Shim (magnetism)
ಶಿಮ್ ಎಂಬುದು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತದ ಧ್ರುವ ಮುಖಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಮ್ಗಳಿಂದ ಶಿಮ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ "ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ ಶಿಮ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಎನ್ಎಂಆರ್ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಐಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲು ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಏಕರೂಪತೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎನ್ಎಂಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನೊಳಗಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಧನದ "ಆದರ್ಶ" ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಕಾಂತೀಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲವಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಶೋಧಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ರೋಗಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತೀಯವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಏಕರೂಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಸಮರೂಪತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಳಿದ ಅಸಮರೂಪತೆಯ ಊಹಿಸಲಾದ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೀಟರ್ಗಳ ಪರಿಮಾಣದ ಮೇಲೆ 1 ಪಿಪಿಎಂ ಕ್ರಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಕರೂಪತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಎನ್ಎಂಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಕೆಲವು ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗಳ ಪರಿಮಾಣದೊಳಗೆ 1 ಪಿಪಿಬಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗಳಿವೆಃ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ. ಸಕ್ರಿಯ ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಕ್ಕಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉಕ್ಕಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಬಳಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಕಾಂತೀಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (ಸುರುಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ) ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಂಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ) ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಾಣ ಮೂಲ ಸರಾಸರಿ ವರ್ಗ (ವಿಆರ್ಎಂಎಸ್) ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಎ. ಪಿಯರ್ಸನ್, ಎನ್ಎಂಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಶಿಮ್ಮಿಂಗ್ http://web.mit.edu/8.13/www/pdf_files/shimming.pdf ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತತೆ ಪರಮಾಣು ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ