Akustik ve görsel alarm / 40 cm uzunluğunda yarı sert hortum / Farklı hassasiyetler ayarlanabilir /
5 ppm’den daha düşük bir miktarda konsantrasyon tespiti
Hidrojen, enerji taşıyıcı olarak şimdiye kadar kullanılmayan enerji depolama olanağı sunmasının yanı sıra fiziksel özellikleri nedeniyle sızıntıları tespit etmek için de idealdir. İş güvenliği ölçüm cihazı, hidrojen seçici sensörü ile en küçük sızıntıları çok düşük bir sızıntı oranı ile tespit edebilir. Hidrojen içermeyen kap ve borular, hidrojen içeren test gazı ile doldurularak kontrol edilebilir. Diğer teknik amaçlar için kullanılan ve %5 hidrojen, %95 azot içeren şekillendirme gazı, sızıntı testleri için epey uygundur.
Cihaz her açıldığında ortamdaki mevcut hidrojen konsantrasyonunu kaydeder ve sadece bu konsantrasyon ile ilgili değişikleri değerlendirir. Sıfırlama tuşu (Reset) da sızıntı tespiti sırasında aynı işlemi gerçekleştirir. Tüm LED’lerin yanmasına rağmen sızıntının tam olarak belirlenemediği durumlarda mevcut hidrojen konsantrasyonu, sıfırlama fonksiyonu kullanılarak temel değer olarak ayarlanabilir ve sızıntının konumu daha iyi tespit edilebilir. Daha sonra, cihaz, sıfırlama aracılığıyla düşük çıkış değerlerine sıfırlanabilir.
Konsantrasyon seviyesi fark etmeksizin bir tuşa basılarak cihazda bulunan üç farklı hassasiyet seviyesinden biri ayarlanabilir. “H” yüksek hassasiyeti, “M” orta hassasiyeti ve “L” düşük hassasiyeti ifade eder ve her bir seviye farklı bir LED ışığıyla gösterilir. Normal ortam havasında bulunan hidrojen içeriği 0.5 ppm’dir. Cihaz ise 5 ppm’den daha düşük konsantrasyonları yani % 0.0005’i tanır.
Sensör, test edilen bileşene yönlendirilmesi için 40 cm uzunluğunda yarı sert bir hortumun kafasına yerleştirilir. Sensörün sızıntıyı tespit edebilmesi için incelenen alana mümkün olduğunca yakınlaştırılması ve yavaş hareket ettirilmesi gerekir. Cihaz, bir sızıntı tespit ettiğinde bir alarm çalar ve LED ışığı yanar. Temel değere kıyasla kaydedilen hidrojen konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa o kadar fazla LED ışığı yanar.
Cihazın dört standart pili ile normal kullanımda yaklaşık on iki saatlik bir pil ömrü bulunur. Pil ömrünü korumak için otomatik kapanma aktif ise cihaz on dakika sonra kapanır. Kontrol lambası pilin düşük olduğunu gösterir. Dahili sensörün kısıtlı bir servis ömrü vardır ve normal kullanım şartları altında bir yıldan fazla bir süre kullanılabilir. Doğru fonksiyon, test gazı ile düzenli olarak test edilebilir. Sensörün güvenilirliğini kaybetmesi durumunda yeni bir sensör ile kolaylıkla değiştirilebilir.
Cihaz, potansiyel patlayıcı alanlarda kullanıma uygun değildir. Bu nedenle, yüksek nitrojen konsantrasyonu ya da diğer yanıcı gazların bulunduğu yeterli havalandırılmamış alanlarda kullanılmamalıdır. Belirli bir konsantrasyonun üstündeki hidrojen, çok az bir ateşleme enerjisi gerektirdiğinden en tehlikeli yanıcı gazlardan biridir. Hidrojen için alt patlama sınırı %4’tür.
|Yüksek Hassasiyet||>2 g / yıl|
|Orta Hassasiyet||>15 g / yıl|
|Düşük Hassasiyet||>30 g / yıl|
|Hassasiyet 5%’i ifade eder.|
|Hidrojen (H2) ve 95% Azot (N2)|
|Alarm||Akustik ve görsel|
|Isınma Süresi||45 saniye|
|Pil Ömrü||Yaklaşık 12 saat|
|Güç Kaynağı||4 x 1.5 V AA pil|
|Otomatik Kapanma||10 dakika|
|Maksimum Yükseklik||2000 m|
|Çevre Koşulları||0 ... 40°C, <80 % n.o, yoğuşmasız|
|Depolama Koşulları||-10 ... 60°C, <70 % n.o, yoğuşmasız|
|Hortum Uzunluğu||40 cm|
|Boyut||213 x 65.5 x 53.5 mm|
|Ağırlık||400 g|