Hager Elektrokoter Cihazı Tamiri için bize buradan ulaşabilirsiniz.
ELEKTROKOTER CiHAZLARIN DEVRE
KESiCiLERiN ARIZALARI
Burada elektrokoter cihazlarının devre kesici arızalarının nasıl bulunacağı örnek alınan
elektrokoter cihazlarında sorun giderme bölümlerinden anlatılmaya çalışılacaktır.
Hasta Kaçak Akım Koruma Devresi
Elektrokoter hasta kaçak akım koruma devresi, aktif elektrottan çıkıp hasta plağına
geri dönen akımı sürekli olarak kontrol eder. Hasta plağından geri dönen akımın, aktif
elektrottan çıkan akımdan daha az olması durumunda çıkış otomatik olarak kesilir veya
operatör ses veya LCD ekrandaki “HASTA AşIRI KAÇAK AKIMI” mesajı ile uyarılır.
Çünkü geri dönmeyen bu akım, yolunu EKG kablosu ve hastaya bağlı diğer transdüserler ve
hastanın değmiş olduğu topraklı metal yüzeylerden tamamlıyor olur. Bu da istenmeyen
yanıklara neden olur.
Bu durumda hasta plağının yerinin doğru olup olmadığını, hastaya olan bağlantıları
kontrol ediniz. EKG elektrotlarını ve hastaya bağlı diğer transdüserleri aktif elektrottan
mümkün olduğunca uzak bir yere yerleştiriniz. Bu durumlarda tekrar çalıştırmak için cihazın
resetlenmesi gerekmektedir.
Aşırı Güç Koruma Devresi
Hastaya aktarılan güç, ayarlanan güçten daha fazla olursa çıkış otomatik olarak keser
veya operatör ses ve LCD ekranda “AşIRI GÜÇ” mesajı ile uyarır. Bu durumda cihazı tekrar
çalıştırmak için reset tuşuna basmamız gerekecektir.
Hager Elektrokoter Cihazı Tamiri için bize buradan ulaşabilirsiniz.
Diğer teknik servis hizmetlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Medikal aksesuar veya ürünlerimize buradan ulaşabilirsiniz.