Floating collimator
ತೇಲುವ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಅನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಲೋಕನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 1825ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೆನ್ರಿ ಕೇಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವನ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಲೋಕನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕೊಳದ-ರೇಖೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಉತ್ತುಂಗ ವಲಯದ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಸಮತಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತುಂಗ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ತತ್ವವು ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದ್ರವದ ಮೇಲೆ ತೇಲುವ ಸ್ಥಿರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಊಹಿಸಲಾದ ಸ್ಥಾನದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಾಗಿದೆ. ತೇಲುವ ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಪಾದರಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ತೇಲುತ್ತದೆ. ಎರಕಹೊಯ್ದ-ಕಬ್ಬಿಣವು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಚು ಉದ್ದ, ನಾಲ್ಕು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮೇಲ್ಮುಖ ಅಥವಾ Y ಸಮಾನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ಮುಖಗಳು ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ತಂತಿಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ ಸಣ್ಣ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನ-ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ (ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಚಪ್ಪಟೆ ಲೋಹ) ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾಜಿನ ಬದಿಯ ಫೋಕಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಾದರಸದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಿನ್ಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದರ ಉದ್ದದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಂಬವಾದ ಚಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ವೃತ್ತದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸಮತಲ ಬಿಂದುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ, ಮತ್ತು ವೃತ್ತದ ಮತ್ತು ಕೊಲಿಮೇಟರ್ಗಳ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರರ ಅಡ್ಡ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಗಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಬೆಸೆಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಉಪಕರಣಗಳ ಕನ್ನಡಕಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು; ಮತ್ತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕೊಲಿಮೇಟರ್ಗಳ ಅಡ್ಡ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಗದದಿಂದ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೊಲಿಮೇಟರ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಪರದೆಯಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಂಗದ ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ನಂತರ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೊಲಿಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಂದುವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತುಂಗದ ದೂರ, ತಂತಿಗಳ ಛೇದನವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊಲಿಮೇಟರ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ವೃತ್ತದ ಇನ್ನೊಂದು (ದಕ್ಷಿಣ) ಬದಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸದೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ದೂರದರ್ಶಕದ ಚಲನೆಯಿಂದ. ಹೀಗೆ ಓದಿದ ಎರಡು ಉತ್ತುಂಗದ ಅಂತರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉತ್ತುಂಗ ಅಥವಾ ಸಮತಲ ಬಿಂದುವಿನ ದೋಷಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರೆ-ಮೊತ್ತವು ಕೊಲಿಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಂದುವಿನ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತುಂಗದ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕೊಲಿಮೇಟಿಂಗ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಅಕ್ಷದ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಸಹ-ಇಳಿಜಾರಾಗಿದೆ. 1825ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಂದೆ ಓದಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೇಟರ್ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸಾಧನದಿಂದ ಸಮತಲ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವ ದೋಷವು ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 151 ಏಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದೋಷವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರದ ಫ್ಲೋಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಲೇಖನವು ದಿ ಲಂಡನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾಃ ಅಥವಾ, ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟ್, ಲಿಟರೇಚರ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಸಂಪುಟ 6, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಥಾಮಸ್ ಟೆಗ್, 1829ರಲ್ಲಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. (ಗೂಗಲ್ ಇಬುಕ್) ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಇತಿಹಾಸ