डायल सेटिंग्स रीड करना एनालॉग मल्टीमीटर रिजल्ट को रीड करना ट्रबलशूटिंग (Troubleshooting)
सामान्यतया वी (V) का मतलब वोल्टेज होता है, टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें आल्टरनेटिंग करंट (जो घरों के सर्किटों में पायी जाती है) की सूचक हैं, और डैश के चिन्हों वाली सीधी लाइन डायरेक्ट करंट (जो अधिकांश बैटरियों में पायी जाती है) की सूचक है | लाइन अक्षर के आगे या उसके ऊपर दिख सकती है |  एसी सर्किट में टेस्टिंग वोल्टेज के लिए सेटिंग सामान्यत: वी~ (V~), एसीवी (ACV), या वीएसी (VAC) से चिन्हित होती है | किसी डीसी सर्किट पर वोल्टेज टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को वी– (V–), वी--- (V---), डीसीवी (DCV), या वीडीसी (VDC) पर सेट करें | चूँकि धारा एम्पीयर में मापी जाती है, इसलिए संक्षेप में इसे ए (A) लिखा जाता है | डायरेक्ट करंट या आल्टरनेटिंग करंट, आप जिस सर्किट को टेस्ट कर रहे हों वह जिस भी करंट के लिए बना हुआ हो, उसे चुन लें | सामान्यतया एनालॉग मल्टीमीटरों में करंट को टेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है |   ए~ (A~), एसीए (ACA), और एएसी (AAC) आल्टरनेटिंग करंट के लिए होते हैं |  ए– (A–), ए--- (A---), डीसीए (DCA), और एडीसी (ADC) डायरेक्ट करंट के लिए होते हैं | यह ग्रीक अक्षर ओमेगा Ω से चिन्हित किया जाता है | यह चिन्ह ओह्म (ohms) के लिए प्रयोग किया जाता है जो रेजिस्टेंस को मापने की इकाई है | कई पुराने मल्टीमीटरों पर रेजिस्टेंस के लिए आर (R) का लेबल लगा होता है | अगर आपके मल्टीमीटर में ये सेटिंग हो तो जब आप किसी डायरेक्ट करंट को टेस्ट करें तो अपने मल्टीमीटर को डीसी+ पर रखें | अगर आपको कोई रीडिंग प्राप्त ना हो और आपको ये शक हो कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों को गलत सिरों से जोड़ दिया है तो बिना तारों को समायोजित किये इस समस्या को सुलझाने के लिए डीसी- पर स्विच कर जाएँ | अगर आप इस बात को समझ नहीं सकें कि वोल्टेज, करंट, या रेजिस्टेंस के लिए बहुत सारी सेटिंग्स क्यों हैं, तो आप रेंजों के विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रबलशूटिंग सेक्शन पढ़ें | इन बेसिक सेटिंग्स के अलावा ज्यादातर मल्टीमीटरों में कुछ अतिरिक्त सेटिंग्स भी होती हैं | अगर किसी एक ही सेटिंग के आगे इनमें से एक से ज्यादा चिन्ह दिखें तो इसका मतलब है ये सभी चिन्हों से संबंधित काम साथ-साथ करती है, या इस सेटिंग को समझने के लिए आपको मैन्युअल देखना पड़ेगा |   ))) या समानांतर चापों की कोई और सीरीज "कंटिन्यूइटी टेस्ट" को दर्शाती है | इस सेटिंग पर, अगर दोनों प्रोब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं तो मल्टीमीटर बीप की ध्वनि उत्पन्न करेगा |  क्रॉस के चिन्ह के साथ दाहिने तरफ पॉइंट करने वाले एरो के चिन्ह का मतलब है “डायोड टेस्ट” जो ये चेक करने के लिए किया जाता है कि वन-वे इलेक्ट्रिकल सर्किट जुड़े हुए हैं या नहीं |   एचजेड (Hz) का मतलब है हर्ज (Hertz), जो एसी सर्किटों की फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई है |   –|(– चिन्ह कैपासिटांस सेटिंग को सूचित करता है | ज्यादातर मल्टीमीटरों में 3 पोर्ट या होल होते हैं | कभी-कभी पोर्टों पर ऐसे संकेतो वाले लेबल लगे होते हैं जो ऊपर दिए संकेतो से मेल खाते हैं | अगर ये संकेत स्पष्ट नहीं हैं तो इस गाइड का अनुसरण करें:  ब्लैक प्रोब हमेशा सीओएम (COM) लेबल वाले पोर्ट में लगता है जिसका मतलब है कॉमन या जिसे ग्राउंड (ground) भी कहा जाता है | ब्लैक लीड का दूसरा सिरा हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है | जब वोल्टेज या रेजिस्टेंस की माप की जाती है तब रेड प्रोब सबसे छोटे करंट लेबल (ज्यादातर mA मतलब मिलीएम्पीयर (milliamps)) वाले पोर्ट में जाता है |  जब करंट की माप की जाती है, रेड प्रोब उस पोर्ट में लगाया जाता है जिसपर एक्सपेक्टेड करंट के अमाउंट के प्रतिरोध का लेबल लगा होता है | सामान्यतया, जो पोर्ट लो-करंट सर्किटों के लिए होता है उसमे एक फ्यूज होता है जिसे 200mA नियत किया गया होता है, और जो हाई-करंट पोर्ट है वो 10A नियत किया गया होता है | एनालॉग मल्टीमीटरों में ग्लास विंडो के पीछे एक सूई होती है जो रिजल्ट दिखाने के लिए घूमती है | सामान्यतया, सूई के पीछे तीन आर्क छपे हुए होते हैं जिनमे से हर आर्क का प्रयोग भिन्न उद्देश्य के लिए होता है:  ओमेगा (Ω) स्केल रेजिस्टेंस की रीडिंग के लिए होता है | सामान्यतया यह शीर्ष पर सबसे बड़ा स्केल होता है | दूसरे स्केलों के विपरीत 0 राशि लेफ्ट में होने की बजाय एकदम दूर राईट साइड में होती है | "डीसी (DC) स्केल डीसी वोल्टेज को रीड करने के लिए होता है | "एसी (AC)" स्केल एसी वोल्टेज को रीड करने के लिए होता है | "डीबी (dB)" स्केल सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला आप्शन है | इसके ब्रीफ एक्स्प्लानेशन के लिए इस सेक्शन के अंतिम भाग को देखें | वोल्टेज स्केलों पर एकदम ध्यान से देखें, चाहे वो डीसी हो या एसी | स्केल के नीचे नंबरों की कई कतारें होनी चाहिए | डायल पर आपने कौन सी रेंज सेलेक्ट की है, ये चेक करें | उदाहरण के लिए, 10V, और इन कतारों में से किसी एक के आगे अनुकूल लेबल के लिए देखें | यह वह रो है जहाँ से आपको रिजल्ट रीड करना चाहिए | एनालॉग मल्टीमीटरों पर के वोल्टेज स्केल एकदम किसी सामान्य रूलर की तरह ही काम करते हैं | लेकिन रेजिस्टेंस स्केल लौगरिद्मिक होता है मतलब बराबर दूरी वैल्यू में एक अलग बदलाव को प्रदर्शित कर सकती है जो इस बात पर निर्भर है कि आप स्केल पर किस पॉइंट पर हैं | दो नंबरों के बीच की लाइनें अभी भी बराबर खंडों को प्रदर्शित करती हैं | उदाहरण के लिए, अगर "50" और "70" के बीच तीन लाइनें हों तो ये 55, 60, और 65 को प्रदर्शित करती हैं, चाहे उनके बीच के गैप अलग-अलग साइज़ के लगें | जिस रेंज सेटिंग पर आपके मल्टीमीटर का डायल सेट हो वो देखें | इससे आपको एक नंबर मिल जाना चाहिए जिससे आप रीडिंग को मल्टीप्लाई कर सकें | उदाहरण के लिए, अगर मल्टीमीटर आर (R) x 100 पर सेट हो और सूई 50 ओह्म्स को पॉइंट करे तो सर्किट का वास्तविक रेजिस्टेंस 100 x 50 = 5,000 होगा | "डीबी" (डेसिबल) स्केल, सामान्यतया किसी एनालॉग मीटर पर सबसे छोटा होता है, और इसका प्रयोग करने के लिए अलग से ट्रेनिंग की जरूरत होती है | यह लोगरिद्मिक स्केल है जिससे वोल्टेज रेश्यो की माप होती है | यूएस में मानक डीबीवी (dBv) स्केल के अनुसार 0dbv का मतलब है 600 ओह्म्स रेजिस्टेंस के लिए 0.775 वोल्ट, लेकिन इस स्केल के साथ प्रतिस्पर्धा में डीबीयू (dBu), डीबीएम (dBm), और यहाँ तक कि कैपिटल वी के साथ डीबीवी (dBV) स्केल भी हैं | जबतक आपके पास कोई ऑटो-रेंजिंग मल्टीमीटर नहीं हो तबतक हर बेसिक मोड (वोल्टेज, रेजिस्टेंस, और करंट) के लिए कई सेटिंग्स होती हैं जिनमें से आपको सेटिंग्स का चयन करना पड़ता है | आप लीड सर्किट से जोड़ें, लेकिन उससे पहले आपको रेंज सेट करना चाहिए | अपने बेस्ट गेस से शुरुआत करें जो सबसे नजदीकी परिणाम से थोड़ा ऊपर हो सकता है | उदाहरण के लिए, अगर आप 12 वोल्ट की माप होने का अनुमान करते हैं तो मान लीजिये कि अगर 25V और 10V दो सबसे नजदीकी ऑप्शन हों तो मीटर को 25V पर सेट कर दें, लेकिन 10V पर नहीं करें |  अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हों और आपको कोई आईडिया नहीं हो कि कितनी करंट की आशा की जानी चाहिए तो मीटर को डैमेज होने से बचाने के लिए इसे सबसे ऊँची रेंज पर सेट करें |  दूसरे मोड मीटर को डैमेज कर दें, इस बात की संभावना कम है लेकिन फिर भी लोवेस्ट रेजिस्टेंस सेटिंग और 10V सेटिंग को अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनायें | किसी डिजिटल मीटर पर "ओएल (OL)", "ओवर (OVER)", या "ओवरलोड (overload)" का मतलब है कि आपको एक हायर रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत है, जबकि अगर रिजल्ट 0 के बहुत पास हो तो इसका मतलब है लोअर रेंज से ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी | किसी एनालॉग मीटर पर जो सूई अचल रहती है वो ये बताती है कि आपको लोअर रेंज सेलेक्ट करना चाहिए | अगर सूई मैक्सिमम तक चली जाती है तो इसका मतलब है कि आप हायर रेंज सेलेक्ट करें | एक्यूरेट रेजिस्टेंस रीडिंग के लिए पॉवर स्विच को बंद कर दें या जो बैटरियां सर्किट को पॉवर दे रही हों, उन्हें हटा दें | रेजिस्टेंस को मापने के लिए मल्टीमीटर एक करंट ट्रांसमिट करता है, लेकिन अगर किसी और करंट का पहले से प्रवाह हो रहा हो तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है | करंट को मापने के लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा जो मल्टीमीटर को दूसरे कॉम्पोनेन्टों के साथ "सीरीज" में कनेक्ट करे | उदाहरण के लिए, एक बैटरी टर्मिनल से एक वायर डिसकनेक्ट करें, और फिर सर्किट को दोबारा बंद करने के लिए एक प्रोब को वायर से कनेक्ट करें और एक को बैटरी से | वोल्टेज का मतलब है सर्किट के किसी भाग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज | सर्किट पहले से ही बंद होना चाहिए और इससे धारा का प्रवाह होना चाहिए, और फिर मीटर को सर्किट के साथ “पैरेलल” कनेक्ट करने के लिए सर्किट में अलग अलग बिन्दुओं पर स्थित दो प्रोब मिलने चाहिए | कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए यह प्रक्रिया सावधानी के साथ की जानी चाहिए | एनालॉग मीटरों में अतिरिक्त डायल होता है जो रेजिस्टेंस स्केल को एडजस्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और सामान्यतया एक Ω संकेत से चिन्हित किया जाता है | रेजिस्टेंस को मापने से पहले, दोनो प्रोब के दोनों सिरों को एक-दूसरे से जोड़ दें | डायल को तबतक घुमाते रहें जबतक ओह्म स्केल जीरो रीडिंग ना दे दे, और फिर वास्तविक टेस्ट शुरू करें |
एसी या डीसी वोल्टेज को टेस्ट करें: मल्टीमीटर को धारा मापने के लिए सेट करें: रेजिस्टेंस सेटिंग का अता-पता करें: डीसी+ (DC+) और डीसी- (DC-): दूसरे चिन्हों को भी समझें: पोर्ट लेबलों को रीड करें: एनालॉग मल्टीमीटर पर सही स्केल का पता करें: अपनी रेंज के आधार पर एक वोल्टेज स्केल रीडिंग बनायें: नंबरों के बीच के मान का अंदाजा लगायें: एनालॉग मल्टीमीटर पर की रेजिस्टेंस रीडिंग को मल्टीप्लाई करें: डीबी स्केल (dB scale) के बारे में ज्यादा पता करें: रेंज सेट करें: "ऑफ द स्केल" रीडिंग्स के लिए एडजस्ट करें: रेजिस्टेंस को मापने से पहले पॉवर डिसकनेक्ट कर दें: करंट को सीरीज में मापें: वोल्टेज को पैरेलल मापें: किसी एनालॉग मीटर पर ओह्म्स को कैलिब्रेट करें:
https://www.wikihow.com/Read-a-Multimeter https://www.wikihow.com/Read-a-Multimeter https://www.wikihow.com/Read-a-Multimeter
Reading the Dial Settings Reading an Analog Multimeter Result Troubleshooting