Bağımsız lazer ölçüm cihazları olarak kullanılmalarının yanı sıra Laserpoint elektronik sistemleri (PLUS2, PC-link, PLUS-USB, PC-Plug USB ve PC-PLUG Rs232 serisi) aynı zamanda bir COM nesne kontrolü aracılığıyla da kullanılabilirler. Bu, sistem bütünleştiricilerin veya kendi yazılımını yazmaya istekli herkesin güçlü ölçüm yeteneklerini kendi sistemleriyle bütünleştirmelerine olanak tanır. Bu, sistem bütünleştiricilerin veya kendi yazılımını yazmaya istekli herkesin güçlü ölçüm yeteneklerini kendi sistemleriyle bütünleştirmelerine olanak tanır.
Laserpoint sürücüleri Windows XP, Windows 7 (32-bit ve 64-bit), Windows 8 Desktop (32-bit ve 64-bit), Windows 8.1 ve Windows 10 ile uyumlu ve sertifikalıdır.
Sürücüler PC’ye yüklendiklerinde işletim sistemine bir COM bağlantı noktası ve bir USB aygıtı eklenir.
Laserpoint USB aygıtları USB 1.1, USB 2.0 ve USB 3.0 ile uyumludur. Güç USB bağlantıdan sağlanır.
PcPlug Rs232 ünitesi Rs232 bağlantı özelliği sunar. Güç girişi, harici güç kaynağıyla +12Vdc giriş üzerinden sağlanır.
PC ile elektronik devreler arasındaki iletişim bir FTDI yongası tarafından yönetilir ve ASCII ana bilgisayar komutlarını temel alır.
LaserPoint elektronik devreleri tanılamak ve iletişimi açmak için FTDI DLL komutlarının kullanılması gereklidir. İletişim doğru şekilde açıldığında, sensörde bulunan bilgileri (mevcut dalga boyları, kafa adı, vb. gibi) ve ölçülen verileri (ölçülen güç veya ölçülen enerji) almak için komutlar gönderilir.