Human Research Facility Holter Monitor
ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ (ಹೋಲ್ಟರ್) ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ಇಸಿಜಿ) ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (24 ಅಥವಾ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇಸಿಜಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ (ಪಿಸಿಎಂಸಿಐಎ) ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಾರಾಂಶಃ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ (ಹೋಲ್ಟರ್) ಒಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಫ್-ದಿ-ಶೆಲ್ಫ್ (ಸಿಒಟಿಎಸ್) ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ-ಸದಸ್ಯರ ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ (24 ಅಥವಾ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ) ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ಇಸಿಜಿ) ಸಾಧನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೋಲ್ಟರ್ ಮೂರು-ಚಾನೆಲ್, ಏಳು-ಲೀಡ್ ಇ. ಸಿ. ಜಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಒಂದು, ಎರಡು, ಅಥವಾ ಮೂರು 9ವಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೋಲ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದಾದ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ (ಪಿಸಿಎಂಸಿಐಎ) ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ (ಹೋಲ್ಟರ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಹೃದಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ (ಇಸಿಜಿ) ಡೇಟಾವನ್ನು 24 ಅಥವಾ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಇಸ್ಸಾಕ್ವಾದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪಾಸೆಲಾಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಹೋಲ್ಟರ್ 128 ಅಥವಾ 256 Hz ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 0 ರಿಂದ 240 ಬಡಿತಗಳ (ಬಿಪಿಎಂ) ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ +/- 2 ಪ್ರತಿಶತದ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ 128 Hz ಅಥವಾ 256 Hz ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ-2.5 ರಿಂದ + 2.5 mV (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಡ್) ಮತ್ತು-5 ರಿಂದ + 5 mV (ಅರ್ಧ-ಲಾಭ ಮೋಡ್) ವರೆಗಿನ ಇಸಿಜಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (ಎಚ್ಆರ್ಎಫ್) ಹೋಲ್ಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ-ಸದಸ್ಯರು ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಚ್ಆರ್ಎಫ್ ಹೋಲ್ಟರ್ ಪರಿಕರಗಳ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ತಾಣಗಳನ್ನು ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಲು ರೇಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಬಯೋಸೈಡ್ ಒರೆಸುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ-ಸದಸ್ಯರು ನಂತರ ಯಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಟರ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ-ಸದಸ್ಯರು ಯಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಮುಖ್ಯ ಘಟಕದಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಆರ್ಎಫ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ಪಿಸಿ) ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಚ್ಆರ್ಎಫ್ ಪಿಸಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಆರ್ಎಫ್ ರ್ಯಾಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಲ್ಟರ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿಬೊ (ಐಎಸ್ಎಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್) ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.