Middle ear implant
ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂಬುದು ಶ್ರವಣ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹಕ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಕಂಪನಗಳ ವಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕಿವಿಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆಃ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು (ಎಎಂಇಐ) ಬಾಹ್ಯ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಧ್ಯಮ ಕಿವಿ ಕಸಿಗಳನ್ನು (ಪಿ. ಎಂ. ಇ. ಐ. ಗಳು) ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್, ಟಿ. ಓ. ಆರ್. ಪಿ. ಗಳು ಅಥವಾ ಪಿ. ಓ. ಆರ್. ಪಿ. ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಹೊರಗಿನ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಯ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೋಕ್ಲಿಯಾಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಎಎಂಇಐಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪಿಎಂಇಐಗಳು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ವಾಹಕ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಿಎಂಇಐಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊದಲ-ಸಾಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಎಂಇಐ ಅಥವಾ ಪಿಎಂಇಐ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಂಇಐಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಭಾಗಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ (ಎಎಂಇಐ) ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಃ ಆಂತರಿಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಆಡಿಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಪರಿಸರದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಂತರ ಈ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ (ಎಫ್ಎಮ್ಟಿ) ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆಃ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನ ಭಾಗವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮೂರು ಒಸಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೋಕ್ಲಿಯಾದ ದುಂಡಗಿನ ಕಿಟಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಎಮ್ಟಿ ಕಂಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಕ್ಲಿಯಾಗೆ ಧ್ವನಿ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಕ್ಲಿಯಾ ಈ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ನರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದಕ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಎಎಂಇಐಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸಬಹುದು. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯದ, ಹಾಗೇ ಇರುವ ಒಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎ. ಎಂ. ಇ. ಐ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಿರಿದಾದ, ಕುಸಿದ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಿವಿಯ ಕಾಲುವೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಕಿವಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಎಫ್ಎಮ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಕಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಮೂಳೆ ವಹನ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 45 ಡಿಬಿ ಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 65 ಡಿಬಿ ವರೆಗೆ ಎಎಂಇಐ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎಫ್ಎಮ್ಟಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದುಃ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಿಟಕಿ, ಇದು ಒಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರಪಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ಲಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಿನ ಕಿಟಕಿ, ಒಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರಪಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಕ್ಲಿಯಾದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರ ಒಸಿಕಲ್ಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಟೇಪ್ಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿವಿಯ ಉರಿಯೂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಎಎಂಇಐಗಳು ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ವಹನ ಕಸಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಲೀ ಮತ್ತು ಇತರರು ಎಎಂಇಐ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪಿಬಿಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳು ಶ್ರವಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಕಸಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಎ. ಎಂ. ಇ. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳ-ಇಳಿಜಾರಿನ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇವಾಸಾಕಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು, ಅವರು ಸುತ್ತಿನ ಕಿಟಕಿಗೆ ಎಎಂಇಐ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಮಿಶ್ರ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಎಂಇಐಗಳು ಮೂಳೆ ವಹನ ಕಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಿತ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು. ಮೊಜಲ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಎ. ಎಂ. ಇ. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ರೋಗಿಗಳು ಮೂಳೆ ವಹನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಡೆದವರಿಗಿಂತ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು, ಇದು ಅವರ ಮೂಳೆ ವಹನ ಶುದ್ಧ-ಟೋನ್ ಸರಾಸರಿ (0.5 ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್) 35 ಡಿಬಿ ಎಚ್ಎಲ್ ಗಿಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು (ಪಿಎಂಇಐ) ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಸಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಹೊರಗಿನ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಯ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೋಕ್ಲಿಯಾಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಪಿ. ಎಂ. ಇ. ಐಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆಃ ಟಿಮ್ಪನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಪ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು. ಟಿಮ್ಪನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು (ಪಿಒಆರ್ಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಟಿಒಆರ್ಪಿಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ) ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಪ್ ಫುಟ್ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಟೇಪ್ಸ್ ಫುಟ್ಪ್ಲೇಟ್. ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಟಿಮ್ಪನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಟೇಪ್ಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಗೆ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ಟೇಪ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಇಐಗಳನ್ನು ಟೈಟಾನಿಯಂ, ಟೆಫ್ಲಾನ್, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಾಪಟೈಟ್, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಮತ್ತು ನೈಟಿನಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು 7 ಟೆಸ್ಲಾ ವರೆಗಿನ ಎಂಆರ್ಐಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಸೂಚನೆಗಳು ಟಿಮ್ಪನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಮ್ಪನೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರಪಳಿಯ ಜನ್ಮಜಾತ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. : ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿವಿಯ ಉರಿಯೂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಘಾತಕಾರಿ ಗಾಯ ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಕೊಲೆಸ್ಟೀಟೋಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಾಹಕ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಟೇಪ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಪ್ಸ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ ಜನ್ಮಜಾತ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. : ಒಟೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ ಜನ್ಮಜಾತ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಆಘಾತಕಾರಿ ಗಾಯವು ಒಸಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರಪಳಿ/ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ವಿರೂಪವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಪ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಾಹಕ ಶ್ರವಣ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಹ ನೋಡಿ ಒಸಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ