casus kulak çalışmaları için de başarılı olabilir.
3v işitme cihazı
Üç katlı 4 transistörlü işitme cihazı. Üçüncü transistor amplifikator olarak çalışmıyor. 1µF’ lık kondansatörü discharge yapıyormuş. Yazar cihazın yüksek değil de alçak seslere duyarlı olduğunu yazıyor. Dinleme yüksek empedanslı kulaklıkla yapılıyor. Devre talkingelectronics.com devresi http://www.talkingelectronics.com/projects/HearingAid-2/images/HearingAid-2.gif http://www.talkingelectronics.com/projects/HearingAid-2/images/3-Transistor-SPY-Amp.gif http://www.talkingelectronics.com/projects/HearingAid-2/images/HearingAid-1v5.gif http://www.talkingelectronics.com/projects/HearingAid-2/images/HearingAid-3.gif 4 Transistor hearingaid Transistor hearingAid iki yeni işitme cihazı 3 volt HearingAid-2.html