مقياس الانكسار
الرفراكتوميتر(بالإنجليزية:Refractometer) وهو جهاز يستخدم لقياس الكثافة النوعية للسوائل وبالتالي نسبة المواد الصلبة الذائبة "Total Soluble Solids "T. S.S عن طريق قياس معامل الإنكسار للمادة.

نظرية العمل 
سرعة الضوء في الفراغ لا تتغير، لكن عندما يمر الضوء من خلال أي وسط آخر فإنه ينتقل ببطء لأن الذرات الموجودة في الوسط تعمل على امتصاص هذا الضوء وإطلاقه بشكل مستمر خلال المادة.فإذا وضعت قلم رصاص في كأس من الماء، سوف يظهر طرف القلم بشكل منحني.وإذا ذوبت كمية من السكر في كوب الماء وحاولت نفس التجربة، فسيبدو طرف قلم الرصاص أكثر انحناء. وهذا مثال على ظاهرة انكسار الضوء.

جهاز قياس الانكسار 
هو جهاز يقيس مدى انحناء الضوء (أي انكساره) عندما ينتقل من الهواءإلى عينة ما، وعادة ما تستخدم لتحديد معامل الانكسار للسوائل أو الغازات وبعض الجوامد. معامل الانكسار هو عدد مابين 1.3000 و 1.7000 لمعظم المركبات، وعادة مصممة على خمسة أرقام. فكثافة المادة تزيد (على سبيل المثال عندما السكر يذوب في الماء) من معامل الانكسار بشكل طردي ويعتمد على كل من درجة حرارة العينة والطول الموجي للضوء.

استخدامات معامل الانكسار 
 معامل الانكسار هو جزء من التوصيف التعريفي للسوائل.
 المساعدة في تحديد هوية العينات أو التأكيد منها بمقارنة معامل الانكسار بقيم معلومه.
 تقييم نقاء أي عينة بمقارنة معامل انكسارها بالقيم المعلومه للماده النقية.
 تحديد تركيز المذاب في المذيب بمقارنة معامل الانكسار للمحلول بمنحنى معياري.
 يستخدم لتحديد الكثافة النوعية للسيرم أو البول.

المبدأ 
 جهاز مقياس الانكسار يستخدم كراس معامل انكساره أكبر بكثير من معامل الانكسار للعينة. وتتم القياسات باستخدام ظاهرة الانكسار التي تنشأ على السطح بين العينة والموشور.
 في حالة المحاليل الضعيفة، الفرق بين معامل الانكسار للمحلول ومعامل الانكسار للموشور كبير ولذلك فإن زاوية الانكسار كبيرة.
 في حالة وجود عينة قوية، الفرق بين معامل الانكسار للمحلول والموشور هو صغير ولذلك فإن زاوية الانكسار هي أصغر.

الأستخدام 
الخطوة 1.
يتم فتح لوح مكان وضع العينة. توضع 2-3 قطرات من العينة. يغلق اللوح حتى تنتشر العينة على كامل السطح دون وجود فقاعات هواء أو البقع الجافة.

الخطوة 2.
يوضع لوح العينة في اتجاه مصدر الضوء والنظر في العدسة. سنرى مجالا دائريا مدرجا في المركز (قد نتضطر إلى تغيير تركيز العدسة لنرى التدرجات بوضوح).
الجزء العلوي من المجال ينبغي أن تكون أزرق بينما الجزء السفلي ينبغي أن يكون أبيض.

الخطوة 3.
أخذ القراءة حيث تتقاطع الحدود الزرقاء والبيضاء عند التدرجات.
ينظف الموشور بعناية باستخدام قطعة قماش رطبة لينة ولا تغمس في الماء.
يرجى قراءة دليل استعمال الجهاز بعناية قبل استخدامه

تفادي خدش المنشور 
المنشور في العديد من اجهزة قياس معامل الانكسار يتكون من الزجاج الذي يخدش بسهولة. كن حذرا ولاتفرك ولاتلمس الموشور بأي أداه حاده أو خشنه.

تنظيف المنشور مباشرة بعد الاستعمال 
استخدام الأنسجة المبلله أو القطن لتنظيف الموشور الزجاجي وتنظيفه بطريقه اللمس اللطيف بدلا من الفرك للتقليل من الخدوشات. من الخيارات الجيدة للتنظيف هي استخدام الإيثانول أو isopropanol أو الماء المقطر.

تجنب المذيبات والتي تؤدي إلى تدهور الجزء الذي يمنع التسرب للموشور.
اللاصق المحيط بالموشور قد يتدهور ومن المذيبات العضوية التي تسبب ذلك:

ثنائي ميثيل فورماميد

ثنائي ميثيل الأسيتاميد

فينولات

محاليل حمض الخليك

مذيبات أخرى قد تدهور هذا الجزء بصورة بطيئة وينبغي ألا تستخدم لتنظيف الموشور بشكل يومي :

رباعي هيدروجسترينون

Simple Esters

أسيتون

تجنب الأحماض القوية أو القواعد

مراجع 

أجهزة بصرية
أجهزة قياس
بصريات
تربية النحل
ضوء
علوم أغذية
مقاييس
الرفراكتوميتر ( بالإنجليزية : Refractometer ) و هو جهاز يستخدم ل قياس الكثافة النوعية للسوائل و ب التالي نسبة المواد الصلبة الذائبة " Total Soluble Solids " T . S.S عن طريق قياس معامل الإنكسار للمادة . نظرية العمل سرعة الضوء في الفراغ لا تتغير ، لكن عندما يمر الضوء من خلال أي وسط آخر ف إن ه ينتقل ب بطء لأن الذرات الموجودة في الوسط تعمل على امتصاص هذا الضوء وإطلاق ه ب شكل مستمر خلال المادة . ف إذا وضعت قلم رصاص في كأس من الماء ، سوف يظهر طرف القلم ب شكل منح ني . و إذا ذوبت كمية من السكر في كوب الماء وحاولت نفس التجربة ، فس يبدو طرف قلم الرصاص أكثر انحناء . و هٰذا مثال على ظاهرة انكسار الضوء . جهاز قياس الانكسار هو جهاز يقيس مدى انحناء الضوء ( أي انكسار ه ) عندما ينتقل من الهواء إلى عينة ما ، وعادة ما تستخدم ل تحديد معامل الانكسار للسوائل أو ا الغازات و بعض الجوامد . معامل الانكسار هو عدد مابين 3000 و 7000 ل معظم المركبات ، وعادة مصممة على خمسة أرقام . فكثافة المادة تزيد ( على سبيل المثال عندما السكر يذوب في الماء ) من معامل الانكسار ب شكل طردي و يعتمد على كل من درجة حرارة العينة والطول الموجي للضوء . استخدامات معامل الانكسار معامل الانكسار هو جزء من التوصيف التعريفي للسوائل . المساعدة في تحديد هوية العينات أو التأكيد من ها بمقارنة معامل الانكسار ب قيم معلوم ه . تقييم نقاء أي عينة بمقارنة معامل انكسار ها ب القيم المعلوم ه للماد ه النقية . تحديد تركيز المذاب في المذيب بمقارنة معامل الانكسار للمحلول بمنحنى معياري . يستخدم ل تحديد الكثافة النوعية للسيرم أو البول . المبدأ جهاز مقياس الانكسار يستخدم كراس معامل انكسار ه أكبر ب كثير من معامل الانكسار للعينة . و تتم القياسات ب استخدام ظاهرة الانكسار التي تنشأ على السطح بين العينة والموشور . في حالة المحاليل الضعيفة ، الفرق بين معامل الانكسار للمحلول ومعامل الانكسار للموشور كبير و لذٰلك ف إن زاوية الانكسار كبيرة . في حالة وجود عينة قوية ، الفرق بين معامل الانكسار للمحلول والموشور هو صغير و لذٰلك ف إن زاوية الانكسار هي أصغر . الأستخدام الخطوة يتم فتح لوح مكان وضع العينة . توضعقطرات من العينة . يغلق اللوح حتى تنتشر العينة على كامل السطح دون وجود فقاعات هواء أو البقع الجافة . الخطوة يوضع لوح العينة في اتجاه مصدر الضوء و النظر في العدسة . س نرى مجالا دائريا مدرجا في المركز ( قد ن تضطر إلى تغيير تركيز العدسة ل نرى التدرجات ب وضوح ) . الجزء العلوي من المجال ينبغي أن تكون أزرق بينما الجزء السفلي ينبغي أن يكون أبيض . الخطوة أخذ القراءة حيث تتقاطع الحدود الزرقاء والبيضاء عند التدرجات . ينظف الموشور ب عناية ب استخدام قطعة قماش رطبة لينة و لا تغمس في الماء . يرجى قراءة دليل استعمال الجهاز ب عناية قبل استخدام ه تفادي خدش المنشور المنشور في العديد من اجهزة قياس معامل الانكسار يتكون من الزجاج الذي يخدش ب سهولة . كن حذرا ولاتفرك ولاتلمس الموشور ب أي أدى ه حاد ه أو خشنه . تنظيف المنشور مباشرة بعد ال استعمال استخدام الأنسجة المبلله أو القطن لتنظيف الموشور الزجاجي وتنظيف ه بطريق ه اللمس اللطيف بدلا من الفرك للتقليل من الخدوشات . من الخيارات الجيدة ل التنظيف هي استخدام الإيثانول أو isopropanol أو الماء الم قطر . تجنب المذيبات و التي تؤدي إلى تدهور الجزء الذي يمنع التسرب للموشور . اللاصق المحيط بالموشور قد يتدهور و من المذيبات العضوية التي تسبب ذلك : ثنائي ميثيل فورماميد ثنائي ميثيل الأسيتاميد فينولات محاليل حمض الخليك مذيبات أخرى قد تدهور هذا الجزء ب صورة بطيئة وينبغي أن لا تستخدم لتنظيف الموشور ب شكل يومي \ : رباعي هيدروجسترينون Simple Esters أسيتون تجنب الأحماض القوية أو القواعد مراجع أجهزة بصرية أجهزة قياس بصريات تربية النحل ضوء علوم أغذية مقاييس