SRAS
ಎಸ್ಆರ್ಎಎಸ್ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ) ಸ್ಫಟಿಕ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್-ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ವಸ್ತುವಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಎಸ್ಆರ್ಎಎಸ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರ್ತನೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಬಿಎಸ್ಡಿ. ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಆರ್ಎಎಸ್ ಮಾದರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗ (ಎಸ್ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ) ವೇಗವು ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಪನ ಎಸ್ಆರ್ಎಎಸ್ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಸರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಎರಡು ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರಂಗಗಳ ನಂತರದ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ. ಮೊದಲು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ಪಲ್ಸ್ ಪಂಪ್ ಲೇಸರ್ನಿಂದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ~ 1ಇಎನ್ಎಸ್) ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾದರಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಾದಿತ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರೇಲೇ ಅಲೆಗಳಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಪಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆ ಮಾದರಿ ಬಿಂದುವಿನ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಆವರ್ತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ, ನಿರಂತರ ತರಂಗ, ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ನಂತರ ಹಲವಾರು ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಿರಣದ ವಿಚಲನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಲೇ ತರಂಗಗಳು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಮಾದರಿ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಚುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ತರಂಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಪ್ರಬಲ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗದ ಹಂತದ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಸರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗದ ತರಂಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಮಾಪನವು ಶೋಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಎಸ್ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೇಗವನ್ನು ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸರಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಹಾರಾಟದ ಮಾಪನಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ. ಇದು ಎಸ್. ಆರ್. ಎ. ಎಸ್. ಅನ್ನು ದೃಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯ ಅಸಹಜ ಮತ್ತು ಚದುರುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ರಾಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮೇಲ್ಮೈನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಎಸ್ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೇಗದ ಬಹು-ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು-ಇದು ಶ್ರೀಮಂತ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಧೀನ ದರವು ಪಂಪ್ ಲೇಸರ್ನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ; ಆಧುನಿಕ ಲೇಸರ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರಗಳು 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ಅನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಕಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಂತಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾದರಿಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಅನಿಸೊಟ್ರೊಪಿ ಎಂದರೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಲೋಡಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಸ್. ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸರಣ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಗದ ನಕ್ಷೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಧಾನ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನೇಕ ವೇಗದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗವನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಎಸ್. ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವೇಗವನ್ನು ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ವೇಗದಿಂದ ದಿಕ್ಕಿನ ನೇರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲು ಫಾರ್ನೆಲ್ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಎಸ್. ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್. ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೇಗದ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಭವನೀಯ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ದತ್ತಸಂಚಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಪನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಪೂರ್ವ-ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವೇಗದ ಮೇಲ್ಮೈಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷೆಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಫಟಿಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ರೂಪವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಫಟಿಕ ರಚನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಐಸೊಟ್ರೊಪಿ ಎಂದರೆ ಟೈಟಾನಿಯಂನಂತಹ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾದರಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ SAW ವೇಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು, ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುರಣನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಂತಹ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಎಸ್. ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವೇಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎರಡನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ವಿಲೋಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ, ಮಾದರಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ಎತ್ತರದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹಂತಗಳ ಪೂರ್ವ ರಚನೆ; ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಿರೂಪತೆ; ಅವಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಗಡಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ನಯವಾದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಊಹಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಒರಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತವೆ, ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕಿರಣವು ಕೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೋನ್ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಪತ್ತೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಬೆಳಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಾಸಿಯನ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತರಂಗ ಮುಂಭಾಗಗಳು ಸಂಭವನೀಯ ಸ್ಪೆಕಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಯೋಜಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ 'ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ' ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಇಂಟರ್ಫೆರೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿ-ಪೆರಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್-ಇದು ಸ್ಪೆಕಲ್ಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಹಿಷ್ಣುವಾಗಿದೆ, ಎರಡು-ತರಂಗ ಮಿಶ್ರಣ-ಇದು ಸ್ಪೆಕಲ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕಲ್ ಚಾಕು ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಅಂತಹ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಎಎಸ್ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸ್ಫಟಿಕಶಾಸ್ತ್ರ ಲೇಸರ್ಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್