ion መለኪያዎች በከፍተኛ ቫክዩም ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላሉ. እነሱ በሁለት ዓይነቶች ይመጣሉ: ሙቅ ካቶድ እና ቀዝቃዛ ካቶድ. በሞቃት የካቶድ ስሪት ውስጥ በኤሌክትሪክ የሚሞቅ ክር የኤሌክትሮን ጨረር ይሠራል. ኤሌክትሮኖች በመለኪያው ውስጥ ይጓዛሉ እና በዙሪያቸው ያሉትን የጋዝ ሞለኪውሎች ionize ያደርጋሉ. የተገኙት ionቶች በአሉታዊ ኤሌክትሮድ ላይ ይሰበሰባሉ. አሁኑኑ በions ብዛት ላይ የተመሰረተ ነው, ይህም በመለኪያው ውስጥ ባለው ግፊት ላይ የተመሰረተ ነው. ትኩስ የካቶድ መለኪያዎች ከ10-3 ቶር እስከ10-10 ቶር ትክክለኛ ናቸው. ከቀዝቃዛው ካቶድ እትም በስተጀርባ ያለው መርህ ተመሳሳይ ነው, ኤሌክትሮኖች የሚመነጩት በከፍተኛ የቮልቴጅ ኤሌክትሪክ ፍሳሽ በሚፈጠር ፍሳሽ ውስጥ ነው. የቀዝቃዛ ካቶድ መለኪያዎች ከ10-2 ቶር እስከ10-9 ቶር ትክክለኛ ናቸው. Ionization gauge calibration ለግንባታ ጂኦሜትሪ፣ የጋዞች ኬሚካላዊ ቅንጅት እየተለካ፣ ዝገት እና የገጽታ ክምችቶች በጣም ስሜታዊ ነው። በከባቢ አየር ግፊት ወይም ዝቅተኛ ቫክዩም በማንቃት የእነሱ ልኬት ሊበላሽ ይችላል። በከፍተኛ ቫክዩም ውስጥ ያሉ የጋዞች ስብጥር ብዙውን ጊዜ የማይታወቅ ይሆናል ፣ ስለሆነም የጅምላ ስፔክትሮሜትር ከionization መለኪያ ጋር ለትክክለኛው መለኪያ ጥቅም ላይ መዋል አለበት።
በመለኪያ ውስጥ የ ions ብዛት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
በመለኪያው ውስጥ ባለው ግፊት
በመለኪያው ውስጥ ያለው ግፊት
the pressure in the gauge