Mengukur Hambatan dengan Multimeter Analog Mengukur Hambatan dengan Multimeter Digital Memastikan Pengujian yang Baik
Untuk pengukuran yang paling akurat, ujilah hambatan suatu komponen secara terpisah. Lepaslah komponen dari rangkaian atau ujilah komponen sebelum Anda memasangnya. Menguji komponen dalam rangkaian dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat karena adanya komponen-komponen lain. Jika Anda menguji sebuah rangkaian atau bahkan jika Anda hanya melepaskan komponen, pastikan bahwa semua daya yang mengalir ke rangkaian telah dimatikan sebelum melanjutkan. Di kebanyakan multimeter, salah satu kabel penyidiknya berwarna hitam dan kabel penyidik yang satunya berwarna merah. Multimeter seringkali memiliki banyak lubang, bergantung pada penggunaannya untuk menguji hambatan, tegangan, atau arus. Biasanya, lubang kanan yang digunakan untuk menguji hambatan memiliki label "COM" (dari kata common) dan lubang yang berlabel huruf Yunani omega, Ω , yang merupakan simbol untuk "ohm". Masukkan kabel penyidik hitam ke lubang yang berlabel "COM" dan kabel penyidik merah ke lubang yang berlabel "ohm". Hambatan suatu komponen berkisar antara ohm (1 ohm) hingga megaohm (1.000.000 ohm). Untuk mendapatkan pembacaan hambatan yang akurat, Anda harus mengatur multimeter dengan jangkauan yang tepat untuk komponen Anda. Jika Anda memiliki perkiraan umum mengenai jangkauan hambatannya, aturlah jangkauan sesuai perkiraan Anda. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menentukan jangkauannya melalui uji coba.  Jika Anda tidak mengetahui jangkauannya, mulailah dengan pengaturan jangkauan tengah, biasanya sebesar 20 kiloohm (kΩ). Sentuhkan salah satu kabel penyidik ke salah satu ujung komponen Anda dan kabel penyidik yang lain ke ujung komponen yang lain. Jarum multimeter akan bergerak di layar dan berhenti pada titik tertentu yang menunjukkan hambatan komponen Anda. Jika jarum bergerak ke nilai jangkauan yang tinggi (sisi kiri), Anda harus menaikkan pengaturan jangkauannya, menolkan multimeter, dan mencoba kembali. Jika jarum bergerak ke nilai jangkauan yang rendah (sisi kanan), Anda harus menurunkan pengaturan jangkauannya, menolkan multimeter, dan mencoba kembali. Multimeter analog harus dinolkan setiap kali pengaturan diubah dan sebelum menguji komponen. Sentuhkan kabel penyidik satu sama lain untuk menciptakan hubungan pendek. Pastikan jarum menunjuk angka nol dengan menggunakan Pengatur Ohm atau Pengatur Nol setelah kabel-kabel penyidik saling bersentuhan. Sama seperti saat Anda mengatur jangkauan, sentuhkan salah satu kabel penyidik ke salah satu ujung komponen dan kabel penyidik yang lain ke ujung komponen yang lain. Jangkauan hambatan dalam multimeter dibaca dari kanan ke kiri. Bagian kanan adalah nol dan bagian kiri mencapai sekitar 2k (2.000). Ada beberapa skala dalam multimeter analog. Jadi, pastikan untuk melihat skala yang berlabel Ω dari kanan ke kiri. Saat skalanya naik, nilai-nilai yang lebih tinggi semakin mengelompok dan berdekatan. Mengatur jangkauan yang tepat sangat penting untuk mendapatkan pembacaan yang akurat untuk komponen Anda. Setelah Anda menyentuhkan kabel-kabel penyidik ke komponen, jarum akan berhenti di suatu tempat di antara skala tertinggi dan terendah. Periksalah untuk memastikan bahwa Anda melihat skala ohm dan catatlah nilai yang ditunjukkan oleh jarum. Ini adalah hambatan dari komponen Anda. Misalnya, jika Anda mengatur jangkauannya hingga 10 Ω dan jarum berhenti pada angka 9, hambatan komponen Anda adalah 9 ohm. Setelah Anda selesai menggunakan multimeter, Anda ingin memastikan bahwa multimeter disimpan dengan benar. Mengatur tegangan ke jangkauan yang tinggi sebelum mematikan multimeter memastikan agar multimeter tidak akan rusak jika suatu waktu digunakan oleh seseorang yang lupa untuk mengatur jangkauannya terlebih dahulu. Matikan multimeter dan lepaskan kabel penyidik untuk disimpan. Untuk pengukuran yang paling akurat, ujilah hambatan suatu komponen secara terpisah. Lepaslah komponen dari rangkaian atau ujilah komponen sebelum Anda memasangnya. Menguji komponen dalam rangkaian dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat karena adanya komponen-komponen lain. Jika Anda menguji sebuah rangkaian atau bahkan jika Anda hanya melepaskan komponen, pastikan bahwa semua daya yang mengalir ke rangkaian telah dimatikan sebelum melanjutkan. Di kebanyakan multimeter, salah satu kabel penyidiknya berwarna hitam dan kabel penyidik yang satunya berwarna merah. Multimeter seringkali memiliki banyak lubang, bergantung pada penggunaannya untuk menguji hambatan, tegangan, atau arus. Biasanya, lubang kanan yang digunakan untuk menguji hambatan memiliki label "COM" (dari kata common) dan lubang yang berlabel huruf Yunani omega, Ω , yang merupakan simbol untuk "ohm". Masukkan kabel penyidik hitam ke lubang yang berlabel "COM" dan kabel penyidik merah ke lubang yang berlabel "ohm". Hambatan suatu komponen berkisar antara ohm (1 ohm) hingga megaohm (1.000.000 ohm). Untuk mendapatkan pembacaan hambatan yang akurat, Anda harus mengatur multimeter dengan jangkauan yang tepat untuk komponen Anda. Beberapa multimeter digital akan secara otomatis mengatur jangkauannya, tetapi multimeter lainnya harus diatur secara manual. Jika Anda memiliki perkiraan umum mengenai jangkauan hambatannya, aturlah jangkauan sesuai perkiraan Anda. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat menentukan jangkauannya melalui uji coba.  Jika Anda tidak mengetahui jangkauannya, mulailah dengan pengaturan jangkauan tengah, biasanya sebesar 20 kiloohm (kΩ). Sentuhkan salah satu kabel penyidik ke salah satu ujung komponen Anda dan kabel penyidik yang lain ke ujung komponen yang lain. Angka yang ada di layar akan menampilkan 0,00 OL, atau nilai hambatan sesungguhnya.  Jika nilainya nol, jangkauannya terlalu tinggi dan harus diturunkan. Jika muncul tulisan OL (overloaded) di layar, jangkauannya terlalu rendah dan harus dinaikkan ke jangkauan tertinggi selanjutnya. Ujilah kembali komponen dengan pengaturan jangkauan yang baru. Jika muncul angka tertentu di layar seperti 58, itulah nilai hambatannya. Ingatlah untuk memperhitungkan jangkauan yang digunakan. Di multimeter digital, bagian pojok kanan atas adalah pengaturan jangkauan Anda. Jika muncul kΩ di bagian pojok, hambatan sesungguhnya adalah 58 kΩ. Setelah Anda mendapatkan jangkauan yang tepat, cobalah menurunkan jangkauannya sekali lagi untuk melihat jika Anda bisa mendapatkan pembacaan yang lebih akurat. Gunakan pengaturan jangkauan terendah untuk pembacaan hambatan yang paling akurat. Sama seperti saat Anda mengatur jangkauan, sentuhkan salah satu kabel penyidik ke salah satu ujung komponen dan kabel penyidik yang lain ke ujung komponen yang lain. Tunggulah hingga angkanya berhenti naik atau turun dan catatlah angka itu. Ini adalah hambatan dari komponen Anda. Misalnya, jika pembacaan Anda adalah 0,6 dan di bagian pojok kanan atas muncul MΩ, hambatan komponen Anda adalah 0,6 megaohm. Saat Anda sudah selesai mengukur semua komponen Anda, matikan multimeter dan lepaskan kabel penyidik untuk disimpan. Mengukur hambatan dalam komponen pada rangkaian akan menyebabkan pembacaan yang tidak akurat karena multimeter juga mengukur hambatan dari komponen yang diuji sekaligus komponen lainnya dalam rangkaian. Akan tetapi, terkadang, perlu dilakukan pengujian hambatan pada komponen dalam rangkaian. Aliran arus melalui rangkaian akan menyebabkan pembacaan yang tidak akurat karena arus yang meningkat akan menyebabkan hambatan yang lebih besar. Selain itu, tegangan tambahan juga dapat merusak multimeter. (Karena itu, pengujian hambatan pada baterai tidak disarankan.) Kapasitor apa pun dalam rangkaian yang diuji hambatannya harus diisi ulang sebelum diuji. Kapasitor yang habis mungkin akan menyerap muatan dari arus multimeter sehingga menyebabkan fluktuasi sesaat pada pembacaan. Diode mengalirkan listrik hanya ke 1 arah; dengan demikian, membalik posisi kabel penyidik multimeter dalam rangkaian yang memiliki dioda akan menyebabkan pembacaan yang berbeda. Beberapa resistor atau komponen harus dipegang untuk menjaga kontak dengan kabel penyidik multimeter. Memegang resistor atau kabel penyidik dengan jari Anda akan menyebabkan pembacaan yang tidak akurat karena tubuh Anda menyerap arus dari rangkaian. Ini bukanlah masalah yang besar saat menggunakan multimeter bertegangan rendah, tetapi ini dapat menjadi masalah saat menguji hambatan dengan multimeter bertegangan tinggi. Salah satu cara untuk menjauhkan tangan Anda dari komponen adalah dengan memasukkannya ke dalam papan penguji atau breadboard saat menguji hambatan. Anda juga dapat memasangkan penjepit buaya ke kabel penyidik multimeter untuk menjaga terminal resistor agar tetap diam saat pengujian.
Pilihlah benda yang hambatannya ingin Anda ukur. Masukkan kabel penyidik ke lubang kabel penyidik yang benar. Nyalakan multimeter dan pilihlah jangkauan pengujian yang paling baik. Sentuhkan kabel penyidik multimeter ke ujung-ujung komponen yang Anda uji. Bacalah hambatannya. Aturlah tegangan ke jangkauan yang tinggi. Pilihlah benda yang hambatannya ingin Anda ukur. Masukkan kabel penyidik ke lubang kabel penyidik yang benar. Nyalakan multimeter dan pilihlah jangkauan pengujian yang paling baik. Sentuhkan kabel penyidik multimeter ke ujung-ujung komponen yang Anda uji. Matikan multimeter. Ujilah hambatan pada komponen, bukan pada rangkaian. Ujilah hanya komponen yang diberi daya. Periksa diode dalam rangkaian. Perhatikan jari-jari Anda.
https://www.wikihow.com/Measure-Resistance https://www.wikihow.com/Measure-Resistance https://www.wikihow.com/Measure-Resistance
Measuring Resistance with an Analog Multimeter Measuring Resistance with a Digital Multimeter Ensuring a Good Test