Basınçlı hava, endüstriyel otomatik üretim alanında yüksek maliyetli, ancak elzem bir araçtır. Bu nedenle basınçlı hava tesisinin kalitesine dikkat etmek, kullanıcı için daha da büyük bir önem taşır.
ISO 8573, basınçlı havadaki en önemli kirleri tanımlayan ve uluslararası olarak kabul gören bir standarttır. Bu standardın uygulanması, basınçlı havadaki partikül, su, gaz, mikrobiyolojik formlar ve yağ gibi en önemli kirlerin hatasız bir şekilde kontrol edilmesini destekler.
Bu yöntemlerden bazıları için numunelerin laboratuvarda analiz edilmesi gerekmektedir. Bu, gecikmeleri de daima beraberinde getirir ve müşteriye sadece ölçülen zaman aralığı için ortalama bir anlık kayıt sağlar ve her zaman mümkün değildir.
O zaman bu kirleri günlük, gerçek işletim koşulları altında nasıl ölçebiliriz?
CS Instruments bu bağlamda, sabit ve mobil denetim için bireysel çözümler sunar. Alarm- lar aracılığıyla, basınçlı hava hazırlık sürecinin (kurutucu ve filtre) bakım gerektirdiği bil- dirilebilir; böylece yağ, su ve partiküller basınçlı hava şebekesine giremez. Böylece hem son ürünlerin kirlenme riski azaltılır hem de pnömatik bileşenlerin proses güvenliği artırı- larak kullanım ömrünün uzaması sağlanır.
Bu makalede yağ aerosollerini, nemi ve partikülleri (mikrobiyolojik kirler dahil) sürekli olarak tespit etmeye yönelik Inline yöntemlere odaklandık.
ISO 8573-2 uyarınca yağ aerosol oranını ölçmek için çeşitli test yöntemlerine izin verilir.
Aşağıdaki tablo, ISO 8573-2 standart belgesinden alınmıştır. Aşağıdaki ölçüm yöntemleri, süreli rastgele numuneye göredir; bu nedenle, sonuçlar sadece doğrulama için kullanılabilir.
Kullanıcıya sürekli gösterim ve eşik kirlenme bilgisi sunan çevrimiçi ölçümler için PID sensör teknolojileri gibi modern ölçüm sistemleri kullanılır. Bu sensörler, fotoiyonizasyon dedektörü yöntemini (PID) kullanarak sürekli ve hatasız yağ buharı ölçümü yapılmasını sağlar.
Sensörler, küresel vana veya hızlı kavrama ile kolayca basınçlı hava sistemine bağlanabilir ve havayı sürekli analiz edebilir. Havadaki tüm hidrokarbonları yakan bir katalizatör yardımıyla uzun süreli stabilite sağlanabilir; böylece temiz hava, işletim sırasında sıfır noktası kalibrasyonu için ideal hale gelir.
Ölçüm değerleri süreklidir, kaydedilebilirdir ve sınır değerler aşıldığında alarm tetikleyebilir. Bu durum, geçici ölçüm yöntemlerine kıyasla önemli avantajlar sunar.
Oil-Check 400, 0,001 mg/m3 ila 2,5 mg/m3 arasında buhar halindeki artık yağ içeriğinin kalıcı ve doğru olarak ölçülebilmesini sağlar. Basınçlı hava kalite sınıfı 1 (ISO 8573), 0,001 mg/m3 minimum ölçüm değeri ile denetlenebilir. Yani ölçüm aralığının tamamı, Oil-Check 400 ile denetlenebilir.
ISO 8573-3, hava nemi ölçümü için test yöntemlerini ele alır. Aşağıdaki tablo, ISO 8573-3 standart belgesinden alınmıştır:
Tablo 1 – Hava nemi ölçümü için test yöntemleri
[Translate to türkisch:]
a Ölçüm doğruluğu şimdiye dek Santigrat Derece olarak mevcut değildir. b Hacim oranı. c ISO 7183'te basınç çiy noktası.
Spektroskopi ve yoğunlaşma yöntemleri çok doğru sonuçlar vermesine rağmen sürekli ölçüm çözümleri olarak kullanıldıklarında çok yüksek maliyetlidir. Kimyasal ölçerler ve nem ölçerler, sürekli ölçümler için kullanılamayan rastgele numunelerdir.
Bu nedenle hava nemini ve çiy noktası sıcaklıklarını ölçmek için en sık kullanılan yöntem, elektrikli yöntemdir. Bu kategoride en sık kullanılan sensörler, farklı hava nemlerinde kapasite değişimini ölçen sensörlerdir. Bunun nedeni, bu sensörlerin çok yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik ile en büyük ölçüm aralığını sunmasıdır.
Bu sensörler kolayca bir küresel vana veya hızlı kavrama üzerinden monte edilebilir ve kaydedilebilen ve/veya sınır değerler aşıldığın- da alarmların tetiklenmesi için kullanılabilen sürekli ölçümler sunar.
FA 510, basınçlı çiy noktasını -80 °Ctd'ye kadar ölçer. Burada da sürekli ölçüm, basınçlı hava kurutucusunun arızalanması durumunda derhal bir alarmın tetiklenmesini sağlar. Sensör bu sırada basınçlı havalı kurutucunun sürekli denetlenmesini mümkün kılar.
ISO 8573-4, katı partikül oranı için test yöntemlerini ele alır. Aşağıdaki tablo, ISO 8573-4 standart belgesinden alınmıştır:
Katı partikül oranını ölçmek için en sık kullanılan test yöntemi, partiküllerin bir lazer partikül sayacı aracılığıyla sayılmasıyla gerçek- leştirilir. Sensörler, kolayca bir küresel vana veya hızlı kavrama elemanı üzerinden basınçlı hava sistemine bağlanarak havayı sürekli analiz edebilir. Doğruluk, kullanılan lazer diyodunun ve optiğin boyutu ve cihaz içerisinden akış hızı tarafından etkilenir. Belirli bir anda analiz edilebilen hava hacmi ne kadar büyükse elde edilen veriler o kadar doğru olur.
Bazı lazer partikül sayaçları sadece 0,3 μm (mikrometre) partikül boyutuna kadar ölçüm yapar. Bu ölçüm gıda ürünleri endüstrisi için yeterli değildir, çünkü bu alanda ISO 8573 sınıflarını belirleyebilmek için 0,1 μm değerine kadar olan partikül boyutları kaydedilmelidir.
Yüksek hassasiyetli, optik PC 400 partikül sayacı, 0,1 μm büyüklüğündeki partikülleri ölçer ve bu nedenle basınçlı hava kalitesi sınıfı 1'i (ISO 8573) izlemek için uygundur.
Basınçlı hava kalitesi ölçümünün kalbi, DS 500 ekran kaydedicidir. Burada artık yağ, partiküller ve artık nem için sensörlerin ölçüm verileri ölçülür ve belgelenir. 7" renkli ekranda ölçüm değerleri grafik olarak gösterilir.
Basit bir parmak hareketi ile ölçümün başlamasından bu yana eğriler izlenebilir. Entegre veri kayıt cihazı, ölçülen değerleri güvenli ve emin bir şekilde saklar. Ölçülen her parametre için, sınır değeri serbest bir şekilde girilebilir. Sınır değeri aşıldığında alarm vermek için 4 alarm rölesi bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak, DS 500 12 sensör girişine kadar donatılabilir.
DS 500, daha yüksek seviyeli sistemlere bağlantı için birer Ethernet ve RS 485 arayüzüne sahiptir. Haberleşme Modbus protokolü üze- rinden gerçekleştirilir.
Bilgisayar yazılımı üzerinden ölçüm verilerinin grafik- sel ve tablo olarak değerlendirmesi
Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.
Uzman görüşü
İhtiyaçlarınıza hangi ürünün uyduğundan emin değil misiniz? Uzmanlarımız size yardım etmek için buradalar.