Kuvvet Platformları
Lider yürüyüş araştırmacıları Bertec kuvvet plakalarını seçiyor. Dünya çapında yüzlerce klinik ve laboratuvarda binlerce araştırma projesi, kuvvetleri, momentleri, yönleri, torkları ve basınç merkezlerini hesaplamak için Bertec kuvvet plakalarına güveniyor.
- Hem üst montaj hem de ayak montaj seçenekleri mevcut
- Kayma olmadan belgelenmiş üstün doğruluk
- % 0 sinyal karışma ile mükemmel çözünürlük - piyasanın en iyisi
- % 100 dijital kodlama ile dış kaynaklardan sinyal karışması yaşanmaz
- Geniş ebat ve yük kapasitesi
- En güçlü endüstri garantisi
Bertec kuvvet plakaları, gerinim ölçer teknolojisi, yenilikçi tasarımlar ve kaliteli üretim kullanarak yürüyüş, denge, ergonomi ve spor analizleri için özel olarak tasarlanmıştır.
Kuvvet plakaları çeşitli boyutlarda ve yük aralıklarında mevcuttur ve pasif işaretleyiciler, aktif işaretleyiciler veya manyetik sensörler kullanan kamera tabanlı sistemler dahil olmak üzere herhangi bir hareket analiz sistemi ile kullanılabilir.
Kuvvet plakası sinyali, amplifikatör - dijital, analog veya çift dijital / analog çıkış tercihinize göre beslenir. Dijital sinyal çıkışı, analogdan dijitale (A / D) sinyal dönüşümü için ek bir PC kartı gerekmeden doğrudan standart bir USB portuna takılabilir.
Dijital satın alınan yazılımı kullanıcının özel tasarlanmış yazılımlara ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde veri toplamasını sağlar.
Denge plakaları ve zıplama plakaları özel kuvvet plakalarıdır. Bertec Kuvvet Platformları aynı anda x, y ve z eksenleri boyunca üç kuvvet bileşenini ve x, y ve z eksenlerinde üç moment bileşeniyle birlikte toplam altı çıkış ölçer. Denge ve zıplama plakaları, Dikey Kuvveti ölçer ve Basınç Merkezini (CoP) hesaplamak için kullanılabilecek iki momenti ölçer.
FP-4060-05-PT
Taşınabilir Kuvvet Platformu
Taşınabilir Kuvvet Platformu Özellikleri
- Hafif dizayn ve sağlam yapıya sahip,
- Ayarlanabilir ayak yapısı hassas ölçümler için düz olmayan
yüzeylerde bile doğru verileri sağlar
- Standart yükleme aralığı 5,000 N, 10,000 N'dur ve opsiyonel olarak
istenilen ölçüm sağlanılabilir
- Mükemmel çözünürlük ve yüksek doğal frekansa sahiptir
Kuvvet plakasının doğal frekansı, yüksek darbe kuvvetlerinin dahil olduğu çalışmalar için önemli bir parametredir (örneğin, koşma, etki inişi, vb.). Darbe kuvvetleri, kuvvetin çok çeşitli frekanslar içerebileceği bant sınırlarında uyarım kaynağıdır. Bu frekanslar, kuvvet plakasının temel yapısal modlarını harekete geçirebilir ve çıkış sinyalinin kararsız olmasına neden olabilir. Yukarıdaki tablo, kuvvet plakalarının ilk yapısal modu için doğal frekansları listeler. Darbe çalışmaları için doğal frekansın olabildiğince yüksek olması önerilir. Kuvvet plakasının doğal frekansı, içsel ve dışsal faktörler tarafından belirlenir. İçsel faktörler toplam kütle, üst ve tabanın sertliği ve dönüştürücüler gibi fiziksel özelliklerdir. Bertec kuvvet plakaları için bu fiziksel özellikler yüksek doğal frekansa sahip olmak için tasarım aşamasında optimize edilir. Dışsal faktörler ise kuvvet plakasının çalışma koşulları ile ilgilidir. Örneğin montaj yüzeyinin montaj tipi ve durumu genel sistemin doğal frekansının, yukarıdaki tabloda listelenenlerden farklı olmasına neden olabilir.