1. Cihazın kablolarını açın, yeşil kablo E girişine, sarı P girişine, kırmızıda C girişine sokettleri takın.
2. Kabloları uzandığı yere kadar açın ve cihazın topraklama kazıklarını çakın ve kabloları tutturun. Yeşil olan kabloyu (E girişine takılan kablo) topraklama ölçeceğimiz baraya tutturun.
3.Cihazı açın ve TEST butonuna basın çıkan sonuç topraklama direncinizdir.
4.Eğer topraklama direnciniz çok büyükse ve topraklama megerinin ekranında "......" görüyorsanız bağlantılanızı konrol edin (temas etmeyebilir) veya ölçüm istikametinizi değiştirin.(Yine Olmuyorsa kablolarında sıkıntı olabilir, E ucuna bağlanan kabloyu digeriyle değiştirip test edebilirsiniz.)
Not: Direnç değerini kontrol etmek için değişik istikametlerde ölçebilirsiniz. Direnç değeri yaklaşık bir değer çıkacaktır. Yaklaşık bir değer çıkmazsa büyük olan değer geçerlidir. Nedeni eğer ölçüm noktası topraklama yapılan yere çok yakınsa toprak direnci daha küçük çıkacaktır.