picoruptorで推奨されているソニケーション用チューブは1.5ml容のチューブですが、チューブサイズはクロマチンの断片化サイズに影響しますか?
効率的なソニケーション効果を得るうえで、推奨された消耗品を使用すること、サンプルの体積を検証済みの体積として処理することは大変重要です。 チューブの形状や素材、体積を変更する場合、ソニケーションのパラメーターを変更し、改めて最適化する必要があります。 不適切な消耗品(不適切な素材)の場合、サンプルが完全に超音波エネルギーから遮断されてしまい、せん断が行われない場合があります。