Q4X Analog Seviye Kontrolü
Açıklama
Q4X, sıvılar ve katılar için seviye ölçümü dahil olmak üzere, geniş yelpazedeki uygulamalara başarılı bir şekilde çözüm sağlar.
Sensör fabrika ayarlarına göre İki Noktalı Öğretme metoduyla algılama yapar.
Bu uygulamada algılanan mesafe uzak noktada sıfırlanmıştır (Zero-Far) ve Shift fonksiyonu ON konumuna getirilmiştir.
Böylece sensörün uzak algıladığı noktayı sıfır kabul etmesi sağlanmıştır.
Bu örnekte şişenin en alt noktası analog olarak 0 V, şişenin en üst noktası ise analog olarak 10 V üretecek şekilde programlanacaktır.
Sensörü İki Noktalı Teach Öğretme moduyla programlamak için TEACH (öğretme) tuşuna iki saniye basılı tutun.
Ekranda 0 V flaş yaparken şişenin en alt noktasını görecek şekilde TEACH tuşuna kısa süreli basın.
Ekranda 10 V flaş yaparken sensör şişenin en alt noktasını görecek şekilde TEACH butonuna kısa süreli basın.
Ekranda flaş yaparak gözüken değer, sensörün 10 V verdiği mesafe değeridir.
Şişelerin içindeki kapsüllerin 60 ila 70 mm yüksekliğinde olmasına müsaade edildiğini kabul edersek, Q4X'in verdiği analog değerler PLC tarafından değerlendirilerek hangi kutuların istenenden daha boş, hangi kutuların istenenden daha dolu olduğu tespit edilebilir.
Standart analog ölçüm sensörleri, kapsüllerin arasındaki boşlukları ya da yüksek kalan kapsülleri gördüğü zaman hatalı sonuçlar verebilir.
Q4X'in input kablosu, trigger özelliği de dahil pek çok farklı fonksiyonda kullanılabilir.
Bu uygulamada, Q3X ile Q4X'e anlık tetik sinyali üretilir ve Q4X bu tetik sinyalinin ardından kullanıcının karar verdiği bir süre boyunca ölçüm yapar.
Q4X, kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca ölçüm yapar ve ölçülen ortalama mesafeyi yansıtan tek bir analog output sağlar.
Banner'ın yeni Q4X analog sensörlerini mesafe ölçüm uygulamalarınız için kullanabilirsiniz.