Isothermal microcalorimetry
ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ (ಐಎಂಸಿ) ಎಂಬುದು ರಾಸಾಯನಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಐಎಂಸಿ ಸಣ್ಣ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆರಂಭ, ದರ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 3-20 ml) ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (c. 15°C-150°C). ಮಾದರಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ನಿವ್ವಳ ದರ (μJ/s = μW) ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಿದ ಅಥವಾ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖವನ್ನು (J) ಅಳೆಯುವ ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ IMC ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ನಾಲ್ಕು ನಿಕಟವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆಃ ಎಲ್ಲಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ-ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಐಎಂಸಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಂ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು (ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು) ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ). ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ-ಶಾಖದ ಹರಿವು ಸಿ. ಎ. ಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. 1 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ. ಎ. ಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. 50, 000 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಸಾಧನದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಐಎಂಸಿ ವಿಧಾನವು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ನೈಜ-ಸಮಯದ ನಿರಂತರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಗಮನಿಸದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿದೀಪಕ ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಗುರುತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವೆಃ ತಪ್ಪಿದ ದತ್ತಾಂಶಃ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದು ಸಿಎ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾಪನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಂಪೂಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು 40 ನಿಮಿಷಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಃ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಐಎಂಸಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನದ ಭೌತಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತಿಗಳ (ಮುಖ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು) ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಆಂಪುಲ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಾಪಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಐಎಂಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಾಪನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಹುಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಅನ್ವಯಗಳು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಅನ್ವಯಗಳು-ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಎಂಬುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ (ಐ. ಎಂ. ಸಿ.) ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾದರಿಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಎಂ. ಯು. ಜೆ./ಎಸ್. = ಎಂ. ಯು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.) ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದ (ಜೆ.) ನಿರಂತರ ಮಾಪನವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶಾಖವು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಹರಿವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಒಟ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಶಾಖವು ನಡೆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬಹುದು (ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಃ ಗ್ಲಾಸ್ಸ್ಟೋನ್, ಮತ್ತು ಇತರರು. 1941 ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1974 ಮತ್ತು ದರ ಸಮೀಕರಣ). ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಸರಳವಾದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಿದ ಸಾಧನದ ಪತ್ತೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಘನ ಅಥವಾ ದ್ರವ ವಸ್ತುವು ಜಡವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಕೋಶಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ, ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಐಎಂಸಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರವಾದ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಂಪೌಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಂಪುಲ್ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ತರ್ಕ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಐಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಐಎಂಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಭಾಗಶಃ ಮಾದರಿ ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಉಪಕರಣದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಕರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಎವರೆಗಿನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು. 1 ಅಥವಾ 2 ಸೆಂ. ಮೀ. ವ್ಯಾಸ x ca. 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಮಾದರಿಗಳು ಸರಳವಾದ 3 ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ. 1) ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ-ಉದಾ. ಘನವಸ್ತುಗಳು, ದ್ರವಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೋಶಗಳು-ಅಥವಾ ಈ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಐಎಂಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಜು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲೋಹದ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ/ಆಂಪುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಿ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿ ವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. 15°C-150°C. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾದ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಐಎಂಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಖವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಘನ ಔಷಧೀಯ ಔಷಧ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು (ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳುಃ ಘನ ವಸ್ತುಗಳು) ಸೇರಿವೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಶಾಖದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದರವೂ ಸಹ ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಜೀವಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ಶಾಖದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ) ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಸಿತದ ನಿವ್ವಳ ದರವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಐಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳುಃ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧ). ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕವಲ್ಲದ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ (ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳುಃ ಘನ ವಸ್ತುಗಳು) ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ (ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳುಃ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧ). ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಐಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ (μJ/s = μW) ವಿರುದ್ಧ ಸಮಯದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ (ಉದಾ. ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು) ಆದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಂಕಿ. 2 ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂಚಿತ ಶಾಖ (ಜೆ) ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ (ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ) ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಶಾಖವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ವಿಳಂಬ ಹಂತದ ಅವಧಿಯಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಡತಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ದರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳುಃ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧ). ಅಲ್ಲದೆ, ತಾಪಮಾನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು (ಹಾರ್ಡಿಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2003). ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಲಾವೋಸಿಯರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಮೊದಲ ಐಸೊಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1780 (ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಃ ಲಾವೋಸಿಯರ್ ಎ & ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಪಿಎಸ್ 1780). ಅವರ ಸಾಧನವು ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ (ಉದಾ. ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿ), ಕರಗುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದ್ರವ ನೀರಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಮಾದರಿಯು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಾಖಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಐಎಂಸಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು 1960ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ (ವಾಡ್ಸೊ 1968, ಸುರ್ಕುಸ್ಕ್ & ವಾಡ್ಸೊ 1974). ಈ ಕೆಲಸವು ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು-ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಥರ್ಮೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ (ಪೆಲ್ಟಿಯರ್-ಸೀಬೆಕ್) ಸಾಧನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಭ್ಯತೆ-ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಬಹು-ಚಾನೆಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು (ಸುರ್ಕುಸ್ಕ್ 1982), ಇದು ಬಹು ಮಾದರಿಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು (ಥೊರೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1989). 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಡ್ಸೊ ಮತ್ತು ಸುರ್ಕುಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ಕೆಲಸವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಶಾಖದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 1990ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವು ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂದುವರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಐಎಂಸಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು, ಸಮಾನಾಂತರ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಐಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ (ಉದಾ. ನಿಖರತೆ, ನಿಖರತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ) ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ (ವಾಡ್ಸೊ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ಬರ್ಗ್ 2001). ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಉಪಕರಣದ ಸಂರಚನೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅರೆ-ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್-ಅಂದರೆ. ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಡುವಿನ ಶಾಖದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ (ಅಡಿಯಾಬಾಟಿಕ್), ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಐಎಂಸಿ ಮಾಪನವು ಸಣ್ಣ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ-ಸಿಎ. 0.001 °C. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಐಎಂಸಿ ಮಾಪನಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂಕಿ. 3. 48 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣದ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಅಳತೆ ಘಟಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆಲ್ಟಿಯರ್-ಸೀಬೆಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸಾಧನವು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಸಿಂಕ್ನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮಾದರಿಯು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ ನೋಡಿ). ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ (ಉದಾ. 48-ಚಾನೆಲ್) ವಾದ್ಯವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ. 3, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು (ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಲು) ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ಎರಡು ಆಂಪುಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎರಡು ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಂಪುಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ-ಅಂದರೆ. ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ, ಆದರೆ ಅದರ ವಿಷಯವು ಮಾದರಿಯ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಶಾಖ-ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಳತೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಸಂವರ್ಧನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸರಳ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ದ್ರವಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉಪಕರಣ/ಆಂಪುಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ರೆಫೆರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ರೆಫೆರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 3. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಹದ ಕೂಪನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಉಪಕರಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ, ಉಲ್ಲೇಖವು ಮಾದರಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಐಎಂಸಿ ಆಂಪೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್). ಶಾಖ ವಹನ (ಎಚ್. ಸಿ.) ವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಖ ವಹನ (ಎಚ್. ಸಿ.) ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಾಖವು (ಅಂದರೆ. ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವು) ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ನಿರಂತರ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ನಾನ). ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಎಚ್ಸಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣವು ನಿಖರವಾಗಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ತಾಪಮಾನದ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ-ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಶಾಖದ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾದರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ನ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಾದರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ-ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಎ. 100x. ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ನಡುವೆ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಪೆಲ್ಟಿಯರ್-ಸೀಬೆಕ್ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವ ಶಾಖದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್/ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ <± 0.1 ಕೆ ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಎ ಒಳಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. <± 100 μK/24h. ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಮಾಪನಗಳ ನಿಖರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಸಿ ಮೋಡ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಖದ ಹರಿವುಗಳು ca. 50, 000 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಎ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು. ± 0.2 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್. ಹೀಗೆ ಸಿ. ಎ. ಯ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸ್ಲೈನ್ನ ಮೇಲಿರುವ 0.2 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ 10x ನಿಖರ ಮಿತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪ್ರದಾಯಶೀಲ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ (ಪಿಸಿ) ಮೋಡ್ ಕೆಲವು ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಪವರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ (ಪಿಸಿ) ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ (ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು). ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖವನ್ನು ಪೆಲ್ಟಿಯರ್-ಸೀಬೆಕ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಶಾಖವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಟರ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನದ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ವ್ಯಾನ್ ಹರ್ವಾರ್ಡನ್, 2000). ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನವನ್ನು ಎಚ್ಸಿ ಬದಲಿಗೆ ಪಿಸಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಮಾಪನದ ನಿಖರತೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸಿಎ. ± 0.2 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್). ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಸ್ಥಿರಾಂಕ-ಅಂದರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವು ವಹನ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ca.10X ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಸಿಎ. ಎಚ್ಸಿ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 10X ಸಣ್ಣ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿ. ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಎಚ್. ಸಿ. ಅಥವಾ ಪಿ. ಸಿ. ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖೋತ್ಪಾದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಖೋತ್ಪಾದಕಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಉಷ್ಣಬಲವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ (ವಾಡ್ಸೊ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ಬರ್ಗ್ 2001) ಪ್ರತಿ ಘಟಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಎಚ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿಸಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಂಕೇತವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಾಖ ಹರಿವು ವರ್ಸಸ್ ಸಮಯ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಷ್ಣದ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಿ = ಇಸಿ [ಯು + ಟಿ (ಡಿಯು/ಡಿಟಿ)], ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಶಾಖದ ಹರಿವು (ಅಂದರೆ. μW), εC ಎಂಬುದು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ, U ಎಂಬುದು ಥರ್ಮೋಪೈಲ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳೆಯಲಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು t ಸಮಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರವಾಹದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಪಿ = ಇಸಿ ಯು ಗೆ ಸರಳೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. (ವಾಡ್ಸೊ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ಬರ್ಗ್ 2001). ಅನೇಕ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಆಂಪುಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ. 1) ಇದು ಸರಳತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೈವಿಕ-ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಘನವಸ್ತುಗಳು, ದ್ರವಗಳು, ಅನಿಲಗಳು ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಮೂಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅನಿಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಹೆಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಅನಿಲ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಪನ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದ್ರವದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣ/ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೂ ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಐಟಿಸಿ (ಐಸೊಥರ್ಮಲ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ) ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಐಟಿಸಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ (ಐಸೊಥರ್ಮಲ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ನೋಡಿ). ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ (ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾದ) ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದರವು ನಿಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು (ca.) ಐ. ಎಂ. ಸಿ-ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (ಉದಾ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಂಗಳು) ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ (<ca. 0. 1 °ಸಿ). ತಾಪಮಾನದ ವೇಗದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ (ಡಿಎಸ್ಸಿ) ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಡಿಎಸ್ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಐಎಂಸಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಆಂಪುಲ್ (ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾದರಿ) ಗಾತ್ರವು ಐಎಂಸಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಆಯ್ದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣದ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣದ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (μJ/s = μW) ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೊಸ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ತಾಪಮಾನದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮರು-ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು-ಒಂದು ದಿನವೂ ಸಹ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವಿಸ್ತೃತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾ. ದಿನಗಳು). ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ತಾಪಮಾನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ನಂತರ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ (ಅಥವಾ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಆಯಾಮಗಳ ಕೆಲವು ಘನ ಮಾದರಿ) ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಧನದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಆಂಪುಲ್/ಮಾದರಿಯು ಅಳತೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದರ ತಾಪಮಾನವು ಅಳತೆಯ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ (ಸಿ. 0.001 °ಸಿ ಒಳಗೆ) ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ನಂತರ ಅಳೆಯುವುದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬದಲು ಮಾದರಿ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3-20 ಎಂಎಲ್ ಐಎಂಸಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳತೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಮಯವು ಸಿಎ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷಗಳು. ಇದರರ್ಥ ಪರಿಚಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್-ಪ್ಲೇಸ್ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಏಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದರೆ, ಇದು ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಿ. ಎ. ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷ. ಅಂಕಿ. ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಎರಡಕ್ಕೂ 5 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಮಾದರಿಯ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನಾ-ದರ್ಜೆಯ ಉಪಕರಣಗಳ (<± 100 μK/24h) ತೀವ್ರ ಸ್ಥಿರತೆ ಎಂದರೆ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು (ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ). ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಆಸಕ್ತಿಯ ಶಾಖದ ಹರಿವು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಡತಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಜ-ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶದ ಗಣಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು-ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿಗಳು ಐಎಂಸಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಐಎಂಸಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ). ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ವಿಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಐಎಂಸಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಘನ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ (ಹಾರ್ಡಿಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2003) ಪರಾವಲಂಬಿ ಹುಳುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಔಷಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ (ಮಾನೆಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011). ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಬಹು ಸಂವಹನಗಳ (ಲೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ಸ್) ಒಟ್ಟು ದರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ-ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಭೌತ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಡತಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಶಾಖದ ಹರಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು-ಅಂದರೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಕಡತದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಿಧಾನ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾದರಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಐಎಂಸಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಗಂಟೆಗಳು, ದಿನಗಳು) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ (ತಿಂಗಳುಗಳು) ಕೆಲವೇ ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವವರೆಗೆ (ಉದಾ. ರಾಸಾಯನಿಕ) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ (ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ). ಮಾದರಿ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಐಎಂಸಿ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಂಚಿತ ಶಾಖದ ನೇರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಐಎಂಸಿ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ಸರಳ (ಉದಾ. ಆರಂಭಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು) ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ (ಉದಾ. ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ), ನಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಐಎಂಸಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು (ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಐಎಂಸಿ ರನ್ಗಳ ನಂತರ ಐಎಂಸಿ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ). ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯಿಂದ ಪಡೆದ ದರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದ ಐಎಂಸಿಗೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಪ್ರತಿದೀಪಕ ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು) ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು. ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಐಎಂಸಿ ಚಾಲನೆಯ ನಂತರ, ಮಾದರಿಯು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ನಡೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಐಎಂಸಿ ನಂತರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ, ರೂಪವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ಇತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಐಎಂಸಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಸಿಎ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ 40 ನಿಮಿಷಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಐಎಂಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಇರುವ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ-ಅಂದರೆ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು (ಇದರಲ್ಲಿ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು) ಮತ್ತು ಐಎಂಸಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು (ಚಾರ್ಲೆಬೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ. 2003). ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ತಾಪಮಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 37 °ಸಿ) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 25 ° ಸಿ). ಬಾಹ್ಯ ದತ್ತಾಂಶ ಐಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನ ಭೌತಿಕ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು; ಉದಾ. ಲೋಹದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣ. ಜೀವಕೋಶಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವನತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಶಾಖದ ಹರಿವಿಗೆ ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಒಂದು ತಂತ್ರವೆಂದರೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು, ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಡ್ಡಿಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಖಾಲಿ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು. ಎರಡು ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವಿನ ನಿವ್ವಳ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐಎಂಸಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿಗಳು ಐಎಂಸಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಮೂಲಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ, ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಐಎಂಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹಲವಾರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು (ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೊಂದಿಗೆ) ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಗಳು-ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ-ಉಷ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಕೈಪಿಡಿಯ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಃ ಸಂಪುಟ. 1 ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ (1998), ಸಂಪುಟ. 2 ಅಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಗಳು (2003), ಸಂಪುಟ. 3 ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಗಳು (2002), ಮತ್ತು ಸಂಪುಟ. 4 ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ (1999). ಇವು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿ. ಎ. ಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ (ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 2000 ರೂ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕೆಲವು ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ) ಜರ್ನಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ರೂಪಾಂತರಗಳಾಗಿವೆ. ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಕಾಂಪೆಂಡಿಯಂ ಸಂಪುಟವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿ. ಎ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಕ್. ಒದಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ I ಮತ್ತು II. "ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು" ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಐಸೊಥರ್ಮಲ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪುಟದ ನಂತರದ ವಿಭಾಗಗಳು. I, ಲೈಫ್ & ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಐಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪುಟ. ಸಂಕಲನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಿಮೆಂಟ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕಲನಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕಲನವನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2000ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನ್ವಯಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಳಗೆ-ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಸಂಭವನೀಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ, ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರುವ ಕೆಲವು ಐಎಂಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಟಿತ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ವರ್ಗಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ರಚನೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ರಚನೆ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ-ಅಂದರೆ. ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ದಿನಗಳ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಖನಿಜ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳ ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವು ಒಂದು ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ (ಗಾವ್ಲಿಕಿ, ಮತ್ತು ಇತರರು. 2010) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ (ಎವ್ಜು 2003). ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ (ಯ್ಲ್ಮೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಐಎಂಸಿ ಒದಗಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲಸಂಚಯನದ ಒಳನೋಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. 2010) ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ (ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011). ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಖನಿಜಗಳ ಜಲಸಂಚಯನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ತಿಳಿದಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ) ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣಗಳ ಸಣ್ಣ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಐಎಂಸಿ ಆಂಪೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸದ ಖನಿಜ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣವು ಆಂಪೂಲ್ನಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಆರ್ಎಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣಗಳು ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 32-100% rH. ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪಟೈಟ್ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಗಾಜಿನ "ನ್ಯಾನೋ" ಕಣಗಳ (ಡೂಸ್ಟ್ಮೋಹಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 2011). ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಸ್ಥಿರತೆ ಐಎಂಸಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ (ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1995). ಅಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ, ಅವನತಿ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಔಷಧ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ಪಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1989, ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1990, ಕೊನಿಗ್ಬೌರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1992.) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅವನತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಐಎಂಸಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಫೆಡಿಪೈನ್ (ವಿವೋಡಾ ಮತ್ತು ಇತರರು) ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಸ್ಫಾಟಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ತ್ವರಿತ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 2011). ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ದರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ-ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ-ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್-ತೂಕದ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ (ಯುಹೆಚ್ಎಂಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಇ)-ಪಾಲಿಮರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಉತ್ಕರ್ಷಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಖವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಸಿ. ಎ. ಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ದರವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಲ್ಲದು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಗೊಂಡ UHMWPEಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಪ್ರತಿಶತ (ಚಾರ್ಲೆಬೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2003). ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಪಮಾನಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಹಾರ್ಡಿಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2003). ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯಗಳಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ "ಓಡಿಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ" ವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮಧ್ಯಂತರವಾದ ಕ್ಯುಮೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ (ಸಿಎಚ್ಪಿ) ಯ ಸ್ವಯಂ-ವೇಗವರ್ಧಕ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಹಠಾತ್ ವಿಭಜನೆಯು ಹಲವಾರು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿ. 4 5 ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಚ್ಪಿಯ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಐಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (ಚೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2008). ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳು (ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವ ದರ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನದ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ತರುವಾಯ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಚಯಾಪಚಯವು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು; ವಿಶೇಷವಾಗಿ (ಎ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನಿಂದ ಮಾದರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಸಹಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅಥವಾ (ಬಿ) ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸಾವಯವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಔಷಧೀಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಚಯಾಪಚಯವು ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ; ಅಂದರೆ. ಅವುಗಳ ಸಣ್ಣ-ಅಣುಗಳ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತರುವಾಯ ಚಯಾಪಚಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ನಂತರದ ಮಾದರಿಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ (ಯಾವುದಾದರೂ ಬಳಸಿದ್ದರೆ). ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಅವು ವಿಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದುಃ ಅದರ ದರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನದ ಪತ್ತೆ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವಿಗಳು ಇರಬೇಕು (ಅಥವಾ ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಮಾಪನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಇರಬೇಕು). ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 2002ರ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಚಯಾಪಚಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ (ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ, ವೆಸ್ಟ್, ವುಡ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ 2002 ನೋಡಿ). ಚಯಾಪಚಯ ದರಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು "ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳವರೆಗೆ" ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಎಂಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿವೋದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸಸ್ತನಿ ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯ ದರವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ (ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ದಾನಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಗಾತ್ರವು ವಿಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯ ದರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಸ್ತನಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಿಎ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 30x10−12 W/ಕೋಶ (ಅಂಜೂರಗಳು. ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3: ವೆಸ್ಟ್, ವುಡ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ 2002). ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 1 × 10−6 ಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಅಂದರೆ. 1 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್). ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಿ. ಎ. ಯ ಚಯಾಪಚಯ ಶಾಖ. 33, 000 ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ 1970 ಮತ್ತು 1980 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಸ್ತನಿ ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವು (ಮೊಂಟಿ 1990) 1990ರವರೆಗಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾನವ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳು, ಲಿಂಫೋಮಾ ಕೋಶಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಸೈಟ್ಗಳು, ಅಡಿಪೋಸೈಟ್ಗಳು, ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಐಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಯನಗಳ 42 ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಚಯಾಪಚಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿ ಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. 2000 ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯಲ್ಲಿ (ಉದಾ. ಬೃಹತ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಉಪಕರಣಗಳು, ನೈಜ-ಸಮಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ) ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿಜನಕ-ಪ್ರೇರಿತ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಮುರಿಗಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2009) ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿರಂತರವಲ್ಲದ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮಾರ್ಕರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಂಡುಬರದ ಪ್ರಸರಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಟಿಶ್ಯೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ (ಸ್ಯಾಂಟೊರೊ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011) ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು (ಅಂದರೆ. ಪ್ರಸರಣ) ಅಂಗಾಂಶ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾದ ಮಾನವ ಕೊಂಡ್ರೋಸೈಟ್ಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದರ. ವಿವಿಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐಎಂಸಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇರ್ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಗಾತ್ರದ ಕೋ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಕಣಗಳಿಗಿಂತ (ಚಾರ್ಲೆಬೋಯಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 2002). ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ಲೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ಸ್ 2003). ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಟ್ಯೂಮರ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಎಂಸಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ (ಬ್ಯಾಕ್ಮನ್ 1990), ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಟಿ-ಲಿಂಫೋಮಾ ಕೋಶಗಳ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಪಿ. ಎಚ್. ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾವ್ಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ (ಕಲ್ಲರ್ಹಾಫ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1996) ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಯೂರೋ-ಜೆನಿಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು "ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಂಗಾಂಶದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಯಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಪನದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹಿಸ್ಟೋಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 2012ರಂತೆ, 1980ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶದ ವಿಷವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಷಕಾರಿ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕುಸಿತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದಾಗ ಐಎಂಸಿ ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ (ಆಂಕರ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1986) ವಿಷವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಬಳಕೆಯು ಆಂಟಿಸೆರಮ್, ಮೊನೊಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ರಕ್ತದ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಮಾನವ ಮೆಲನೋಮಾ ಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯ-ಅವಲಂಬಿತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ವಿಷತ್ವದ (ಎ. ಡಿ. ಸಿ. ಸಿ) ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಮೆಲನೋಮ ಜೀವಕೋಶದ ಚಯಾಪಚಯ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಆಂಪುಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. "ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಪರಿಸರ ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ (ಥೊರೆನ್ 1992) MnO2, TiO2 ಮತ್ತು SiO2 (ಸಿಲಿಕಾ) ಕಣಗಳ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜ್ಗಳ ಮೊನೊಲೇಯರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಐಎಂಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಫ್ಲೋರೆಸಿನ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ-ಐಎಂಸಿ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ನಂತರದ ಅವಲೋಕನವು-ತಿಳಿದಿರುವ ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ-ಐಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (ಲಿಯು ಮತ್ತು ಇತರರು. 2007), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕ್ರೊಮೇಟ್ನಿಂದ ಸಿಆರ್ (VI) ನ ಫೈಬ್ರೊಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಯಾಪಚಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಐಎಂಸಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿ. ಸಿಆರ್ (VI) ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಫೈಬ್ರೊಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು 5 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. "ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಚಯಾಪಚಯ processes.in.living ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ತಂತ್ರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಜೈವಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಈ ತಂತ್ರವು ಜೀವಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿರಂತರ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಿಆರ್ (VI) ಮಾನವನ ಫೈಬ್ರೊಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ". ಸರಳವಾದ ಮುಚ್ಚಿದ ಆಂಪೂಲ್ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವಕೋಶದ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ-ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ (ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2000) ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಳ್ಳುಗಿಡದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಲೋಹಗಳೆರಡಕ್ಕೂ "ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲೇಟ್ಗಳ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡವು, ಕೆಲವು ಸೆಂ. ಮೀ. 2 ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿವೆ. ಐ. ಎಂ. ಸಿ. "ಒಂದು ತ್ವರಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ". ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ (ಡೂಸ್ಟ್ಮೋಹಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೀಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕೊಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪಾಟೈಟ್ (ಎಚ್ಎ) ಮತ್ತು ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ (ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ) ಸಿಲಿಕಾ ಗಾಜಿನ ಕಣಗಳಿಗೆ (ವ್ಯಾಸ <50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್) ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಣಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಕಣಗಳು ಯೀಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಎ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಣಗಳ ವಿಧಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಳಸಿದ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದವು. "ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪಟೈಟ್ ಕಣಗಳಂತಹ ಕಣಗಳ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯ ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ". ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು (ಜೆಸ್ಪರ್ಸನ್ 1982). ಕೆಲವು ಐಎಂಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವೈರಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ (ಹೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2005) ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು (ಆಂಟೋಸಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1997), ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನ (ಬ್ರೈಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2010) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಚಯಾಪಚಯ ವಿಧಾನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಗಳ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶವು ಹೇಗೆ ನಿಖರವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ-ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ-ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದರಗಳು (ಚಿತ್ರ. 6). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಸ್ತನಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗಾತ್ರದ ಸುಮಾರು 1/10 ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ 1/10 ಹೆಚ್ಚು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ heat-i.e ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಎ. 3x10−12 W/ಕೋಶ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಸ್ತನಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (ಮೇಲೆ ನೋಡಿ) ca. 10X ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು-ca. 330, 000-ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು-ಅಂದರೆ. 1 ಮೈಕ್ರೋವಾಟ್. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಸ್ತನಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ). ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ 100 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 330,000 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಐಎಂಸಿ-ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಶಾಖದ ಹರಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ರಕ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸೇರಿದೆ (ಟ್ರ್ಯಾಂಪುಜ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2007) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ (ಬೊಂಕಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011) ಮತ್ತು ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು (ಬ್ರೈಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2010, ರೊಡ್ರಿಗಜ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011). ಅಂಕಿ. ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಚ್ಚಿದ ಐಎಂಸಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಯರೋಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಮಯದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು 7 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಚ್ಚಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಐಎಂಸಿ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು; ಅಂದರೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಳಂಬ ಹಂತದ ಅವಧಿಯ ಸಮಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೂಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ (ಅವಲೋಕನ-ದತ್ತಾಂಶ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ). ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಐಎಂಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2013 ರಲ್ಲಿ (ಎ) ಐಎಂಸಿ ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಗಳು, (ಬಿ) ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಗಣಿತದ ಮಾದರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು (ಸಿ) ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಎಂಸಿ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು (ಬ್ರೈಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2013). ಫಾರ್ಮಾಕೊಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮುಚ್ಚಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ ಐಎಂಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಔಷಧೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು-ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜೀವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸಾಂದ್ರತೆ (MIC). ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ-ವಿಳಂಬ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ (ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. 2, ಹೋವೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011, ಬ್ರೈಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2013), ಇದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕವನ್ನು ನೋಡಿ) ಪ್ರತಿಜೀವಕದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿಳಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ) ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಐಎಂಸಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಾನ್ ಆಹ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2009). ಮುಚ್ಚಿದ ಆಂಪುಲ್ ಐಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್ ಔರೆಸ್ (ವಾನ್ ಆಹ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ನಡುವೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 2008, ಬಾಲ್ಡೋನಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2009). ದಂತ ಕಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ (ಅಸ್ಟಾಸೋವ್-ಫ್ರೌಯೆನ್ಹೊಫರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011). ಸಂಬಂಧಿತ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಶಾಖವನ್ನು ಗಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು (ಹೌಸರ್-ಗೆರ್ಸ್ಪಾಚ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2008). ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿಟ್ಯೂಮರ್ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಸದೃಶವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸ್ಕೋನ್ ಮತ್ತು ವಾಡ್ಸೊ 1988). ಮುಚ್ಚಿದ-ಆಂಪೂಲ್ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಐಎಂಸಿ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಬೆರೆಸಿದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿತು. 2013 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗಿಂತ ಸಸ್ತನಿ ಜೀವಕೋಶದ ವಿಟ್ರೊ ಫಾರ್ಮಕೋಡೈನಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಂತ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ-ಅವು ಐ. ಎಂ. ಸಿ ಆಂಪುಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ (ಲ್ಯಾಂಪ್ರೆಕ್ಟ್ & ಬೆಕರ್ 1988). ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಪ್ಯೂಪಾ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಹರಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1996) ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಪಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ಕುಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1995). ನೆಮಟೋಡ್ ವರ್ಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಜಮ್ನ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಎಂಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ (ಬ್ರೇಕ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2002). ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರಾವಲಂಬಿ ಹುಳುಗಳ (ಮ್ಯಾನೆಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಮೇಲೆ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೂ ಐಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 2011-1, ಮಾನೆಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011-2, ಕಿರ್ಚೋಫರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011). ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಐಎಂಸಿ ಔಷಧಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವರ್ಮ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಕುಸಿತವು ಶಾಖ ಹರಿವಿನ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದರ ಬಹುಮುಖತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ (ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 1989), ಲಾರ್ಚ್ ಮರದ ತದ್ರೂಪಿ ಅಂಗಾಂಶ ಮಾದರಿಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ದರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮರದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮರಗಳಿಂದ ತದ್ರೂಪುಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಆಕ್ಸಲೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಚಯಾಪಚಯವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಲೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಏಕೈಕ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಏಕೈಕ ಇಂಗಾಲದ ಮೂಲವಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣು (ಬ್ರಾವೊ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಆಕ್ಸಲೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಆಂಪೂಲ್ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. 2011). ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವಧಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚಯಾಪಚಯ ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ ಐಎಂಸಿ ಮಾಪನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂನ್ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಬುದು ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿಳಿ, ಕೆನೆ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದ, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಫಟಿಕೀಯ ಅವಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಹಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಂಪೂಲ್ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ (ಬ್ರೈಸೆಂಟ್, ಬಿಂಡ್ಶೈಡ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2011). ಹಿಮ ಕರಗುವುದು ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂನ್ಮಿಲ್ಕ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಇಂಗಾಲದ ಮೂಲಗಳ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂನ್ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೀಮೋಹೆಟೆರೊಟ್ರೊಫಿಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. (2012), ವಿವಿಧ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಜೀವರಾಶಿಯ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಸಾವಯವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಡಳಿತಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಜೈವಿಕ ಆಡಳಿತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅವಲೋಕನವು (ವಾಡ್ಸೊ ಮತ್ತು ಗಲಿಂಡೋ 2009) ತರಕಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಗಾಯದ ಉಸಿರಾಟ, ಬ್ಲಾಂಚಿಂಗ್ನಿಂದ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾವು, ಹಾಲಿನ ಹುದುಗುವಿಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಳಾಗುವಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಉಷ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ (ಗಲಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2005) ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಊಹಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒರೊಟಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಣ್ವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಎಂಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ (ಅನಸ್ತಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2000) ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು, ವೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು (ಆಂಟೋನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು. 2008). ತಾಜಾ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ (ರೋಕ್ಯುಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಮೇಲೆ ಆಂಟಿ-ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಐ. ಎಂ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 2007). ಬಾರ್ಲಿ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಶಾಖದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಪಲ್ಸ್ಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (ಪಿಇಎಫ್ಗಳು) ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಐಎಂಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ-ಇದು ಮಾಲ್ಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳ (ಡೈಮೆಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು) ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 2012). ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಟೈಟ್ರೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ದರ ಸಮೀಕರಣ ಸೋರ್ಪ್ಶನ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಥರ್ಮೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗ್ಲಾಸ್ಸ್ಟೋನ್ ಎಸ್, ಲೈಡ್ಲರ್ ಕೆಜೆ, ಐರಿಂಗ್ ಎಚ್ (1941) ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಃ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು. ಮೆಕ್ಗ್ರಾ-ಹಿಲ್ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್). 611ಪಿ. ಜಾನ್ಸನ್ FH, ಐರಿಂಗ್ H, ಸ್ಟೋವರ್ BJ (1974) ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧದಲ್ಲಿ ದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ವಿಲೇ (ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್), 703ಪಿ. ಲಾವೋಸಿಯರ್ ಎ & ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಪಿಎಸ್ (1780) ಎಂ 'ಎಮೋಯಿರ್ ಸುರ್ ಲಾ ಚಾಲೂರ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಬ್ರೌನ್ ಎಮ್ಇ, ಎಡಿಟರ್ (1998) ಸಂಪುಟ. 1 ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು (691ಪಿ. ), ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಲಾಘರ್ ಪಿಕೆ (ಸರಣಿ ಸಂಪಾದಕ). ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ (ಲಂಡನ್). ಬ್ರೌನ್ ಎಮ್ಇ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಾಘರ್ ಪಿಕೆ, ಎಡಿಟರ್ಸ್ (2003) ಸಂಪುಟ. 2 ಅಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಗಳು (905ಪಿ. ), ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಲಾಘರ್ ಪಿಕೆ (ಸರಣಿ ಸಂಪಾದಕ). ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ (ಲಂಡನ್). ಚೆಂಗ್ SZD, ಸಂಪಾದಕ (2002) ಸಂಪುಟ. 3 ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಗಳು (828ಪಿ.) ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ. ಗಲ್ಲಾಘರ್ ಪಿಕೆ (ಸರಣಿ ಸಂಪಾದಕ). ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ (ಲಂಡನ್). ಕೆಂಪ್ ಆರ್. ಬಿ., ಸಂಪಾದಕ (1999) ಸಂಪುಟ. 4 ಬೃಹತ್ ಅಣುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ (1032ಪಿ. ), ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಲಾಘರ್ ಪಿಕೆ (ಸರಣಿ ಸಂಪಾದಕ). ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ (ಲಂಡನ್). ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ. 1: ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಔಷಧಗಳು (2009). ಟಿಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಕ್. (ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಡಿಇ, ಯುಎಸ್ಎ). ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ಸಂಕಲನ ಸಂಪುಟ. 2: ಸಿಮೆಂಟ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ಸ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದರ್ (2009). ಟಿಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಕ್. (ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಡಿಇ, ಯುಎಸ್ಎ). ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಐಎಂಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಪರಿಕರಗಳು, ಸರಬರಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟಿಎ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೆಟಾರಾಮ್ ಸಿಂಸೆಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಡ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಉಪಕರಣ ಸಂರಚನೆಗಳು ಮೈಕ್ರೊಸ್ಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಕೈವ್ 2005) ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕ್ಯಾಲೊರಿಮೆಟ್ರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ