Goniophotometer
ಗೊನಿಯೊಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ-ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಗೊನಿಯೊಫೋಟೋಮೀಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆಯು ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವು ಅದರ ಬೆಳಕಿನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟಿಯನ್ ಮೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆಯು ವಾಹನದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಪಯೋಗಗಳು ಗೊನಿಯೊಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದುಃ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹರಿವಿನ ಅಳತೆ ಗೊನಿಯೊಫೋಟೋಮೀಟರ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಅಳತೆ ಬಣ್ಣ ಸಂವೇದಕಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ಬಣ್ಣದ ತಾಪಮಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಬಣ್ಣ ಏಕರೂಪತೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಗೊನಿಯೊಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ನ "ಸಿಐಇ 70" ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಸಮತಲ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಎ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಲಂಬ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಎರಡೂ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಮುಖ್ಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಸ್ಥಿರ ಲಂಬ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಟೈಪ್ ಬಿ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸಮತಲ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಮುಖ್ಯ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಿಲ್ ದೀಪವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಈ ವಿಧವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪದ ಸಮ್ಮಿತಿ ಅಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ ಬೆಂಬಲಿಗನ ಸಮತಲವು ಬಿ-ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇವೆರಡೂ ಎ-ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ವಿಧದ ಸ್ಥಿರ ಲಂಬ ಅಕ್ಷವು ಅಳತೆಯ ರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುವ ಸಮತಲ ಅಕ್ಷವು ಸಿ ವಿಧದ ಏಕ ಸ್ತಂಭ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾಲಮ್ನನ್ನು ಎರಡು ಕಾಲಂಗಳ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಾಗ ಏಕ ಕಾಲಮ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪದ ಅಕ್ಷದ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ ಬೆಂಬಲಿಗನ ಸಮತಲವು ಏಕಾಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ-ಆಧಾರಿತ ಗೊನಿಯೊಫೋಟೋಮೀಟರ್ಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗೊನಿಯೊಫೋಟೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋನೀಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ಫಿಶ್ ಐ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಂಯೋಜಿತ ಗೋಳದ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಫಿಶ್ ಐ-ಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀವ್ರತೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮನ್ವಯದಂತಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾಪನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಪನದ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಕೋನೀಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಳದ ಗೊನಿಯೊಮೀಟರ್ ಗೊನಿಯೊಫೊಟೊಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಇ. ಯು. ಎಲ್. ಯು. ಎಂ. ಡಿ. ಏ. ಟಿ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಫೋಟೊಮೆಟ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.