Menyetel Alat Mengukur Tegangan Listrik Membaca Voltmeter Analog
Sebagian besar alat pengukur tegangan listrik sebenarnya adalah multimeter yang bisa mengukur beberapa aspek dari rangkaian listrik. Jika alat Anda memiliki kenop dengan beberapa pengaturan, setel kenop tersebut seperti di bawah ini:   Untuk mengukur tegangan listrik pada sirkuit listrik AC, setel kenop ke V~, ACV, atau VAC. Sebagian besar rangkaian listrik perumahan adalah listrik arus bolak-baik (AC). Untuk mengukur tegangan listrik pada sirkuit listrik DC, pilih V–, V---, DCV, atau VDC. Baterai dan eletronik portabel biasanya adalah listrik arus searah (DC). Sebagian besar voltmeter memiliki beberapa pilihan untuk tegangan listrik, sehingga Anda dapat mengubah kepekaan voltmeter untuk mendapatkan pengukuran yang tepat dan menghindari rusaknya alat. Jika voltmeter digital Anda tidak memiliki rangkaian pilihan maka dengan fitur "autoranging", voltmeter digital tersebut dapat mendeteksi besar jarak tegangan listrik dengan benar secara otomatis. Ikuti pedoman di bawah ini:  Pilih rentang listrik yang lebih tinggi dari tegangan listrik maksimum yang Anda ukur. Jika Anda tidak tahu tegangan listrik maksimumnya, pilih rentang listrik tertinggi untuk mencegah rusaknya alat. Pada baterai biasanya tertulis besar tegangan listriknya, yaitu sekitar 9V atau lebih kecil. Baterai mobil memiliki sekitar 12.6V ketika terisi penuh dan dengan mesin yang tidak dijalankan.  Sebagian besar negara di dunia memiliki stop kontak bertegangan listrik 240V dan 120V di Amerika dan beberapa negara.   mV berasal dari kata milivolt (1/1000 V), kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan pengaturan terendah Voltmeter Anda akan dilengkapi dengan satu kabel penyidik berwarna hitam dan merah. Setiap kabel penyidik memiliki logam pada ujungnya dan logam jack di ujung lainnya yang akan dimasukkan ke dalam lubang jack pada voltmeter Anda. Masukkan kabel tersebut ke dalam lubang jack dengan mengikuti pedoman di bawah:  Jack berwarna hitam harus selalu dimasukkan ke dalam lubang yang berlabel "COM." Ketika mengukur tegangan listrik, masukkan jack berwarna merah ke dalam lubang berlabel V (di antara simbol lainnya). Jika tidak terdapat simbol V, pilih lubang dengan angka terkecil atau yang bersimbol mA. Jangan memegang logam ujung kabel penyidik ketika sedang menghubungkannya dengan rangkaian listrik. Jika karet isolator pada ujung kabel terlihat rusak atau sobek, pakai sarung tangan isolator atau belilah kabel penyidik yang baru. Kedua logam ujung kabel penyidik tidak boleh bersentuhan satu sama lain ketika sedang terhubung dengan rangkaian listrik atau akan menyebabkan percikan listrik yang besar. Ukur tegangan rangkaian listrik dengan menyentuhkan kedua kabel penyidik pada sirkuit secara paralel. Dengan kata lain, Anda menyentuhkan ujung kedua kabel penyidik di dua titik pada rangkaian listrik tertutup yang memiliki arus listrik.  Pada baterai, sentuhkan kabel penyidik berwarna hitam ke terminal negatifnya (anoda). Pada stop kontak, sentuhkan kabel penyidik berwarna hitam ke dalam lubang netral atau lubang yang berada di bagian kanan.  Jika memungkinkan, lepaskan kabel penyidik berwarna hitam sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Sebagian besar kabel penyidik berwarna hitam memiliki tonjolan plastik kecil yang dapat menempel pada stop kontak. Dengan ini, rangkaian listrik paralel akan terbuat dan menyebabkan voltmeter dapat menunjukkan besar tegangan listrik.  Pada baterai, sentuhkan kabel penyidik berwarna hitam ke terminal positifnya (katoda). Pada stop kontak, sentuhkan kabel penyidik berwarna merah ke dalam lubang "fasa" atau lubang yang berada di bagian kanan. Segera naikkan rentang pengukuran ke pengaturan yang lebih tinggi jika Anda mendapatkan hasil seperti di bawah ini sebelum alat Anda rusak:  Alat digital Anda menunjukkan "OL", "overload", atau "1". Sebagai catatan, "1V" adalah hasil pengukuran yang betul, sehingga Anda tidak perlu khawatir bahwa voltmeter Anda rusak. Jarum analog Anda menunjukkan sisi yang berlawanan dengan skala Anda. Anda mungkin harus menyetel voltmeter Anda jika voltmeter digital tersebut menunjukkan angka 0V, tidak menunjukkan apa-apa, atau jarum voltmeter analog tidak bergerak sama sekali. Jika tidak ada hasil yang dapat dibaca, cobalah melakukan hal-hal di bawah ini:  Pastikan kedua kabel penyidik terhubung dengan rangkaian listrik. Jika Anda mengukur sirkuit listrik DC dan tidak mendapatkan hasil, carilah kenop kecil atau tombol pada alat Anda yang berlabel DC+ dan DC- dan pindahkan ke posisi yang lain. Jika alat Anda tidak memiliki pilihan ini, tukar posisi kabel penyidik berwarna merah dan hitam. Kurangi rentang tegangan listrik satu pilihan di bawah. Ulangi langkah ini hingga Anda dapat membaca hasil pengukuran. Voltmeter digital akan secara jelas menunjukkan besar tegangan listrik pada layar eletroniknya. Membaca voltmeter analog sedikit rumit, namun akan menjadi lebih mudah jika Anda sudah mengerti caranya. Baca bagian selanjutnya untuk cara membaca voltmeter analog. Pilih satu yang cocok dengan pengaturan yang telah Anda pilih pada kenop voltmeter Anda. Jika tidak terdapat pilihan yang cocok, bacalah dari skala yang mudah untuk dikalikan. Sebagai contoh, jika voltmeter Anda disetel ke DC 10V, cari skala DC dengan skala maksimum 10. Jika tidak tersedia, cari skala DC dengan skala maksimum 50. Skala ini adalah skala linear seperti penggaris. Jarum yang menunjuk ke bagian tengah antara 30 dan 40 dibaca sebagai 35V. Lewati langkah ini jika Anda membaca dari skala yang persis sama dengan pengaturan voltmeter Anda. Jika tidak, perbaiki hasil jawaban Anda dengan membagi nilai maksimum pada skala yang Anda gunakan dengan angka pada pilihan kenop Anda. Bagi angka yang ditunjuk oleh jarum dengan hasil pembagian sebelumnya untuk mendapatkan besar tegangan listrik yang sebenarnya. Sebagai contoh, jika voltmeter Anda disetel pada 10V, tetapi Anda membacanya dalam skala 50V, hitunglah dengan 50 ÷ 10 = 5. Jika jarum menunjukkan angka 35V, jawaban Anda adalah 35 ÷ 5 = 7V.
Setel alat Anda untuk mengukur tegangan listrik. Pilih rentang listrik yang lebih besar dari tegangan listrik yang Anda ukur. Masukkan kabel penyidik. Pegang kedua ujung kabel secara hati-hati. Sentuhkan kabel penyidik berwarna hitam ke salah satu bagian rangkaian listrik. Sentuhkan kabel penyidik berwarna merah ke titik yang berbeda pada rangkaian listrik. Naikkan rentang pengukuran jika mendapat hasil pengukuran yang kelebihan. Atur voltmeter Anda jika dibutuhkan. Baca voltmeter. Cari skala tegangan listrik pada papan skala. Taksir posisi jarum berdasarkan angka yang paling dekat. Bagikan hasil yang Anda dapat jika Anda menggunakan skala yang berbeda.
https://www.wikihow.com/Use-a-Voltmeter https://www.wikihow.com/Use-a-Voltmeter https://www.wikihow.com/Use-a-Voltmeter
Setting the Device Measuring Voltage Reading an Analog Voltmeter