Thermisch geprogrammeerde desorptie
Thermisch geProgrammeerde Desorptie (TPD) ofwel thermische desorptie spectroscopie (TDS) wordt gebruikt om een aantal eigenschappen van adsorbaten op een oppervlakte te bepalen, zoals:
bindingenergie
orde van desorptie
aantal bindingtoestanden uitgedrukt in het coördinatiegetal
de populatie van de bindingtoestanden
aard van desorptie
	
De adsorptie op metalen oppervlakken is vaak een niet geactiveerd proces (zeker bij moleculaire adsorptie), daarom is de activeringsenergie voor desorptie dan gelijk aan de adsorptiewarmte. Door de adsorbaten te laten desorberen is de activeringsenergie te bepalen. Ook is het mogelijk de plakkans van een adsorbaat te bepalen

Het oppervlak met de daarop geadsorbeerde gassen wordt verhit. De opwarming is zo veel mogelijk lineair, temperatuur geprogrammeerd. De desorberende gassen worden geanalyseerd. Door de meting versus de temperatuur van de oppervlakte te plotten krijgt men een TPD-spectrum. De temperatuur van de oppervlakte wordt soms direct gemeten maar ook indirect door de tijd te noteren bij een bekende opwarmsnelheid. De desorberende gassen worden geanalyseerd met behulp van massaspectroscopie, thermogravimetrische analyse (TGA), met infrarood detectoren, of thermische geleidbaarheid detectoren.

Met TPD analyseert men het type desorberende gassen en onder welke condities deze desorberen. Men meet het soort moleculen die aan het oppervlak zijn gebonden bij verschillende condities; zoals oppervlaktemateriaal, druk, dekkingsgraad, oppervlaktestructuur, de hoeveelheid desorberende gassen, mogelijke producten van chemische oppervlaktereacties, etc.

TPD via massaspectrometrie
Met een massaspectrometer meet men de massa van een molecuul. Daarvoor gebruikt men een massaspectrometer, zoals een quadrupole massaspectrometer of een "time-of-flight" (TOF) massaspectrometer, in ultra hoog vacuüm (UHV). De hoeveelheid van de geadsorbeerde gassen of de reactieproducten wordt gemeten door de temperatuur te verhogen. Gebruikelijk is een verhittingssnelheid van 2 K/s tot 10 K/s. Een massaspectrometer kan verschillende massa's tegelijkertijd meten en de intensiteit van elke massa versus de temperatuur of versus tijd levert een TPD spectrum op. De verhitting wordt meestal gestuurd door een PID-regelaar algoritme, waarbij de sturing plaatsvindt door een computer of door specifieke apparatuur zoals een Eurotherm.

Deze spectra worden in vacuüm opgenomen. Er bestaan dan twee mogelijkheden; het is een gesloten of een open systeem. In het eerste geval krijgt men een constant oplopende druk, in het tweede een afgeleide van de druk naar de tijd; zie figuur 1.

TPD spectra 1 en 2 zijn typische voorbeelden van een TPD meting. Beide voorbeelden zijn van NO gas dat desorbeert vanaf een eenkristal in vacuüm. Het kristal werd gemonteerd op een titanium filament en verhit met elektriciteit dat door het filament loopt.

Voor 1990 gebruikte men voor de analyse van een TPD spectrum vaak een zogenaamde vereenvoudigde berekening; de "Redhead" methode. In de berekening wordt aangenomen dat de pre-exponentiële factor en de desorptie-energie onafhankelijk zijn van de dekkingsgraad. Naderhand, met behulp van computer algoritmes, stapte men over de "complete analysis method"  of de "leading edge method". Deze berekeningen gaan ervan uit dat de pre-exponentiële factor en de desorptie-energie afhankelijk zijn van de dekkingsgraad. Deze methoden zijn veel nauwkeuriger dan de Redhead methode. Verscheidene beschikbare methoden om TPD spectra te analyseren zijn onderling vergeleken in een artikel van A.M. de JONG en J.W. NIEMANTSVERDRIET

Theoretische Inleiding TPD 
Thermische desorptie vanaf oppervlakken wordt goed beschreven op basis van de vergelijking van Arrhenius.

waarin 
 de desorptiesnelheid [mol/cm2 ] als functie van de bedekking 
 de orde van desorptie
 de oppervlaktebedekking
 pre-exponentiële factor [Hz] als functie van de bedekking 
 activeringsenergie van desorptie [kJ/mol] als functie van de bedekking 
 gasconstante J K−1 mol−1
 temperatuur [K]

Echter deze vergelijking is in de praktijk lastig omdat meerdere variabelen (pre-exponentiële factor, activeringsenergie van desorptie ) een functie zijn van de bedekking en elkaar onderling beïnvloeden. De “complete analysis method” berekent de activeringsenergie en de  pre-exponentiële factor door bij verschillende bedekkingen een beste benadering te maken. Echter deze methode kan praktischer worden door de vergelijking te vereenvoudigen. Ten eerste beschouwen we de pre-exponentiële factor en de activeringsenergie van desorptie onafhankelijk van de bedekkingsgraad.

Ten tweede gaan we ervan uit dat de opwarmsnelheid lineair is:

(vergelijking  1)

waarin is:
 de opwarmsnelheid in [K/s]
 de begintemperatuur in [K]
 de tijd in [s]

We nemen ook aan dat de pompsnelheid van het systeem oneindig groot is, zodat tijdens desorptie er geen adsorptie meer plaatsvindt. Voor de drukverandering tijdens desorptie geldt:

(vergelijking  2) 

waarin
 de druk in het systeem
 de tijd in [s]

waarbij

waarin
 het monsteroppervlak [m2]
 een constante
 volume van het systeem [m3]

waarbij
 de desorptiesnelheid [mol/cm2 sec]

waarbij

waarin 
 de pompsnelheid
 volume van het systeem [m3]

Als we, zoals gezegd, aannemen dat  zeer groot is zodat moleculen niet opnieuw adsorberen en we nemen aan dat  verwaarloosbaar klein is ten opzichte van  en dus geldt:

(vergelijking  3)

Vergelijking 2 en 3 leiden tot de conclusie dat men in een experiment ervan uit kan gaan dat de desorptiesnelheid gelijk is aan de drukverandering. Men kan dus data in een experiment, die een functie zijn van de druk zoals de massaspectrometer intensiteit, gebruiken om de desorptiesnelheid te bepalen.

Thermische desorptie wordt dan beschreven door een vereenvoudigde vergelijking van Arrhenius als volgt:

(vergelijking  4)

waarin 
 de desorptiesnelheid [mol/cm2 sec]
 de orde van desorptie
 de oppervlaktebedekking
 pre-exponentiële factor [Hz] 
 activeringsenergie van desorptie [kJ/mol]
 gasconstante J K−1 mol−1
 temperatuur [K]

Met behulp van de genoemde Redhead methode (een methode die minder nauwkeurig is dan de "complete analysis" of de "leading edge" methode) en het temperatuurmaximum  is de activeringsenergie te bepalen. Men neemt de afgeleide van vergelijking 4 bij het temperatuurmaximum  waar de grafiek een piek vertoont. Bij die temperatuur is de desorptie maximaal en is de activeringsenergie een functie van de desorptie-energie. Omdat het een maximum is van de grafiek; is de waarde van de afgeleide gelijk aan nul. Dit levert, na uitwerking, vergelijking 5 en 6 op:

(vergelijking  5)
	
voor n=1 

(vergelijking  6)
	
voor n=2
	

M. Ehasi en K. Christmann hebben een methode uitgewerkt om de activeringsenergie van een 2de orde desorptie betrekkelijk eenvoudig te bepalen. 
Vergelijking 6 kan worden omgewerkt tot:

(vergelijking  6a)

	 
waarin:
 de TPD piekoppervlakte.

Een grafiek van  versus  geeft een rechte met helling .
	 
Dus voor een 1ste orde reactie is  onafhankelijk van de bedekking. Door de bedekking te veranderen is  te bepalen. In de praktijk wordt vaak een vaste waarde voor de pre-exponentiële factor gekozen en is  bekend, met deze gegevens wordt  iteratief uit  berekend.

Externe links
Temperature programmed desorption @ the Surface Science Laboratory
 Thermal desorption of large adsorbates

Fysische chemie
Oppervlaktefysica
Thermisch geProgrammeerde Desorptie ( TPD ) ofwel thermische desorptie spectroscopie ( TDS ) wordt gebruikt om een aantal eigenschappen van adsorbaten op een oppervlakte te bepalen , zoals : bindingenergie orde van desorptie aantal bindingtoestanden uitgedrukt in het coördinatiegetal de populatie van de bindingtoestanden aard van desorptie De adsorptie op metalen oppervlakken is vaak een niet geactiveerd proces ( zeker bij moleculaire adsorptie ) , daarom is de activeringsenergie voor desorptie dan gelijk aan de adsorptiewarmte . Door de adsorbaten te laten desorberen is de activeringsenergie te bepalen . Ook is het mogelijk de plakkans van een adsorbaat te bepalen Het oppervlak met de daarop geadsorbeerde gassen wordt verhit . De opwarming is zo veel mogelijk lineair , temperatuur geprogrammeerd . De desorberende gassen worden geanalyseerd . Door de meting versus de temperatuur van de oppervlakte te plotten krijgt men een TPD-spectrum . De temperatuur van de oppervlakte wordt soms direct gemeten maar ook indirect door de tijd te noteren bij een bekende opwarmsnelheid . De desorberende gassen worden geanalyseerd met behulp van massaspectroscopie , thermogravimetrische analyse ( TGA ) , met infrarood detectoren , of thermische geleidbaarheid detectoren . Met TPD analyseert men het type desorberende gassen en onder welke condities deze desorberen . Men meet het soort moleculen die aan het oppervlak zijn gebonden bij verschillende condities ; zoals oppervlaktemateriaal , druk , dekkingsgraad , oppervlaktestructuur , de hoeveelheid desorberende gassen , mogelijke producten van chemische oppervlaktereacties , etc. TPD via massaspectrometrie Met een massaspectrometer meet men de massa van een molecuul . Daarvoor gebruikt men een massaspectrometer , zoals een quadrupole massaspectrometer of een " time-of-flight " ( TOF ) massaspectrometer , in ultra hoog vacuüm ( UHV ) . De hoeveelheid van de geadsorbeerde gassen of de reactieproducten wordt gemeten door de temperatuur te verhogen . Gebruikelijk is een verhittingssnelheid vanK/s totK/s . Een massaspectrometer kan verschillende massa's tegelijkertijd meten en de intensiteit van elke massa versus de temperatuur of versus tijd levert een TPD spectrum op . De verhitting wordt meestal gestuurd door een PID-regelaar algoritme , waarbij de sturing plaatsvindt door een computer of door specifieke apparatuur zoals een Eurotherm . Deze spectra worden in vacuüm opgenomen . Er bestaan dan twee mogelijkheden ; het is een gesloten of een open systeem . In het eerste geval krijgt men een constant oplopende druk , in het tweede een afgeleide van de druk naar de tijd ; zie figuur TPD spectraenzijn typische voorbeelden van een TPD meting . Beide voorbeelden zijn van NO gas dat desorbeert vanaf een eenkristal in vacuüm . Het kristal werd gemonteerd op een titanium filament en verhit met elektriciteit dat door het filament loopt . Voorgebruikte men voor de analyse van een TPD spectrum vaak een zogenaamde vereenvoudigde berekening ; de " Redhead " methode . In de berekening wordt aangenomen dat de pre-exponentiële factor en de desorptie-energie onafhankelijk zijn van de dekkingsgraad . Naderhand , met behulp van computer algoritmes , stapte men over de " complete analysis method " of de " leading edge method " . Deze berekeningen gaan ervan uit dat de pre-exponentiële factor en de desorptie-energie afhankelijk zijn van de dekkingsgraad . Deze methoden zijn veel nauwkeuriger dan de Redhead methode . Verscheidene beschikbare methoden om TPD spectra te analyseren zijn onderling vergeleken in een artikel van A.M. de JONG en J.W. NIEMANTSVERDRIET Theoretische Inleiding TPD Thermische desorptie vanaf oppervlakken wordt goed beschreven op basis van de vergelijking van Arrhenius . waarin de desorptiesnelheid [ mol/cm2 ] als functie van de bedekking de orde van desorptie de oppervlaktebedekking pre-exponentiële factor [ Hz ] als functie van de bedekking activeringsenergie van desorptie [kJ/mol ] als functie van de bedekking gasconstante J K−1 mol−1 temperatuur [ K ] Echter deze vergelijking is in de praktijk lastig omdat meerdere variabelen ( pre-exponentiële factor , activeringsenergie van desorptie ) een functie zijn van de bedekking en elkaar onderling beïnvloeden . De “complete analysis method” berekent de activeringsenergie en de pre-exponentiële factor door bij verschillende bedekkingen een beste benadering te maken . Echter deze methode kan praktischer worden door de vergelijking te vereenvoudigen . Ten eerste beschouwen we de pre-exponentiële factor en de activeringsenergie van desorptie onafhankelijk van de bedekkingsgraad . Ten tweede gaan we ervan uit dat de opwarmsnelheid lineair is : ( vergelijking waarin is : de opwarmsnelheid in [ K/s ] de begintemperatuur in [ K ] de tijd in [ s ] We nemen ook aan dat de pompsnelheid van het systeem oneindig groot is , zodat tijdens desorptie er geen adsorptie meer plaatsvindt . Voor de drukverandering tijdens desorptie geldt : ( vergelijking waarin de druk in het systeem de tijd in [ s ] waarbij waarin het monsteroppervlak [ m2 ] een constante volume van het systeem [ m3 ] waarbij de desorptiesnelheid [ mol/cm2 sec ] waarbij waarin de pompsnelheid volume van het systeem [ m3 ] Als we , zoals gezegd , aannemen dat zeer groot is zodat moleculen niet opnieuw adsorberen en we nemen aan dat verwaarloosbaar klein is ten opzichte van en dus geldt : ( vergelijking Vergelijkingenleiden tot de conclusie dat men in een experiment ervan uit kan gaan dat de desorptiesnelheid gelijk is aan de drukverandering . Men kan dus data in een experiment , die een functie zijn van de druk zoals de massaspectrometer intensiteit , gebruiken om de desorptiesnelheid te bepalen . Thermische desorptie wordt dan beschreven door een vereenvoudigde vergelijking van Arrhenius als volgt : ( vergelijking waarin de desorptiesnelheid [ mol/cm2 sec ] de orde van desorptie de oppervlaktebedekking pre-exponentiële factor [ Hz ] activeringsenergie van desorptie [kJ/mol ] gasconstante J K−1 mol−1 temperatuur [ K ] Met behulp van de genoemde Redhead methode ( een methode die minder nauwkeurig is dan de " complete analysis " of de " leading edge " methode ) en het temperatuurmaximum is de activeringsenergie te bepalen . Men neemt de afgeleide van vergelijkingbij het temperatuurmaximum waar de grafiek een piek vertoont . Bij die temperatuur is de desorptie maximaal en is de activeringsenergie een functie van de desorptie-energie . Omdat het een maximum is van de grafiek ; is de waarde van de afgeleide gelijk aan nul . Dit levert , na uitwerking , vergelijkingenop : ( vergelijking voor n=1 ( vergelijking voor n=2 M. Ehasi en K. Christmann hebben een methode uitgewerkt om de activeringsenergie van eene orde desorptie betrekkelijk eenvoudig te bepalen . Vergelijkingkan worden omgewerkt tot : ( vergelijking ) waarin : de TPD piekoppervlakte . Een grafiek van versus geeft een rechte met helling \ . Dus voor eente orde reactie is onafhankelijk van de bedekking . Door de bedekking te veranderen is te bepalen . In de praktijk wordt vaak een vaste waarde voor de pre-exponentiële factor gekozen en is bekend , met deze gegevens wordt iteratief uit berekend . Externe links Temperature programmed desorption @ the Surface Science Laboratory Thermal desorption of large adsorbates Fysische chemie Oppervlaktefysica