The ANOVA test statistical analysis shows that the group with the best marginal fit without cementing was LAVA with an average of 19.7 µm and a standard deviation of 5.4. LAVA also performed the best when using cement, showing an average of 15.0 µm and a standard deviation of 4.1. The group with least marginal fit was Zirkon zahn, without cementing. It showed an average of 28.1 µm and a standard deviation of 3.3, followed by Zirkon zahn using cement with 22.8 µm and a standard deviation of 5.6, all with a P of 0.8.
El análisis estadístico prueba de ANOVA indica que el grupo con mejor adaptación marginal fue Lava™ sin cementar con un promedio de 19.7 µm, desviación estándar de 5.4 y el grupo Lava™ cementado con un promedio de 15.0 µm y desviación estándar de 4.1; el grupo con menor adaptación marginal fue Zirkon zahn sin cementar, con un promedio de 28.1 µm y una desviación estándar de 3.3 seguido de Zirkon zahn cementado con 22.8 µm y una desviación estándar de 5.6; con una P = 0.8.