Voltmetrs
Voltmetrs (elektriskajā ķēdē apzīmē ar riņķa līnijā ievilktu burtu V) ir mērierīce, ko izmanto elektriskās strāvas sprieguma mērīšanai. Analogie voltmetri pārvieto rādītāju pa skalu proporcionāli elektriskās ķēdes spriegumam. Digitālie voltmetri rāda skaitlisku sprieguma attēlojumu, izmantojot analogo uz digitālo strāvas pārveidotāju. Sprieguma mērīšanai var izmantot arī digitālo multimetru.
Voltmetri tiek ražoti plašā klāstā un ir daudz dažādi to tipi. Voltmetra spailes vienmēr ir jāpieslēdz tiem diviem elektriskās ķēdes punktiem, starp kuriem spriegums ir jāizmēra.

Voltmetru pieslēdz paralēli elektriskās ķēdes posmam.

Vēsture 
Alesandro Volta bija itāļu fiziķis, kas kļuva slavens ar to, ka 1800. gadā izgudroja galvanisko jeb Voltas bateriju. Tā bija pirmā ierīce, ar ko varēja iegūt pastāvīgu elektrisko strāvu. Viņa vārdā arī nosaukti volti. 1954. gadā Endrū Kijs izgudroja digitālo voltmetru, pēc tam, kad saprata, ka analogie voltmetri nav pietiekami precīzi.

Voltmetra pretestība 
Pieslēdzot voltmetru elektriskajai ķēdei, strāva sazarojas un caur voltmetru plūstošās strāvas stiprums , kur  ir voltmetra iekšējā pretestība. Lai pēc iespējas nemainītu ķēdē plūstošo strāvu  un veiktu precīzus mērījumus, caur voltmetru plūstošajai strāvai jābūt minimālai, tātad  salīdzinājumā ar ķēdes posma pretestību  jābūt pēc iespējas lielai.

Skalas diapazona paplašināšana 
Lai paplašinātu voltmetra skalas diapazonu, virknē ar to ieslēdz papildrezistoru . Ja maksimālais spriegums, kuru paredzēts mērīt ar voltmetru, ir , bet jāizmēra spriegums , tad uz papildrezistora jābūt spriegumam .  un , tātad . Ja ar voltmetru jāizmēra  reizes lielāku spriegumu, nekā to paredz voltmetra skalas diapazons, .

Atsauces 

Mērinstrumenti
Voltmetrs ( elektriskajā ķēdē apzīmē ar riņķa līnijā ievilktu burtu V ) ir mērierīce , ko izmanto elektriskās strāvas sprieguma mērīšanai . Analogie voltmetri pārvieto rādītāju pa skalu proporcionāli elektriskās ķēdes spriegumam . Digitālie voltmetri rāda skaitlisku sprieguma attēlojumu , izmantojot analogo uz digitālo strāvas pārveidotāju . Sprieguma mērīšanai var izmantot arī digitālo multimetru . Voltmetri tiek ražoti plašā klāstā un ir daudz dažādi to tipi . Voltmetra spailes vienmēr ir jāpieslēdz tiem diviem elektriskās ķēdes punktiem , starp kuriem spriegums ir jāizmēra . Voltmetru pieslēdz paralēli elektriskās ķēdes posmam . Vēsture Alesandro Volta bija itāļu fiziķis , kas kļuva slavens ar to , ka gadā izgudroja galvanisko jeb Voltas bateriju . Tā bija pirmā ierīce , ar ko varēja iegūt pastāvīgu elektrisko strāvu . Viņa vārdā arī nosaukti volti . gadā Endrū Kijs izgudroja digitālo voltmetru , pēc tam , kad saprata , ka analogie voltmetri nav pietiekami precīzi . Voltmetra pretestība Pieslēdzot voltmetru elektriskajai ķēdei , strāva sazarojas un caur voltmetru plūstošās strāvas stiprums , kur ir voltmetra iekšējā pretestība . Lai pēc iespējas nemainītu ķēdē plūstošo strāvu un veiktu precīzus mērījumus , caur voltmetru plūstošajai strāvai jābūt minimālai , tātad salīdzinājumā ar ķēdes posma pretestību jābūt pēc iespējas lielai . Skalas diapazona paplašināšana Lai paplašinātu voltmetra skalas diapazonu , virknē ar to ieslēdz papildrezistoru \ . Ja maksimālais spriegums , kuru paredzēts mērīt ar voltmetru , ir , bet jāizmēra spriegums , tad uz papildrezistora jābūt spriegumam \ . un , tātad \ . Ja ar voltmetru jāizmēra reizes lielāku spriegumu , nekā to paredz voltmetra skalas diapazons , \ . Atsauces Mērinstrumenti