Bonjour,
Recherche pour réparation schéma Ferisol 6023 géné AM et FM.
Ne module pas en FM.
Merci
Bonjour,
ressemble au LF101 ???
visiblement sur le forum certains ont eu la doc , mais personne ne l'a enregistrée
il y a qq bouts de schema sur RM
Oui merci,
effectivement ça ressemble au 101 au 301. La doc déposée par Bozec dont j'ai eu l'honneur d'avoir la permission d'entrer chez lui pour acheter des lampes anciennes, parle de problèmes de commutation. effectivement la BF est la même au départ que l'AM. En AM ça fonctionne. Par contre dans la chaine FM on parle de 25 KHz et 100 KHz sans dire d'où ça sort, peut-être la transposition de la bande BF sur la bande supérieure?
Bonjour,
dans le dossier déposé par Bozec les photos sont pourries, du coup tu cherches les éléments.
Les lampes sont : V 201, 203, 204 des GB 5654; V202 GB 6135.
Le Q204 NPN à l'origine est un 2N2218, il était remplacé par un 2N2222 mort.
J'ai mis un 2N2369 500MHz, ça fonctionne.
Le 6023 est bien la version militaire du LF101.
Ci joint quelques photos qui permettrons peut être à d'autres de s'y retrouver plus facilement.
tu as mis toutes tes photos sur le Grand livre ?
non, je ne sais pas faire. Je vais essayer. Sinon, on se voit à l'AG, tu me diras
J'ai mis mes photos sur le Grand Livre.
facile tu verifie que tu est connecté au GL
si non tu te connecte c'est automatique
ensuite tu va dans la fiche
Bonjour,
Regarde j'ai mis des photos.
Christian
vu tu as été plus rapide que moi avec les explications
Bonjour,
le sujet porte sur le LF-101 et en bas on voit un LF-110
c'est le même ? une variante ?
j'avais le même mais en VHF-UHF, fait cadeau à un membre de ce forum
Michel…
il faut que je vérifie mais il me semble que de sont les même au point de vue gammes et fonctions
peut être un niveau de transistorisation différent
faut potasser les docs des deux pour trancher pour le moment je n'ai pas encore trouvé les différences, je recherche la doc du LF101 ( j'ai contacté qq'un qui la possède et espère un scan)
une photo de la face avant pour voir quel type de galvas elle utilise
Quelle qualité de fabrication ces appareils !
Pierre