Transkript
1
2 İÇERİK 1. Giriş 2 2. UygulamaTalimatları.2 3. Temizleme Kullanım Yeri Uygulama Alanına Taşıma Temizlikten Önce Hazırlık Elle Temizleme Dezenfektör makinesi ile Otomatik Temizleme Kontrol Sterilizasyon Sterilizasyondan önce Hazırlık Sterilizasyon işlemi Depolama Referanslar...7 EK: Temizlik Araçları. 7
3 1. Giriş Bu broşür Humeca ekipmanlarının temizliği ve tekrar kullanımları ile ilgili genel bir bilgi kaynağıdır. Ekipmanlar, operatörler, temizlik araçları ve prosedürler uygulamanın etkisine katkıda bulunur. Sağlık Hizmetleri Kurumları güvenli tıbbi cihazlar kombinasyonlarının etkili kullanıldığını temin etmelidir. Single use only etiketli cihazların tekrar kullanım için temizlemeyiniz. Steril olmadan gönderilen tek kullanımlık cihazlar kullanılmadan önce steril edilmelidir. Ürün dökümanında verilen özel bilgiler sağlanmamışsa bu tip cihazlar için kitapçıktaki uygun olan talimatlar uygulanır. 2. Uygulama Talimatları Aşağıdaki tabloda medikal ekipmanın tekrar kullanımı ya da ilk kullanım için hazırlıkları adım adım belirtilmiştir. 3. Temizleme Humeca ekipmanlarından elektrikli cihazların temizliği için 2 yöntem vardır. 1. Elle temizleme 2. Otomatik temizleme/dezenfektör makinesi Mümkün olan her zaman otomatik yöntemi kullanınız. Otomatik temizleme işlemi tekrarlaması kolay ve daha güvenilirdir. Ayrıca, personel kirli ekipmana ve temizlik araçlarına daha az maruz kalır. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, personel daima uygun personel koruma ekipmanları kullanmalıdır. Tıbbi cihazların temizliği için sadece özel olarak tasarlanmış temizleme araçları (deterjan) kullanılır. Elle temizlemek için, Suma Bac D10 tavsiye edilir çünkü içeriğinde bakterisit ve mantar öldürücü vardır. Alkalin (PH 12.5) otomatik cihaz temizliğinde kullanılabilir. Malzemeye zarar vermeyen koruyucu etkili temizleme araçları kullanılmalıdır.
4 Aşağıdaki detaylı talimatları adım adım takip ediniz: 3.1. Kullanım Yeri Pislikten arındırınız Uygulama Alanına Taşıma İçerde kurumasını engelleyiniz. Kullanım ve temizleme arasındaki zamanı minimize ediniz 3.3. Temizlemeden önce Hazırlık Gerektiğinde, ultrasound ile ön temizlik yapınız 3.6. Kontrol 3.4. Elle Temizleme Görünen kirleri çıkarınız. Yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. Akan temiz suyla durulayınız. Gözden geçirerek kontrol edinizi Otomatik Temizleme & dezenfeksiyon Kimyasal maddeler ile temizleyiniz. Nötürleştiriniz. Durulayınız. Dezenfekte ediniz. Kurutunuz. Kir kontrolü yapınız. Çalışmasını kontrol ediniz. Hasar kontrolü yapınız Sterilizasyondan önce Hazırlık Uygun paketleme gereklidir Sterilizasyon Buharlı sterilizasyon uygulayınız Depolama Ortamın kuru ve tozsuz olmasına dikkat ediniz. Depolama süresini kontrol ediniz.
5 Otomatik temizlemede (dezenfektör makinesinde), ph-nötr enzimatik ya da alkalin maddeler (en fazla 12.5 ph) kullanılması tavsiye edilir. Malzemeye zarar vermeyen koruyucu etkili (engelleyici) temizleme araçları kullanılmalıdır. Bu tip makineler için tasarlanmış maddeler kullanınız. Kullanılan temizlik maddesinin konsantrasyonuna ve genel dağılımına özel dikkat gösteriniz. Tavsiye edilen doz broşürün ek kısmındadır. Tıbbi cihazları duruladığınız ve temizlik maddeleriyle karıştırdığınız suyun kalitesine dikkat ediniz. Su sertliği, tuz, klorür, silikat, demir ve sert suların mineral tortuları solmaya ya da cihaza zarar vermeye ya da etkili temizlik ve dezenfeksiyonu engellemeye sebep olur (sudaki klorür miktarı 120 mg/litre den fazla olmamalıdır) Kullanım Alanı Emici bezler kullanarak kirleri temizleyiniz Uygulama Alanına Taşıma Mekanik hasardan kaçınınız (örn. ağır cihazlar ile kırılganları aynı anda taşımayınız). Yaralanmaları ve cihazın hasar görmesini engellemek için keskin parçalara dikkat ediniz. Temizlenecek yere mümkün oldukça çabuk götürmeniz önemlidir (Uygulama alanından taşınması gerekiyorsa, kirin kurumaması için cihaz nemli bir bez ile kaplanmalıdır) Temizlemeden önce Hazırlık Çıkabilen parçaları cihazdan çıkartınız. Humeca talimatlarına bakınız. Yoğun bir şekilde kullanılan çoğu cihazlar bağlantıları sökülmeden parçalara ayrılmaz. Tam prosedür için ürün talimatlarına başvurunuz Elle Temizleme Ön temizlik & Temizlik Gerekli araçlar: Yumuşak fırça. Temizlik malzemelerini kullanırken Diversey tarafından tavsiye edilen personel koruyucu ekipmanlar (PPE) kullanılmalıdır (iş önlüğü, eldiven, yüz maskesi ve koruyucu gözlük) Emici bez. Prosedür: Emici bezi temizlik maddesiyle nemlendirerek kiri çıkartınız. Tüm yüzeyin iyice nemli olduğundan emin olunuz. Suma Bac D10 ile temizleme karışımı hazırlayınız (doz için ürün bilgilerine bakınız). Uygun bir fırça ile cihazı temizleyiniz ve sert yüzeylere ve fırçanın ulaşamadığı yerlerdeki kirlere önem gösteriniz. Menteşeli ya da hareketli parçaları oynatınız. Temiz akan su ile temizlik maddesi kalmayacak şekilde durulayınız; Gerektiğinde, Suma Med Enzimi ile ultrasonic temizlik yapınız; Menteşelere, kör deliklere ve bağlı parçaların bağlantılarına özen gösteriniz. Bıçaklar ve kesiciler için kalkabilen ve kenetlenebilen parçalarda kalan temizlik maddelerini çıkarınız.
6 Temizledikten sonra kir kalıp kalmadığını kontrol ediniz ve kaldıysa adımları tekrar ediniz. Emici bez ile kurulayınız Dezenfektör Makinesiyle Otomatik Temizleme (Tavsiye Edilen) Ön temizlik Gerekli araçlar: Diversey tarafından tavsiye edilen personel koruma ekipmanları (iş önlüğü, eldiven, yüz maskesi ve koruyucu gözlük); Emici bez. Prosedür: Emici bezi Suma Light 1.2 ile nemlendiriniz ve kiri çıkartınız. Tüm yüzeyin iyice nemlendiğinden emin olunuz. Akan su ile durulayınız. Temizledikten sonra kir kalıp kalmadığını kontrol ediniz ve kaldıysa adımları tekrar ediniz. Emici bez ile kurulayınız Temizlik Gerekli araçlar: Yıkama makinesi ya da dezenfektör makinesi (aşağıdaki açıklamaya bakınız). Dezenfektör makinesi için gerekli temizleme ve durulama araçları. İşlem: Cihazları yıkama dezenfektörüne yerleştiriniz. - Cihazlar arasında temas olmamasına dikkat ediniz (yıkama makinesinin hareketli parçaları cihaza hasar verebilir ve yıkama işlemini engelleyebilir). Sterilizasyon için özel tasarlanmış sepeti kullanınız. - Cihazları yerleştirirken özellikle kanüllerin yatay şekilde yatırılmadığından ve aşağı doğru baktığından emin olunuz (içleri boş olmalı). Makinenin temizleme ve dezenfekte programını başlatınız (aşağıdaki açıklamaya bakınız); Program bittikten sonra makineyi boşaltınız. Cihazın üstünde kalmış kir olmadığından ve her şeyin kuruduğundan emin olunuz. Eğer kir kalmışsa temizleme işlemini tekrar ediniz. Kalan nemi tıbbi hava kompresörü ile temizleyiniz. Açıklama: Temizlik ve dezenfektör makinesi kesinlikle NEN gerekliliklerini yerine getirmelidir.
7 İki tip yıkama programı vardır: 1. Enzimatik yıkama programı Bu yıkama programı aşağıdaki adımları kapsamak zorundadır: Yumuşak ya da minerallerinden arındırılmış su ile ön-yıkama tavsiye edilir (2-4 dakika yaklaşık 18 o C). Deterjan kullanılmayabilir. Enzimatik deterjan (Suma Med Enzyme) ile en az 6 dakika yaklaşık 37 o C ile 48 o C arasında yıkayınız. Dozaj için tabloya bakınız. En az iki dakika yıkayınız. Yönergedeki zamana göre 93 o C de dezenfeksiyon uygulanır. Suma Med Rinse Plus dozu ( RO ya da demineralize su kullanınız). Dozaj için aşağıdaki tabloya bakınız. 110 o C de 15 dakika boyunca kurutunuz. 2. Alkalin yıkama programı Bu yıkama programı aşağıdaki adımları kapsamak zorundadır: Yumuşak ya da minerallerinden arındırılmış su ile ön-yıkama tavsiye edilir (2-4 dakika yaklaşık 18 o C). Deterjan kullanılmayabilir. Enzimatik deterjan (Suma Med Enzyme) ile en az 6 dakika yaklaşık 37 o C ile 48 o C arasında yıkayınız. Alkalin deterjan (Suma Med Alu Free) ile en az 6 dakika 55 o C ile 60 o C arasında yıkayınız. Dozaj için tabloya bakınız. Nötralizasyon (eğer alkalin maddeler kullanıldı ise) Suma Neutral dozu için tavsiye edilir. Dozaj için tabloya bakınız. En az iki dakika yumuşak ya da mineralinden arınmış su ile ara durulama yapınız. Yönergedeki zamana göre 93 o C de dezenfeksiyon uygulanır. Suma Med Rinse Plus dozu ( RO ya da mineralinden arınmış su kullanınız). 110 o C de 15 dakika boyunca kurutunuz. Suma Med Enzim kullanarak otomatik dezenfeksiyon ve temizleme Humeca için yıkama programı Ön durulama CW Su <25 o C Mineralden arınmış/ yumuşak ½ - ½ Ürün ve doz ayarlama İlk temizleme Dozaj Suma Med Enzim dozu 2 ile 6 m/l Durulama Mineralden arınmış/ Yumuşak ve WW ½ - ½ Termal Dezenfeksiyon Mineralden arınmış 90 o C ye ısıtın ve Suma Med Rinse Plus ekleyin 93 o C Dozaj 0.2 ile 0.4 m/l Kurulama 110 o C Yıkama >37 o C Soğuk ve <48 o C 2 dakika 6 dakika 3 dakika 5 dakika 15 dakika
8 Suma Med Alu Free alkalin kullanarak otomatik temizleme ve dezenfeksiyon Humeca için yıkama programı Su Ürün ve doz ayarlama Ön durulama CW İlk temizleme Mineralde n arınmış/ Yumuşak ½ - ½ 40 o C de Suma Med Enzim dozu Yıkama >55 o C ve <60 o C Dozaj Durulama 1.5 ile 4 m/l WW Doğal doz 0.2 ile 2 m/l Ara Durulama Mineralde n arınmış/ Yumuşak ve WW ½ - ½ Soğuk Soğuk 93oC Termal Dezenfeksiyon Mineralden arınmış 90 o C ye ısıtın ve Suma Med Rinse Plus ekleyin Dozaj Kurulama 0.2 ile 0.4 m/l 110 o C 2 dakika 6 dakika 2 dakika 2 dakika 5 dakika 15 dakika * Ultrasonik Suma Med Enzim kullanıldığında 3ml/l 37 o C. aracılığıyla ürün ve güvenlik bilgileri indirilebilir Kontrol Sterilizasyona hazırlanmadan önce tüm tıbbi cihazlar kesinlikle kontrolden geçmelidir. Görsel kontrol güçlü bir ışık altında büyüteç olmadan gerçekleştirilir. Cihazın tüm parçaları görünür kirler, hasar ve/ve ya paslanmaya karşı kontrol edilmelidir. Özel dikkat gerektirenler: Tıkamaya sebep olan kirlerin olduğu yerler, menteşe, şaft ve ya geçiş yüzeyleri gibi. Oluklar (delikler vs.) Cihaza baskı yapan parçalardaki kirler. Cihazın çalışmaması ya da kusurları oluştuğunda dokuya ya da cerrahi eldivenlere zarar verebilecek hasarları kontrol ediniz. İşlev kontrolü mümkün olduğunda gerçekleştirilmelidir: Cihazın bağlantılı kısımlarının düzgün birleştirildiğinden emin olmak için cihazı kontrol ediniz. Cihazın hareketli parçalarının çalıştırılıp düzgün çalıştığının kontrolü yapılması gereklidir (gerektiğinde ve kullanım talimatlarına uygun olara buhar sterilizasyonuna uygun tıbbi cihazlarda kullanılan yağlayıcı kullanılabilir). 4. Sterilizasyon Buhar Sterilizasyonu tavsiye edilir. Humeca tıbbi cihazları steril etmek için uygundur. Otoklavın performansı ve tasarımı işlemin etkisini etkilemektedir. Sağlık Hizmetleri Kurumları cihazı sık kullanan operatörleri ve prosedürlerde kullanılan malzemeleri tasdik etmelidir Sterilizasyon öncesi Hazırlık Humeca için özel konteynırları kullanınız.
9 4.2. Sterilizasyon İşlemi Otoklav ile ön vakumlu buhar sterilizasyonu önerilir. Otoklavlar gereklilikleri karşılamalı ve ISO onaylı olmalıdır. Humeca cihazları bütün tıbbi cihazların sterilizasyon otoklav döngülerini onaylamaktadır. Aşağıdaki işlem değişkenleri Humeca cihazları tarafından onaylanmış ve sterilizasyon için tavsiye edilmiştir. Metot: Döngü: ANSI/AAMI/ISO onaylı buharlı sterilizasyon Vakumlu doymuş buhar / sürtünme kuvvetli hava Maruz kalma süresi 1 : 4 dakika. Maruz kalma süresini WHO, RKI vs. önerilerini karşılayacak şekilde 18 dakikaya çıkarılabilir. Humeca tıbbi cihazları bu tip sterilizasyon döngülerine dayanıklıdır. Isı derecesi: 134 o C 137 o C (237 o F 279 o F) Basınç: 2 bar (30 PSI) ya da 3 bar (45 PSI) Kurulama süresi 2 : Yüke, paketleme metoduna ve malzemeler göre değişir. Yoğun kullanılan Humeca cihazları için gereken kuruma süresi 8 dakikadır. 1 Maruz kalma süresi: Yük ve tüm oda sterilizasyon ısısında tutulduğu süre aralığı. 2 Kurulama süresi: Odadan buharın çıktığı ve oda basıncı yükteki yoğunlaşmanın uçmasına izin vermek için, ya direnaj vasıtasıyla ya da enjeksiyon yoluyla sıcak hava ya da diğer gazların çıkması için düşürülür. Açıklama: Sterilizasyon teknikleri ve ekipmanların onayı Sağlık Hizmetleri Merkezlerini sorumluluğundadır. En uygun değerlendirme için, tüm döngü ve metotlar farklı sterilizasyon odaları, paketleme metotları ve/veya her çeşit yük ayarları onaylanmalıdır. 5. Depolama Depolama ömrü; depo, çevre ve taşıma koşulları kadar uygulandığı steril bariyere bağlıdır. Sağlık hizmetleri kurumu steril tıbbi ekipmanın kullanımı için maksimum depolama ömrü belirlemelidir. 6. Referanslar ISO 11134: Sterilization of healtcare products Requirements for validation and routine inspection Industrial steam sterilisation. ISO 13683: Sterilization of healtcare products Requirements for validation and routine inspection of steam sterilisation in healthcare institutions.
10 EK 1 UYGULAMA TALİMATLARININ ONAYLANMASINDA KULLANILAN TEMİZLİK AJANLARI Temizlik ajanları (deterjanlar) özel olarak tıbbi cihazların temizliği için geliştirilmişse kullanılmalıdır. Elle temizleme için, bakterisit ve fungisid içeren temizleme ve dezenfektan maddelerinin karışımı kullanılması tavsiye edilir. Otomatik temizleme için (dezenfektör makinesi ile), inhibitörlü enzimatik ve alkalin (en fazla 12.5 ph) maddeler tercih edilir. Yalnızca bu tip makineler için tavsiye edilen deterjanları kullanınız. Her durumda, temizlik ajanları üzerindeki işaretleri, talimatları ve uyarıları dikkate alınız. Açıklama: Yukarıdaki açıklamalar Humeca nın kullandığı temizlik ajanlarını gösterir. Personel koruma ekipmanları operatörlere tedarikçi ve güvenlik talimatları gereği sağlanmalıdır. Alternatif araçların uygunluğu tedarikçi ve/veya fiziksel testlerden sağlanan bilgiler ışığında seçilmek zorundadır. Elle ve otomatik temizleme için onaylanmış temizlik ajanları kullanılmalıdır. Tedarikçi Ürün Paket Kullanımı Diversey Diversey Suma Med Ezim 2 x 5 litre Elde/ultrasonik ve otomatik makine için uygundur Diversey Diversey Suma Med Alu Free 10 litre Otomatik temizleme (koruyuculu alkalin) Diversey Diversey Suma Med Neutral 2 x 5 litre Alkalin kalıntılarının nötürleştirilmesi Diversey Diversey Suma Med Rinse Plus 2 x 5 litre Durulama maddesi (ıslatmak için de kullanılabilir) Diversey Diversey 6 x 1 litre El deterjanı Suma Light D1.2 Diversey Diversey Suma Bac D10 6 x 2 litre Elle temizlemede temizleme ve dezenfektan karışımı