የሙቀት መቆጣጠሪያ መለኪያዎች የጋዝ ሙቀትን የመምራት ችሎታ ከግፊት ጋር በመቀነሱ ላይ የተመሠረተ ነው። በዚህ ዓይነት መለኪያ ውስጥ, የሽቦ ፈትል በእሱ ውስጥ በማሽከርከር ይሞቃል. ቴርሞኮፕል ወይም የመቋቋም ሙቀት መፈለጊያ (RTD) ከዚያም የክርን የሙቀት መጠን ለመለካት ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል. ይህ የሙቀት መጠን ፋይሉ በአካባቢው ጋዝ ላይ ሙቀትን በሚያጣበት ፍጥነት እና በሙቀት አማቂነት ላይ የተመሰረተ ነው. የተለመደው ተለዋጭ የፒራኒ መለኪያ ነጠላ የፕላቲኒየም ፈትል እንደ ሞቃት ኤለመንት እና RTD ይጠቀማል። እነዚህ መለኪያዎች ከ10 ቶር እስከ10-3 ቶርር ትክክለኛ ናቸው, ነገር ግን በሚለካው ጋዞች ኬሚካላዊ ስብጥር ላይ ስሜታዊ ናቸው.
የሙቀት መቆጣጠሪያ መለኪያዎች አንድ የፕላቲኒየም ክር እንዴት ይጠቀማሉ?