गैल्वनोमीटर में प्रवाहित नहीं होती । इस कारण सेल के वि० वा० ब० या उन दो विन्दुओं के वीच विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसका यथार्थ मापन होता है । इस प्रकार विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर की भाँति कार्य करता है । 5.2 विमवमापी के उपयोग
विभवमापन के लिए विभवमापी एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है । विभवमापी द्वारा बहुत सी (Very low ) तथा बहुत उच्च ( Very high) विभव का सही मापन किया जा सकता है। (यहाँ उच्च एवं अल्प विभव का अभिप्राय क्रमशः किलोवोल्ट तथा मिलिवोल्ट की कोटि के विभव से है) । साधारणतया विभवमापी का प्रयोग (a ) किसी सेल के वि० वा० व निकालने ( 6 ) दो सेलों के वि० वा० बलों की तुलना करने (c ) किसी सेल के आन्तरिक प्रतिरोध निकालने (d) अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करने (e) दो प्रतिरोधों की तुलना करने (/) वोल्टमीटर तथा अमीटर का अश शोधन (Calibration) करने आदि में होता है। इनमें से कुछ का सविस्तार वर्णन आगे दिया जा रहा है। विभवमापी का उपयोग लघु ताप वि० वा० वल ( thermo e. m. f.) के माप के लिये भी है जो अध्याय 6 में दिया गया है । 5.3. विभवमापी द्वारा सेल के विद्युत वाहक वल को ज्ञात करना
विभवमापी तार AB के बीच विभवान्तर पैदा करने के लिए चित्रानुसार, A तथा B सिरों के मध्य एक संचायक सेल या बैटरी B द्वारा नियंत्रक Rhy और कुजो K1 श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं। यह परिपथ मुरूप परिपथ (Main Circuit ) कहलाता है । धारा नियंत्रक R/11 के द्वारा तार AB में प्रवाहित धारा को परिवर्तित कर विभव प्रवणता को बदला जा सकता है। विभवमापी तार का A सिरा प्रायः संचायक या बैटरी के धनसिरे (Positive Terminal) से जोड़ा जाता है।
S एक मानक सेल * ( standard cell) है तथा L एक लेक्लांशी सेल (Leclanche cell) है । सेल 'I' का वि० वा० व० निकालना है । दोनों सेलों के धन सिरे A विन्दु पर जोड़ दिये जाते हैं तथा ऋण सिरे द्विपथ कुजी ( Two way key ) K से होते हुए गैल्वंनोमीटर G द्वारा जौको J से जोड़ देते हैं ।
सर्वप्रथम मानक सेल द्वारा विभवमापी तार AB का मानकीकरण (standardisation) करते हैं । इसके लिए कुंजी K, को बंद ( close) कर धारा नियन्त्रक R/h1 के द्वारा तार AB में निश्चित तीव्रता की धारा प्रवाहित होने देते हैं । अब
मानक सेल (Standard cell) वेस्टन केडमियम सेल होता है जिसका वि० वा० व० 1·0183 वोल्ट होता है । प्रयोगशाला में डेनियल सेल (Daniell cell ) मानक सेल के रूप में प्रयोग होता है । इसका वि० वा० व० 1.08 वोल्ट होता है।
गैल्वनोमीटर में प्रवाहित नहीं होती । इस कारण सेल के विशून्य वाशून्य बशून्य या उन दो विन्दुओं के वीच विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसका यथार्थ मापन होता है । इस प्रकार विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर की भाँति कार्य करता है । पाँच.दो विमवमापी के उपयोग विभवमापन के लिए विभवमापी एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है । विभवमापी द्वारा बहुत सी तथा बहुत उच्च विभव का सही मापन किया जा सकता है। । साधारणतया विभवमापी का प्रयोग किसी सेल के विशून्य वाशून्य व निकालने दो सेलों के विशून्य वाशून्य बलों की तुलना करने किसी सेल के आन्तरिक प्रतिरोध निकालने अल्प प्रतिरोध को ज्ञात करने दो प्रतिरोधों की तुलना करने वोल्टमीटर तथा अमीटर का अश शोधन करने आदि में होता है। इनमें से कुछ का सविस्तार वर्णन आगे दिया जा रहा है। विभवमापी का उपयोग लघु ताप विशून्य वाशून्य वल के माप के लिये भी है जो अध्याय छः में दिया गया है । पाँच.तीन. विभवमापी द्वारा सेल के विद्युत वाहक वल को ज्ञात करना विभवमापी तार AB के बीच विभवान्तर पैदा करने के लिए चित्रानुसार, A तथा B सिरों के मध्य एक संचायक सेल या बैटरी B द्वारा नियंत्रक Rhy और कुजो Kएक श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं। यह परिपथ मुरूप परिपथ कहलाता है । धारा नियंत्रक R/ग्यारह के द्वारा तार AB में प्रवाहित धारा को परिवर्तित कर विभव प्रवणता को बदला जा सकता है। विभवमापी तार का A सिरा प्रायः संचायक या बैटरी के धनसिरे से जोड़ा जाता है। S एक मानक सेल * है तथा L एक लेक्लांशी सेल है । सेल 'I' का विशून्य वाशून्य वशून्य निकालना है । दोनों सेलों के धन सिरे A विन्दु पर जोड़ दिये जाते हैं तथा ऋण सिरे द्विपथ कुजी K से होते हुए गैल्वंनोमीटर G द्वारा जौको J से जोड़ देते हैं । सर्वप्रथम मानक सेल द्वारा विभवमापी तार AB का मानकीकरण करते हैं । इसके लिए कुंजी K, को बंद कर धारा नियन्त्रक R/hएक के द्वारा तार AB में निश्चित तीव्रता की धारा प्रवाहित होने देते हैं । अब मानक सेल वेस्टन केडमियम सेल होता है जिसका विशून्य वाशून्य वशून्य एक·एक सौ तिरासी वोल्ट होता है । प्रयोगशाला में डेनियल सेल मानक सेल के रूप में प्रयोग होता है । इसका विशून्य वाशून्य वशून्य एक दशमलव आठ वोल्ट होता है।