Sistem bir, iki veya üç akım ünitesiyle birlikte bir kontrol ünitesinden oluşur. Geçerli ünitenin üç versiyonu vardır: S, X ve H S ve X akım üniteleri, X ünitesinin ek 30/60 V çıkışına sahip olması dışında aynıdır. H ünitesi daha da yüksek akım için derecelendirilmiştir. Bu, bir ODEN AT sisteminin uygun bir şekilde yapılandırılmasını mümkün kılar. Tüm parçalar portatiftir ve ODEN AT hızlı bir şekilde monte edilebilir ve bağlanabilir.
Örnek: ODEN AT / 2X – 2 = Geçerli birim sayısı, X = Geçerli birimin sürümü (S, X veya H).
Kontrol ünitesinin birçok gelişmiş özelliği vardır – örneğin, dönüş oranının yanı sıra zaman, voltaj ve akımı görüntüleyebilen güçlü bir ölçüm bölümü. İlave bir akım veya voltajı ölçmek için ikinci bir ölçüm kanalı kullanılabilir. Akım trafosu dönüş oranı, empedans, direnç, güç, güç faktörü (cos φ) ve faz açısı hesaplanır ve ekranda gösterilir. Akım ve gerilim nominal değerin yüzdeleri olarak gösterilebilir.