[PART II --SEC. 3 (i)]
(ख) ये संकेत केवल मात्रा प्रदर्शित करने पर ही प्रदर्शित किए जाते
(ii) मात्रा को केवल किलोग्राम में ही निर्दिष्ट किया जाएगा। यूनिट का प्रतीक या नाम उस संकेत के ठीक निकट दिखाई देगा ।
(ii) मापन पद्धति में समान मात्रा का उल्लेख करने वाली कई युक्तियाँ हो सकती हें । प्रत्येक युक्ति यदि नियंत्रणाधीन हो तो इन विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगी । विभिन्न संकेतों के माप अंतराल समान होंगे ।
(iv) समान माघ से संबंधित किसी मापित मात्रा के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए संकेत एक दूसरे से भिन्न नहीं होंगे ।
(v) कई मापन पद्धतियों के संकेतों के लिए समान संकेत युक्ति का प्रयोग (जो उनमें एक समान संकेत युक्ति है) प्राधिकृत होता है, बशर्ते कि इन मापन पद्धतियों में से किन्हीं दो का प्रयोग एक साथ करना असंभव हो, और संकेत देने वाली मापन पद्धति को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता हो ।
(vi) जहां n पॉजिटिव या नेगेटिव पूर्ण संख्या या शून्य हो वहां यह माप अंतराल मात्रा की प्राधिकृत यूनिटों 1x 10, 2x10" या 5x10 में होगा ।
यह माप अंतराल न्यूनतम विशिष्ट मात्रा विचलन के बराबर या आधे से कम होगा । लेकिन अमहत्वपूर्ण माप अंतरालों से बचना चाहिए । अतः कीमत संकेतों का प्रयोग न करें ।
(vii) जब संगत हो मात्रा संकेतों से संबंधित नियम अनुरूपता द्वारा कीमत संकेतों और अन्य मात्राओं के सहायक संकेतों पर भी लागू होते हैं ।
(5) अतिरिक्त युक्तियों की उपयुक्तता
(i) मापन पद्धतियां ट्रांसफर पाइंट को शामिल करेंगी । यह ट्रांसफर पाइंट मीटर के अनुप्रवाह ( डाउनस्ट्रीम) पर स्थित होता है ।
[ भाग II - खण्ड 3(i)] (ii)
ऐसे कोई भी साधन मुहैया नहीं किए जाऐंगे जिनके द्वारा किसी मापित गैस को भराई कार्य (Filling Operation) के दौरान मीटर के अनुप्रवाह में परिवर्तित किया जा सकता हो ।
(iii) दो या उससे अधिक डिलीवरी ट्रांसफर पाइंटों को स्थायी रूप से लगाया जा सकता है और उनका प्रचालन साथ-साथ या बारी-बारी से किया जा सकता है ताकि आशायित प्राप्त होने वाले पात्र से भिन्न किसी पात्र में गैस के किसी परिवर्तन को तुरन्त न किया जा सके, या वह तुरन्त स्पष्ट न हो । उदाहरण के लिए ऐसे साधनों में वास्तविक बाधाएं, दृश्य वाल्व, या संकेत शामिल हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि कौन से ट्रांसफर पाइंट चालू स्थिति में हैं, और यदि आवश्यक हो तो व्याख्यात्मक चिन्ह कौन से हैं ।
(iv) जब डिलीवरी के दौरान और ट्रांसफर पाइंट बदल दिए जाने के बाद केवल एक ट्रांसफर पाइंट का प्रयोग किया जा सकता हो, तो संकेत युक्ति के शून्य पर पुनः सेट किए जाने तक अगली डिलीवरी रोक दी जायेगी ।
जब एक साथ या बारी-बारी से उपयोग किए गए ट्रांसफर पाइंटों के बदल दिए जाने के बाद दो या उससे अधिक ट्रांसफर पाइंटों का प्रयोग किया जा सकता हो, तो अगली डिलीवरी को संकेत साधन के शून्य पर पुनः सेट किए जाने तक रोक दिया जाएगा । इसके अलावा डिजाइन द्वारा पैराग्राफ 2 उप पैराग्राफ (5) खण्ड (iii) के प्रावधनों को पूरा किया
जाएगा ।
(v) यह पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की जाएगी कि मापी गई मात्रा डिलीवर कर दी है। विशेष रूप से यदि मीटर के होज़ अनुप्रवाह (डाऊनस्ट्रीम) को दो डिलीवरियों के बीच विदाबीकृत किए जाने की संभावना हो, तो इससे गिनने से पहले व्यवस्थित संशोधन या पुनः दाबीकरण होगा ।
[PART II-SEC. 3(i) ।
प्रचालन सिद्धांत, चाहे जो भी हो, विशेष रूप से हौज या ट्रांसफर ( अंतरण बिंदु) के स्थान पर सर्वाधिक खराब मापन परिस्थितियों में वह सामग्री जिसका परिमापन तो किया गया है किन्तु अंतरण नहीं किया गया है, न्यूनतम विशिष्ट मात्रा विचलन के आधे से कम या आधे के बराबर होगी ।
टिप्पणी. इस प्रावधान का प्रयोजन व्यवस्थित विचलन स्वीकार्य नहीं करना है । इसे डिज़ाइन परीक्षा परीक्षण और परिकलन द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।
(vi) यदि इस बात का खतरा हो कि सप्लाई स्थितियां मीटर के Qmax को अति भारित कर सकती हैं तो प्रवाह प्रतिबंधक साधन मुहैय्या किया जाएगा इसे सील करना संभव होगा ।
(vii) अधिकतम दाब (Pmax) और न्यूनतम दाब (Pmin) देखने के लिए माप पद्धति पर एक दाब प्रमापी स्थायी रूप से लगाया जाएगा ।
मापन पद्धतियों और मीटरों के लिए माप पद्धति संबंधी अपेक्षाएं
(1) अधिकतम स्वीकार्य दोष और अन्य माप पद्धति संबंध विशेषताएं ।
(i) पैराग्राफ 2, उप पैराग्राफ ( 1 ) खण्ड (iii) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मॉडल अनुमोदन पर पॉजिटव या नेगेटिव मात्रा संकेतों पर अधिकतम स्वीकार्य सापेक्ष दोष इस प्रकार हैं
केवल मीटर के लिए मापी गई मात्रा का - ± 1%
और पूरी मापन पद्धति के लिए मापी गई मात्रा का + 1.5% है ।
(ii) प्रारंभिक सत्यापन या बाद के सत्यापनों में मात्रा सकेतों पर पॉजिटिव या नेगेटिव अधिकतम स्वीकार्य सापेक्ष दोष और प्रयोग के स्थल पर निर्धारित प्रचालन स्थितियों में जब ये सत्यापन किए गए हों तो पूरी मापन पद्धति के लिए मापी गई मात्रा का + 2% है ।
जब यह सत्यापन प्रयोगशाला में किया जाता है तब पैराग्राफ 2, उप पैराग्राफ ( 1 ), खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट मूल्य प्रारंभिक सत्यापन पर भी लागू होते हैं ।
(iii) न्यूनतम मापी गई मात्रा पर लागू अधिकतम स्वीकार्य दोष पैराग्राफ 2, उप पैराग्राफ (1), खण्ड (i) में निर्दिष्ट संगत मूल्यों से दुगुने हैं ।
अतः मापन पद्धति के लिए न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा का अंतर ( विचलन) (Emin) निम्नलिखित फार्मूला द्वारा दिया गया है :
Emtn = 3 xMmin / 100
जबकि M पैराग्राफ 1 उप पैराग्राफ (3) खण्ड (I) में विनिर्दिष्ट फार्म वाली न्यूनतम मापी गई मात्रा है ।
टिप्पणी : न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा का अन्तर (विचलन ) एक पूर्ण अधिकतम स्वीकार्य दोष है ।
(iv) मापी गई मात्रा चाहें जो भी हो, पूर्ण पद्धति के लिए अधिकतम स्वीकार्य दोष का परिमाण (निरपेक्ष दोष के रूप में अभिव्यक्त) न्यूनतम विशिष्ट मात्रा के अन्तर (विचलन) से कम कभी नहीं होता ।
(v) 1000 माप अंतरालों के बराबर या उससे अधिक किसी मात्रा के लिए मीटर के दोहराए गए दोष + 0.6% से अधिक नहीं होंगे ।
(vi) प्रचालन के उनके क्षेत्र में मीटर प्रारंभिक आंतरिक दोष और ± 1% के बराबर या इससे कम सहिष्णुता परीक्षण के बाद दोष के बीच के अंतर का परिमाण प्रस्तुत करेंगे ।
दोहराये जाने की आवश्यकता सहिष्णुता परीक्षा के बाद लागू होती है।
अधिकतम स्वीकार्य दोष लागू करने के लिए शर्ते :(i) अधिकतम स्वीकार्य दोष समस्त गैस, सभी तापमानों और गैस के सभी दाबों तथा उन सभी प्रवाह दरों के लिए लागू होते हैं, जिसके लिए यह पद्धति या मीटर अनुमोदित किया जाना आशयित हो ।
मापन पद्धति या मीटर संगत मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान समायाजन या संशोधन किए बिना सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य होना चाहिए ।
[PART II --SEC. तीन ] ये संकेत केवल मात्रा प्रदर्शित करने पर ही प्रदर्शित किए जाते मात्रा को केवल किलोग्राम में ही निर्दिष्ट किया जाएगा। यूनिट का प्रतीक या नाम उस संकेत के ठीक निकट दिखाई देगा । मापन पद्धति में समान मात्रा का उल्लेख करने वाली कई युक्तियाँ हो सकती हें । प्रत्येक युक्ति यदि नियंत्रणाधीन हो तो इन विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगी । विभिन्न संकेतों के माप अंतराल समान होंगे । समान माघ से संबंधित किसी मापित मात्रा के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए संकेत एक दूसरे से भिन्न नहीं होंगे । कई मापन पद्धतियों के संकेतों के लिए समान संकेत युक्ति का प्रयोग प्राधिकृत होता है, बशर्ते कि इन मापन पद्धतियों में से किन्हीं दो का प्रयोग एक साथ करना असंभव हो, और संकेत देने वाली मापन पद्धति को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता हो । जहां n पॉजिटिव या नेगेटिव पूर्ण संख्या या शून्य हो वहां यह माप अंतराल मात्रा की प्राधिकृत यूनिटों एकx दस, दोxदस" या पाँचxदस में होगा । यह माप अंतराल न्यूनतम विशिष्ट मात्रा विचलन के बराबर या आधे से कम होगा । लेकिन अमहत्वपूर्ण माप अंतरालों से बचना चाहिए । अतः कीमत संकेतों का प्रयोग न करें । जब संगत हो मात्रा संकेतों से संबंधित नियम अनुरूपता द्वारा कीमत संकेतों और अन्य मात्राओं के सहायक संकेतों पर भी लागू होते हैं । अतिरिक्त युक्तियों की उपयुक्तता मापन पद्धतियां ट्रांसफर पाइंट को शामिल करेंगी । यह ट्रांसफर पाइंट मीटर के अनुप्रवाह पर स्थित होता है । [ भाग II - खण्ड तीन] ऐसे कोई भी साधन मुहैया नहीं किए जाऐंगे जिनके द्वारा किसी मापित गैस को भराई कार्य के दौरान मीटर के अनुप्रवाह में परिवर्तित किया जा सकता हो । दो या उससे अधिक डिलीवरी ट्रांसफर पाइंटों को स्थायी रूप से लगाया जा सकता है और उनका प्रचालन साथ-साथ या बारी-बारी से किया जा सकता है ताकि आशायित प्राप्त होने वाले पात्र से भिन्न किसी पात्र में गैस के किसी परिवर्तन को तुरन्त न किया जा सके, या वह तुरन्त स्पष्ट न हो । उदाहरण के लिए ऐसे साधनों में वास्तविक बाधाएं, दृश्य वाल्व, या संकेत शामिल हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि कौन से ट्रांसफर पाइंट चालू स्थिति में हैं, और यदि आवश्यक हो तो व्याख्यात्मक चिन्ह कौन से हैं । जब डिलीवरी के दौरान और ट्रांसफर पाइंट बदल दिए जाने के बाद केवल एक ट्रांसफर पाइंट का प्रयोग किया जा सकता हो, तो संकेत युक्ति के शून्य पर पुनः सेट किए जाने तक अगली डिलीवरी रोक दी जायेगी । जब एक साथ या बारी-बारी से उपयोग किए गए ट्रांसफर पाइंटों के बदल दिए जाने के बाद दो या उससे अधिक ट्रांसफर पाइंटों का प्रयोग किया जा सकता हो, तो अगली डिलीवरी को संकेत साधन के शून्य पर पुनः सेट किए जाने तक रोक दिया जाएगा । इसके अलावा डिजाइन द्वारा पैराग्राफ दो उप पैराग्राफ खण्ड के प्रावधनों को पूरा किया जाएगा । यह पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की जाएगी कि मापी गई मात्रा डिलीवर कर दी है। विशेष रूप से यदि मीटर के होज़ अनुप्रवाह को दो डिलीवरियों के बीच विदाबीकृत किए जाने की संभावना हो, तो इससे गिनने से पहले व्यवस्थित संशोधन या पुनः दाबीकरण होगा । [PART II-SEC. तीन । प्रचालन सिद्धांत, चाहे जो भी हो, विशेष रूप से हौज या ट्रांसफर के स्थान पर सर्वाधिक खराब मापन परिस्थितियों में वह सामग्री जिसका परिमापन तो किया गया है किन्तु अंतरण नहीं किया गया है, न्यूनतम विशिष्ट मात्रा विचलन के आधे से कम या आधे के बराबर होगी । टिप्पणी. इस प्रावधान का प्रयोजन व्यवस्थित विचलन स्वीकार्य नहीं करना है । इसे डिज़ाइन परीक्षा परीक्षण और परिकलन द्वारा सत्यापित किया जाएगा । यदि इस बात का खतरा हो कि सप्लाई स्थितियां मीटर के Qmax को अति भारित कर सकती हैं तो प्रवाह प्रतिबंधक साधन मुहैय्या किया जाएगा इसे सील करना संभव होगा । अधिकतम दाब और न्यूनतम दाब देखने के लिए माप पद्धति पर एक दाब प्रमापी स्थायी रूप से लगाया जाएगा । मापन पद्धतियों और मीटरों के लिए माप पद्धति संबंधी अपेक्षाएं अधिकतम स्वीकार्य दोष और अन्य माप पद्धति संबंध विशेषताएं । पैराग्राफ दो, उप पैराग्राफ खण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मॉडल अनुमोदन पर पॉजिटव या नेगेटिव मात्रा संकेतों पर अधिकतम स्वीकार्य सापेक्ष दोष इस प्रकार हैं केवल मीटर के लिए मापी गई मात्रा का - ± एक% और पूरी मापन पद्धति के लिए मापी गई मात्रा का + एक.पाँच% है । प्रारंभिक सत्यापन या बाद के सत्यापनों में मात्रा सकेतों पर पॉजिटिव या नेगेटिव अधिकतम स्वीकार्य सापेक्ष दोष और प्रयोग के स्थल पर निर्धारित प्रचालन स्थितियों में जब ये सत्यापन किए गए हों तो पूरी मापन पद्धति के लिए मापी गई मात्रा का + दो% है । जब यह सत्यापन प्रयोगशाला में किया जाता है तब पैराग्राफ दो, उप पैराग्राफ , खण्ड में विनिर्दिष्ट मूल्य प्रारंभिक सत्यापन पर भी लागू होते हैं । न्यूनतम मापी गई मात्रा पर लागू अधिकतम स्वीकार्य दोष पैराग्राफ दो, उप पैराग्राफ , खण्ड में निर्दिष्ट संगत मूल्यों से दुगुने हैं । अतः मापन पद्धति के लिए न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा का अंतर निम्नलिखित फार्मूला द्वारा दिया गया है : Emtn = तीन xMmin / एक सौ जबकि M पैराग्राफ एक उप पैराग्राफ खण्ड में विनिर्दिष्ट फार्म वाली न्यूनतम मापी गई मात्रा है । टिप्पणी : न्यूनतम विनिर्दिष्ट मात्रा का अन्तर एक पूर्ण अधिकतम स्वीकार्य दोष है । मापी गई मात्रा चाहें जो भी हो, पूर्ण पद्धति के लिए अधिकतम स्वीकार्य दोष का परिमाण न्यूनतम विशिष्ट मात्रा के अन्तर से कम कभी नहीं होता । एक हज़ार माप अंतरालों के बराबर या उससे अधिक किसी मात्रा के लिए मीटर के दोहराए गए दोष + शून्य.छः% से अधिक नहीं होंगे । प्रचालन के उनके क्षेत्र में मीटर प्रारंभिक आंतरिक दोष और ± एक% के बराबर या इससे कम सहिष्णुता परीक्षण के बाद दोष के बीच के अंतर का परिमाण प्रस्तुत करेंगे । दोहराये जाने की आवश्यकता सहिष्णुता परीक्षा के बाद लागू होती है। अधिकतम स्वीकार्य दोष लागू करने के लिए शर्ते : अधिकतम स्वीकार्य दोष समस्त गैस, सभी तापमानों और गैस के सभी दाबों तथा उन सभी प्रवाह दरों के लिए लागू होते हैं, जिसके लिए यह पद्धति या मीटर अनुमोदित किया जाना आशयित हो । मापन पद्धति या मीटर संगत मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान समायाजन या संशोधन किए बिना सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के योग्य होना चाहिए ।