Amsler HDT/Vicat AllroundISO 75 ve ISO 306'ya göre belirlenen ısı direnci İndir
- HDT
- Vicat
- Sürünme testi
- ısı transfer sıvısı ile
Yeni Amsler HDT/Vicat ile ısı direncinin belirlenmesi
Amsler HDT/Vicat Allround cihazı, araştırma ve geliştirme, malzeme giriş kontrolü ve üretim izleme alanlarında uygun test için tasarlanmıştır. Gereksinimlere bağlı olarak cihaz 2, 4 veya 6 ölçüm alanları ile donatılabilir.
Saptırma sıcaklığın belirlenmesi (HDT)
- ISO 75 bölüm 1 ila 3 ve ASTM D 648 yöntemine göre termoplastikler, sert kauçuklar ve aynı zamanda elyaf takviyeli ve doldurulmuş sertleştirilebilir plastikler.
Vicat yumuşama sıcaklığının (VST) belirlenmesi
- termoplastikler üzerinde ISO 306 ve ASTM D 1525'e göre.
Sürünme davranışının belirlenmesi
- eğilme gerilmesi altında.
Isı direnci açısından avantajlar ve özellikler
Isı direnci açısından avantajlar ve özellikler
Avantajlar
- Dijital bir ölçüm sistemi kullanmak, HDT ve Vicat için tek tip kalibrasyon ile yüksek düzeyde doğruluk sağlar.
- Otomatik test dizisi sayesinde işlem çok kolaydır. Test bir kez başlatılır. Daha fazla etkileşim gerekli değildir.
- Kilitleme dahil koruyucu cihaz, operatör için maksimum koruma sağlar
- Çalışma, entegre bir kapasitif dokunmatik ekran kullanılarak bağımsız olarak gerçekleştirilir.
- testXpert III test yazılımının eklenmesi, ölçüm ve kontrol grafikleri, sonuç belirleme, veri depolama ve aktarma işlevleri gibi güçlü işlevler sunar.
- Uygulanacak ağırlıklar otomatik olarak belirlenir ve operatöre gösterilir.
- Ölçüm istasyonlarının motorlu indirilmesi
- Test ağırlıklarının motor desteği
- Elektronik yağ seviyesi izleme
Doğru, tekrarlanabilir sonuçlar
- Testi gerçekleştirmek için entegre kontrol sistemi, operatörün testi yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmesini destekler.
- +/- 0,002 mm doğrulukla yüksek hassasiyetli mesafe ölçümü, tüm ölçüm aralığında yüksek derecede doğruluk sunar. Dijital çıkış zaman içinde sürüklenmez.
- Yağ banyosunun fiziksel özelliklerini modelleyen ve belirtilen toleranslar dahilinde doğrusallığı garanti eden özel bir algoritmaya sahip modern yağ banyosu sıcaklık kontrolü. Zwickroell'in hız kontrollü sirkülasyon pompası, tüm 6 istasyonda eşit bir yağ sıcaklığını garanti eder.
Kullanıcı merkezli tasarım
- Kullanışlı numune besleme, operatörün numuneyi rahatça işlemek için iki elinin de serbest olmasını sağlar.
- Ağırlıklar hızlı ve kolay bir şekilde ilave edilebilinir. Birkaç tıklama ve yazılım, kolay montaj için ağırlık seçimini görüntüleyecektir. Ağırlıkların istiflenmesi kolaydır ve kullanıcının bunları güvenli bir şekilde kullanmasına izin verir. HDT testleri için ZwickRoell, 1-g'lık artışlarla ayarlamaya izin veren ve böylece en zorlu standartların gereksinimlerini aşan ağırlık setleri sunar. Kullanım kolaylığı ve kullanım kolaylığı için VST'nin bireysel ağırlığı 2,039 kg ile sınırlıdır. ISO 75-2 için özel standart ağırlıklar, bir dizi ağırlığı birleştirmek yerine yalnızca bir ağırlığın kurulumuna izin verir. Kurulum süresi önemli ölçüde azalır.
- HDT desteği için benzersiz bir tasarım (üç farklı test boyutu için bir destek - 64, 100 ve 101,6 mm), desteğin kendisinin cihazda kalmasını ve her an kullanıma hazır olmasını sağlar.
- Tam otomatik test dizileri, insan hatası riskini azaltmak için operatöre sezgisel olarak rehberlik eder. Tüm test standartları dahildir ve önceden yapılandırılmıştır. Standart iş akışları garanti edilir.
- Testler, bağımsız modda dokunmatik ekran kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde kurulur. Operatörler, eğrileri canlı olarak izleyebilir ve verileri kolayca dışa aktarabilir.
- Geniş izleme penceresi ve kırmızı/yeşil gösterge ışıkları, operatör için görsel rahatlık sağlar.
Zahmetsiz yağ banyosu kontrolü
- Otomatik yağ durumu izleme, yağın dolum seviyesini ve eskimesini kontrol eder.
- Yağ banyosuna hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir. Düşen numuneler saniyeler içinde çıkarılır.
- ZwickRoell, numunenin yağ banyosuna düşmesini önleyen özel hazneler sunar.
- Kolay yağ değişimi - Yağ banyosunun akıllı tasarımı, yeniden doldurma sırasında kalıntılardan kaynaklanan kirlenme olmaması için yağın kolay ve tam boşaltılmasını garanti eder. Aşırı doldurmaya karşı koruma, cihazın ve çevrenin kirlenmesini önler.
- Cihaz, yağ banyosunun sıcaklığını hızla düşüren ve operatörün minimum bekleme süresi ve azaltılmış su tüketimi maliyetleri ile bir sonraki teste başlamasını sağlayan güçlü bir soğutma sistemine sahiptir. Bu, bir su borusuna veya kapalı devreli bir ısı eşanjörüne doğrudan bağlantı gerektirir.
- Koruyucu gaz sistemi, bir akış kontrol valfi ve bir nozul içerir. Yağ yüzeyinin üzerinde bir azot tabakası oluşturmak ve yağın hava ile kimyasal reaksiyonunu önlemek için kullanılır.
Güvenlik Kavramı
Amsler HDT/Vicat, operatörün güvenliği göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Uygun önlemler alınmadan, 300 °C'ye kadar olan yağ sıcaklıkları, operatörün ciddi yaralanması ve/veya cihaza zarar verme riski taşır. Aşağıda listelenen güvenlik özellikleri, operatörün güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda bu tesise yapılan yatırımı korumak için tavizsiz bir yaklaşımdır.
- Tamamen kapsüllenmiş Amsler HDT/Vicat Allround 6-300 test sistemi, operatörün hareketli parçalar ve sıcak yüzeylerle temas etmesini önler.
- Kablolu bir güvenlik kilidi, yağ sıcaklığı 55 °C'nin üzerindeyken operatörün kapıyı açmasını engeller.
- Silikon yağı ve ısıtma elemanı için 2 yüksek ısınma koruma cihazına sahip yedekli bir sistem maksimum güvenlik sunar. Hem yağ hem de ısıtma elemanı birbirinden bağımsız olarak kontrol edilir.
- Kontrol panosu, elektrik panosu ve ısıtma alanı için ayrı havalandırma sistemleri, güvenli çalışma koşulları sağlar.
- Soğutma suyu sisteminin çıkışında bir tıkanma olması durumunda maksimum güvenliği sağlamak için basınç tahliye vanası soğutma suyu sistemine entegre edilmiştir. Bu, soğutma hatlarında yüksek buhar basıncı birikimini tamamen önler.
- Amsler HDT/Vicat, CE standartlarına ve daha sıkı UL standartlarına uygundur. Tüm güvenlik yönleri, bağımsız ve Almanya'nın yetkili sertifikasyon kuruluşlarından biri olan TÜV SÜD tarafından kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmıştır.
Servis kolaylığı
- ZwickRoell tasarımı, cihazın tüm bileşenlerine kolay erişim sağlar ve böylece bakım ve servis hizmetleri daha kısa bir sürede tamamlanmış olur.
- ZwickRoell, on yıl boyunca yedek parça bulunabilirliğini garanti eder.
Teknik Genel Bakış
|Açıklama||Fiyat|
|Tip||Amsler HDT/Vicat Allround 6-300|
|Ürün No.||109493612|
|Ölçme istasyonları, donanımlı||2|
|Ölçme istasyonları, mümkün||6|
|ayarlanabilir sıcaklık aralığı||+20 ... +300||°C|
|Sürünme testi için sıcaklık, maks.||288||°C|
|Sürünme testi için test süresi, maks.||48||Saat|
|Isı sensörü||Pt 100|
|İstasyon başına 1 x ve banyo başına 1 x|
|Isı transfer sıvısının kapasitesi, min.||18||l|
|Isı ölçümü|
|Ekran doğruluğu 300 °C'de||± 0,5||°C|
|alan sıcaklık gradyanı||± 0,1||°C|
|Sıcaklık ölçüm çözünürlüğü||0,01||°C|
|Ölçüm aralığı|
|Ölçüm aralığı||1 ... 16||mm|
|Mesafe ölçümünün çözünürlüğü||0,001||mm|
|Sensörün ölçüm doğruluğu||± 0,002||mm|
|Sistemin ölçüm doğruluğu||± 0,01||mm|
|Ölçüm sistemi||doğrusal yer değiştirme dönüştürücü (dijital)|
|Boyut|
|Yükseklik, kapalı kapı||878||mm|
|Yükseklik, açık kapı||1430||mm|
|Genişlik||1280||mm|
|Derinlik||700||mm|
|Ağırlık, 2 ölçüm istasyonlu, ağırlıksız, ısı transfer sıvısı olmadan, yakl.||196||kg|
|Bilgisayarda gerekli dönüştürücü||Ethernet|
|Soğutma||yazılım aracılığıyla otomatik veya manuel olarak kontrol edilir|
|Ortam sıcaklığı||+10 ... +35||°C|
|Depolama ve taşıma sırasında ısı||-25 ... +55||°C|
|bağıl nem (yoğuşmasız)||20 ... 90||%|
|ortalama ses basınç seviyesi vmaks da, cihazın ön tarafına 1 m mesafeden ölçülür||< 55||dB(A)|
|depolama ve çalıştırma için deniz seviyesine göre izin verilen yükseklik||≤ 2000||m|
|Yöntemde||İç alan|
|Ağ bağlantı değerleri|
|Ağ bağlantısı||120||V, 1Ph/N/PE|
|izin verilen gerilim dalgalanması||± 10||%|
|Akım tüketimi, maks.||30||A|
|Güç tüketimi (tüm yük), yakl.||3,8||kVA|
|Bağlantı frekansı||50/60||Hz|
|Normlar|
|IEC 61010-1'e göre aşırı germe kategorisi||II|
|IEC 61010-1'e göre kirlenme derecesi||2|
- Su kaynağı gerekli
- Cihazlar standart olarak ısı transfer sıvısı olmadan teslim edilir. Aksesuarlardan uygun miktarı sipariş edin.
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Mühendislerimiz ile iletişime geçin.
Yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!