Mengalibrasi pH Meter Persiapan Kalibrasi Menggunakan pH Meter
Tekan tombol ukur atau kalibrasi untuk mulai membaca pH setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan penyangga. Biarkan pembacaan pH stabil dengan mendiamkannya selama kira-kira 1-2 menit. Setelah mendapatkan pembacaan yang stabil, atur pH meter pada nilai pH larutan penyangga dengan menekan tombol ukur untuk kedua kalinya. Mengatur pH meter setelah pembacaan stabil akan menghasilkan pembacaan yang lebih akurat dan sesuai. Meskipun tidak perlu dilakukan, jika Anda mengaduk larutan penyangga sebelum mengukur, pastikan Anda mengaduk seluruh larutan penyangga dan sampel dengan cara yang sama. Bersihkan dan keringkan dengan tisu bebas serat sebelum digunakan pada larutan penyangga yang lain. Tekan tombol ukur untuk memulai pembacaan pH setelah elektroda dimasukkan ke dalam larutan penyangga. Jika Anda tidak menggunakan larutan penyangga dengan nilai pH 4 untuk kalibrasi, gunakan larutan penyangga dengan nilai pH 9,21. Setelah pembacaan stabil, atur pH meter pada nilai pH larutan penyangga dengan menekan tombol ukur. Gunakan air murni untuk membersihkan. Gunakan tisu bebas serat untuk mengeringkan elektroda sebelum digunakan pada larutan penyangga yang lain. Sebelum melakukan kalibrasi dan menggunakan pH meter, Anda perlu menyalakannya terlebih dahulu dan memberi waktu yang cukup agar alat ukur tersebut siap digunakan. Biasanya butuh waktu sekitar 30 menit, tetapi untuk memastikan waktu yang tepat, periksalah buku panduan pengoperasian pH meter. Keluarkan elektroda dari larutan penyimpanannya dan bersihkan dengan air murni dalam gelas kimia kosong. Setelah dibersihkan, keringkan dengan tisu.  Pastikan Anda membersihkan elektroda di gelas kimia yang berbeda dari gelas kimia tempat pengalibrasian.  Hindari menggosok elektroda karena komponen ini memiliki selaput sensitif di sekelilingnya. Jika elektroda sedikit kotor, periksalah buku panduan pengoperasian untuk mencari tahu cara pembersihan yang dianjurkan. Pada umumnya Anda akan membutuhkan lebih dari satu larutan penyangga untuk mengalibrasi pH meter. Yang pertama adalah larutan penyangga “netral” dengan pH 7, dan yang kedua pH-nya mendekati pH sampel, baik pH 4 atau 9,21. Larutan penyangga dengan pH lebih tinggi (9,21) sebaiknya dikalibrasi untuk mengukur basa, sedangkan penyangga dengan pH rendah (4) sebaiknya digunakan untuk mengukur sampel asam. Setelah memilih larutan penyangga, biarkan sampai mencapai suhu yang sama, karena pembacaan pH bergantung pada suhu. Tuangkan larutan penyangga ke dalam gelas kimia tersendiri untuk proses kalibrasi.  Carilah informasi dari produsen pH meter atau lembaga profesional atau pendidikan, tentang cara memperoleh larutan penyangga pH. Larutan penyangga harus dimasukkan ke dalam gelas kimia paling lama dua jam.  Jangan tuangkan larutan penyangga bekas ke dalam wadah asalnya. Setelah elektroda dimasukkan ke dalam sampel, tekan tombol ukur dan biarkan elektroda di dalam sampel selama kira-kira 1-2 menit. Setelah pembacaan stabil, tekan tombol ukur. Inilah kadar pH sampel Anda. Bilas elektroda dengan air murni dan keringkan dengan tisu bebas serat. Anda bisa menyimpan pH meter setelah bersih dan kering. Periksalah dalam buku panduan pengoperasian untuk mencari tahu cara penyimpanan yang tepat untuk pH meter Anda.
Masukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan pH 7 dan mulailah lakukan pembacaan. Atur pH. Bersihkan elektroda dengan air murni. Masukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan nilai pH 4 dan mulailah pembacaan. Atur pH untuk kedua kalinya. Bersihkan elektroda. Nyalakan pH meter. Bersihkan elektroda. Siapkan larutan penyangga (buffer). Masukkan elektroda ke dalam sampel dan mulailah pembacaan. Tentukan kadar pH. Bersihkan elektroda setelah digunakan.
https://www.wikihow.com/Calibrate-and-Use-a-pH-Meter https://www.wikihow.com/Calibrate-and-Use-a-pH-Meter https://www.wikihow.com/Calibrate-and-Use-a-pH-Meter
Calibrating Your pH Meter Preparing for Calibration Using Your pH Meter