İlk bakışta faydalar
- Mikroişlemci kontrollü test cihazı
- Kullanıcı tarafından tam ayarlanılabilen test voltajı
- Patentli otomatik düzenleme fonksiyonu
- Zorlayıcı test durumları için güç rezervi
- Yüksek voltaj üretimini kendi kendine kalibre edebilme
- Ayrıca, kirli, nemli veya çok az iletken yüzeyleri test etmek icin
- Üç topraklama olanakları - tamamen kaplı nesneler dahil test edilir (Phantom topraklama)
ISOTEST 4S
Test voltaj 10 – 25kV, 5kV adımlar
Yüksek gerilim teknoloji sayesinde, en zor testler içinde dahil, enerji rezervesi mümkün. Patentli otomatik düzenleme kusursuz bir test voltajı garanti eder. Güçlü ve dayanıklı teknoloji sayesinde ISOTEST 4S günlük testler içinde uygundur. Cihazın kolayca kullanımı, uzun yıllık pratik tecrübeyi belgelemiş durumdadır.
Paket içeriği
- ISOTEST 4S test ekipmanı, güvenlik butonuna sahipyüksek voltaj kontrol çubuğu ile sunulmaktadır.
- Kurşun – Asit 6 V şarj edilebilen batarya – kutusunda rahatlıkla değistirilebilir.
- Şarj aleti 230V, 50 Hz.
- 10m topraklama kablosu, sağlam bağlama maşası ve topraklama denetimle tıkaç bağlantısı ile.
- Darbelere dayanıklı plastik gövdesi, sağlam cihaz cantasının içerisinde (kayışı dahil).
- Kapsamlı kullanım talimatı artı hızlı başlangıç rehberi.
- Emniyet düğmesi için yedek pil / şarj için sigortalar.
- Çalışma ve kalibrasyon sertifikası.
Uygulama
ISOTEST 4S pasif korozyon koruma alanında vazgeçilmezdir. Farklı kaplama ve korozyon koruma malzemelerin tahribatsız yüksek gerilim testi, kendini uzun süredir defalarca kanıtlamıştır.
Bu test bir çok teknik özelliklerine ve norm standartlarına göre belirlenmiştir. Üretim kesintileri ve sonraki onarım maliyetlerin duraksamalarını azaltarak ve kaçınarak kalite kontrol çerçevesinde, başarılı bir katkısı olmuştur.
Son derece kısa yüksek voltaj etkisi sayesinde en küçük mikrometre veya daha çok milimetre büyüklüğünde tabakalar üzerinde gözenek, çatlak ve diğer hasarlar kolayca belirlenebilir.
Darbelerin kısa olması ve malzemeye uyumlu olması, enerji rezervelerin test edilebilmesini mümkün eder ve hatta kirli veya nemli yüzeyler ile seçilen test voltaj saglamlılığı garanti eder.
Dışardan veya içten kaplanmış borular, kauçuk kaplama konteynırlar, plastik kaynaklı birleşmeler, tamamen kaplanmış tertibatlar veya makine parçaları...her nerede iletken olmayan tabakalar iletkenlerin üzerinde (örnek: maden, nemli beton) uygulanır veya iletken malzemelerle desteklenir ise (örnek: boruların ve konteynırların plastik birleşim dikimleri) orada kusur arama güvenlidir.
ISOTEST 4S (10 - 25 kV) Ürün numarası : 0141000010
İsteğe bağlı acil durdurma güvenlik modu ile birlikte ürün numarası: 0141000001
Teknik bilgiler
Aksesuarlar
Çok geniş uygulama alanları için bir çok aksesuar çeşitliği mevcuttur. Değişik nesne formları ve kaplamalar için test elektrotlar, farklı temel olasıklıkları kullanan bileşenler tarafından tamamlanır.