Fiber-optical thermometer
ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟ-ನಿರೋಧಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಪನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೋಬ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್ (GaAs) ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೋಧಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಹವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವೇದಕವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಹಕವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಫ್ಐ, ಇಎಂಐ, ಎನ್ಎಂಆರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಪನ ತತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತತ್ವವು GaA ಗಳ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗ್ಯಾಪ್ನ ತಾಪಮಾನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ತಂತಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ GaA ಸ್ಫಟಿಕವು 850nm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 0.4nm/K ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಫೈಬರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ (ಎಂಆರ್ಐ) ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಿನ GaA ಸ್ಫಟಿಕದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, GaA ಸ್ಫಟಿಕದ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು GaAಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಆಫ್ಸೆಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಸಂವೇದಕಗಳು ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 0.5mm ವ್ಯಾಸದ ಸಂವೇದಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಂಗಾಂಶದ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಪನ ತಂತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ವಯವೆಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ, ಲೇಸರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಬ್ ಮೂಲಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೈಲ, ವಿಷಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು, ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಜನರೇಟರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಮೈ ಅವಾಹಕವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಳತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ವಿತರಣೆಯ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಜೀವಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗಿನ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಲ್ಲದ ನಿರೋಧಕ ಸಾವಯವ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಘನೀಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಂಧ್ರವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆವಿಯನ್ನು ದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವೇದಕಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಿಡಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಘಟಕಗಳಿಲ್ಲ. ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಹಕವಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅವು 2.50 ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪರಿಸರಗಳು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಡಿನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಟ್ರೇಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಫೋಟಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಮರದ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮರದ ರಚನೆಗಳ ನವೀಕರಣವು ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರೋಬ್ ಕಿರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮರದ ಕೋರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 80 ಮತ್ತು 95 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಮರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಒಣ ಕೊಳೆತ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಶೋಧಕಗಳು ಗಾಆಸ್ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ (ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್) ತುದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪಿಟಿಎಫ್ಇ ಗಾಜಿನ ನಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಹವಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರುಗಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ತಾಪಮಾನ ಮಾಪನಗಳು (ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗಳು) ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನ್ನ ಸ್ಟಾಟರ್ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಬೇರಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಂವೇದಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳ ಅಳತೆಯ ತತ್ವವು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಕಿರಣ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಇತರವು ಅಳತೆಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ಗಳು