terapi
Kafes lazer, dünyadaki en gelişmiş mikro lens teknolojisini kullanan yeni bir CO2 lazer lokal tedavisi türüdür. Bu teknoloji, lazer sisteminin çok sayıda mikro ultra darbe ışını üretmesini sağlayabilir. Bu ultra darbe ışınları cilt dokusuna etki ettikten sonra cilt üzerinde 0.12 nm ile 1.2 nm arasında bir çap oluşturabilirler. Lazer birçok mikro diziye bölünmüştür ve her tedavi yalnızca bu noktaları soyar veya katılaştırır. Çoğu alan normal kalır. Yani kurtarma hızlıdır ve güvenlik yüksektir.
Avantajlar
1. Olgun kafes teknolojisi sadece kafes yoğunluğunu düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kafesin penetrasyon derinliğini, darbe genişliğini ve enerjisini de düzenler ve konumlandırma daha doğrudur ve tedavi daha düzgündür.
2. Ayarlanabilir darbe genişliği, ayarlanabilir nokta şekli, boyutu. Hastaların cilt durumuna ve tedavi amacına göre kişiye özel parametreler tasarlanabilir ve tedavi edilebilir.
3. Sıralı olmayan tarama teknolojisi, bitişik dokuların ısısının zamanla yayılmasını sağlayabilir ve ısı birikimi oluşturmaz, termal hasarı azaltır ve çeşitli komplikasyon olasılığını azaltır.
4. Yüksek güce ve yüksek güce sahip lazer daha fazla enerji, daha hızlı tedavi hızı, daha kısa iyileşme süresi, cilt çevresinde daha az hasar ve daha iyi fotokimyasal etkidir.
5. Farklı klinik işlemler için çeşitli tarama modları (sıra, orta bölme, düzensiz düzen) uygundur.
|lazer tipi||CO2 Lazer|
|dalga boyu||10600nm|
|Güç||Seçenek için 40W,60W|
|Enerji||10mj - 200mj, ilerleme 2mj|
|Her nokta boyutu||50um - 2000um (lens konisi ile değiştirme)|
|Nokta Boyutu:kare||36 adet (6x6), 144 adet (12x12), 324 adet (18x18), 441 adet(21x21) /cm2|
|Tarama deseni boyutu||10*10mm, 20*20mm|
|Darbe genişliği||0.1ms - 10ms|
|tarama modu||Sıra modu, orta bölme modu, rastgele mod|
|Darbe süresi||1ms - 100ms, ilerleme 1ms|
|Çıkış modu||sürekli, kesirli|
|Kesirli çalışma modu||Aralıklı sürekli çalışma|
|Işık yönlendirme sistemi||Kore 7 eklemli optik kol ithal etti|
|Tarama şekli||7 çeşit grafik: üçgen, kare, dikdörtgen, elmas, yuvarlak, oval ve DIY|
|Soğutma sistemi||Hava soğutma|
|Voltaj||AC220V±%10 50HZ , 110v±%10 60HZ|