High-frequency ventilation
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಾತಾಯನವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಸಿರಾಟದ ದರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. (> ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 150 (ವಿಎಫ್) ಉಸಿರುಗಳು) ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಾತಾಯನವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯವನ್ನು (ವಿಎಎಲ್ಐ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಆರ್ಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವಾತಾಯನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಾತಾಯನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನನ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಚ್ಎಫ್ವಿ ವಿಧಗಳು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಹಂತದ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನದ ತಯಾರಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು (ವಿಟಿ) ಡೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ವಿಡಿಇಎಡಿ) ಅನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾತಾಯನದೊಂದಿಗೆ, ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ವಿಯೋಲಿಗೆ ಅನಿಲದ ಬೃಹತ್ ಹರಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಾತಾಯನದೊಂದಿಗೆ, ಬಳಸಿದ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಡೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯದ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸುಪ್ರಾಗ್ಲಾಟಿಕ್ ವಿಧಾನ-ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ ರಹಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಪ್ರಾಗ್ಲಾಟಿಕ್ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಬ್ಗ್ಲೋಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಚಿಯಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ) ಯು. ಕೆ. ಯಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ (ಅಕ್ಯುಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್) ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನೆಲ್ ಲೈಫ್ಪಲ್ಸ್ ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಎಫ್ಜೆವಿ ಎದೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾಯನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಸಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೃತ್ಕರ್ಣದ ಕಂಪನ ನಿವಾರಣೆ). HFJV ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು, ETCO2 ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು (ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, PACO2 ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ABGಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ). ಎಚ್ಎಫ್ಜೆವಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಚಾಲನಾ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು "ಆಟೋ-ಪೀಪ್" ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ (ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಿಂದ ವಿರಾಮ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಬಾರೋಟ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅತಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟದ-ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಜೆ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಎದೆಯ-ಗೋಡೆಯ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ) ಆದರೆ ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಚಲನೆಯು "ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ" ಆಂದೋಲಕ ಪೊರೆಯ ಒಳಗೆ-ಹೊರಗೆ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಎರಡೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆಂದೋಲಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನೆಲ್ ಲೈಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ (ಎಚ್ಎಫ್ಜೆವಿ) ಅನ್ನು ಬನ್ನೆಲ್ ಲೈಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಎಫ್ಜೆವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 15 ಎಂಎಂ ಇಟಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಎಂಡೋಟ್ರಾಶಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ "ಜೆಟ್" ಅಡಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಾಯುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲದ ಜೆಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 0.02 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಃ 4-11 ಹರ್ಟ್ಜ್. HFJV ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ≤1 ಮಿಲಿ/ಕೆಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹರಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗಾಳಿಪಟದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳು ವಿವಿಧ I: E ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ-1:1 ಮತ್ತು 1:12 ರ ನಡುವೆ-ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಉಸಿರಾಟಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಮರುಪೂರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ವಿಯೋಲಾರ್ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನ-ಟು-ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪೀಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆಟ್ ವಾತಾಯನವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಪ್ರೇರಿತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯವನ್ನು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಜೆಟ್ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನೆಲ್ ಲೈಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪಲ್ಮನರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಶಿಯಲ್ ಎಂಫಿಸೆಮಾ (ಪಿಐಇ) ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಶಿಶುಗಳು ಜನನದ ತೂಕದಲ್ಲಿ 750 ರಿಂದ 3529 ಗ್ರಾಂಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 24 ರಿಂದ 41 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಬನ್ನೆಲ್ ಲೈಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಳಿಯ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಆರ್. ಡಿ. ಎಸ್) ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ನೀಡಲು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾತಾಯನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿವರಣೆಯ ಶಿಶುಗಳು ಜನನದ ತೂಕದಲ್ಲಿ 600 ರಿಂದ 3660 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 24 ರಿಂದ 38 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಾತಾಯನದ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ನ್ಯುಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ನ್ಯುಮೋಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ನ್ಯುಮೋಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ನ್ಯುಮೊಮೆಡಿಯಾಸ್ಟಿನಮ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಶಿಯಲ್ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಇಂಟ್ರಾವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಮರೇಜ್ ನೆಕ್ರೋಟೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕಿಯೊಬ್ರೋಂಕೈಟಿಸ್ ಬ್ರಾಂಕೋಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು 2.5 ಎಂಎಂ ಐಡಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕೊಳವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೆಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಎಚ್. ಎಫ್. ಜೆ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು 1) ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಮಯ, 2) ಚಾಲನಾ ಒತ್ತಡ, 3) ಆವರ್ತನ, 4) ಎಫ್. ಐ. ಓ. 2, ಮತ್ತು 5) ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಎಫ್. ಐ. ಓ. 2, ಪ್ರಚೋದಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ("ಸ್ವಯಂ-ಪೀಪ್" ಅಥವಾ ವಿರಾಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ), ಆದರೆ ಚಾಲನಾ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೀಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೆಶರ್ (ಪಿಐಪಿ) ಪೀಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೆಶರ್ (ಪಿಐಪಿ) ವಿಂಡೋ ಸರಾಸರಿ ಪಿಐಪಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಐಪಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. αP (ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ) αP (ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ) ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯವು ಪಿಐಪಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಿಇಪಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋ ಒತ್ತಡವು ಸರ್ವೋ-ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಿಐಪಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಂತ್ರವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯವು 0-20 psi (0-137.9 kPa) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕೊಳವೆಯ ದೂರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಪಿಯು ಬಯಸಿದ ಪಿಐಪಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂತರಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋ-ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೋ ಪ್ರದರ್ಶನವು ರೋಗಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅನುಸರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರೋಧದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡದ ನ್ಯೂಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪರಿಮಾಣದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಆಂದೋಲನದ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಕವಾಟದ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ (ನಿರಂತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ-ವಿಸ್ತರಣಾ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಒತ್ತಡಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಒತ್ತಡದ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು "ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ" ಆಂದೋಲಕ ಪೊರೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾತಾಯನದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ-ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಕಾಲಿಕ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಎ. ಆರ್. ಡಿ. ಎಸ್. ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನಗಳು (ಓ. ಎಸ್. ಸಿ. ಎ. ಆರ್. ಮತ್ತು ಓ. ಎಸ್. ಸಿ. ಐ. ಎಲ್. ಎ. ಟಿ. ಇ ಪ್ರಯೋಗಗಳು) ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ನಿರಂತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ-ಹರಡುವ ಒತ್ತಡ, ಆಂದೋಲನ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ, I: ಇ ಅನುಪಾತ (ಧನಾತ್ಮಕ-ಆಂದೋಲನ/ಋಣಾತ್ಮಕ-ಆಂದೋಲನ ಅನುಪಾತ), ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಹರಿವು (ಪಕ್ಷಪಾತದ ಹರಿವು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಮತ್ತು ಫೈಓ2 ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ-ಹರಡುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಎಫ್. ಐ. ಓ. 2 ಹೆಚ್ಚಳವು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಶಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿವ್ ವಾತಾಯನ ಎಚ್ಎಫ್ಪಿವಿ-ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿವ್ ವಾತಾಯನವು ಎಚ್ಎಫ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಸೈಕಲ್, ಒತ್ತಡ-ಸೀಮಿತ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನವನ್ನು (ಅಂದರೆ, ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾತಾಯನ, ಪಿಸಿವಿ) ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಶರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಎಚ್ಎಫ್ಪಿಪಿವಿ-ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಶರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೆಟ್, ಓಸಿಲೇಟರಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿವ್ ರೀತಿಯ ವಾತಾಯನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಪಿ. ಪಿ. ವಿ. ಯನ್ನು ಎಂಡೋಟ್ರಾಶಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್. ಎಫ್. ಪಿ. ವಿ. ಯನ್ನು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಆಂದೋಲನದ ವಾತಾಯನದ ಮಿಶ್ರತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಾತಾಯನ ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ನಿರಂತರ ಹೈಪೋಕ್ಸೆಮಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆ ಎಚ್. ಎಫ್. ಎಫ್. ಐ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಜೆಟ್ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಿರುಗುವ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಅನಿಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಚೆಂಡು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಲುಗಳು ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನಿಲದ ಸಣ್ಣ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ವಾಯುಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಎಫ್. ಐ. ಯ ಆವರ್ತನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಹರ್ಟ್ಜ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ (ಸಕ್ರಿಯ) ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ (ಸಕ್ರಿಯ)-ಎಚ್ಎಫ್ವಿ-ಎ ಸಕ್ರಿಯ ಉಸಿರಾಟದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಉಸಿರಾಟ ಎಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಋಣಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇರ್ಫ್ಯೂಷನ್ 3100ಎ ಮತ್ತು 3100ಬಿ ಗುರಿ ರೋಗಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಲುತ್ತವೆ. 3100ಎ ಅನ್ನು 35 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳವರೆಗಿನ ರೋಗಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3100ಬಿ ಅನ್ನು 35 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರೋಗಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರ್ಫ್ಯೂಷನ್ 3100ಎ ಮತ್ತು 3100ಬಿ ಹೈ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1972ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯು 3.5 ಮತ್ತು 15 ಹರ್ಟ್ಜ್ (ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 210-900 ಉಸಿರಾಟಗಳು) ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಗಿಯ ಗಾತ್ರ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಳಸುವ ದರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಒತ್ತಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಸರಾಸರಿ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ [ಎಂ. ಎ. ಪಿ]) ಇದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತಿಮ-ಉಸಿರಾಟದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ (ಪಿ. ಇ. ಇ. ಪಿ.) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೃತ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣವು ಎಂಡೋಟ್ರಾಶಿಯಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಾತ್ರ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು (ನೇರ ಬೃಹತ್ ಹರಿವು-ಸಂವಹನ, ಟೇಲರಿಯನ್ ಪ್ರಸರಣ, ಪೆಂಡೆಲ್ಲುಫ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ, ಅಸಮವಾದ ವೇಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯೋಜೆನಿಕ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಆಣ್ವಿಕ ಪ್ರಸರಣ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಹೈಪೊಕ್ಸೀಮಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಃ ತೀವ್ರವಾದ ಎ. ಆರ್. ಡಿ. ಎಸ್, ಎ. ಎಲ್. ಐ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಸರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಕೆಲವು ನವಜಾತ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಯನ್ನು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಶಿಶುವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾತಾಯನದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟದ ವಿತರಣೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕವಾಟದಿಂದ ಕಂಪನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಂಪನಗಳು ಸ್ಟಿರಿಯೊ ಸ್ಪೀಕರ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನ ತರಂಗದ ಎತ್ತರವು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಾಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಂಪನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲವನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಂಪನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹರ್ಟ್ಜ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಾಲ್ಯಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲವನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. % ಪ್ರಚೋದಕ ಸಮಯವನ್ನು (T% i) ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂಪನ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ತರಂಗವು ಬೇಸ್ಲೈನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. % ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಚಲಿಸಲಾದ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆವರ್ತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು% ಪ್ರಚೋದಕ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CO2 ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಮಾರ್ಗದ ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು ಬಯಾಸ್ ಹರಿವು ಬಯಾಸ್ ಹರಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ದ್ರ ಮಿಶ್ರಿತ ಅನಿಲದ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಬ್ಬಿಯು 15-ತಿರುವುಗಳ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕವಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಾಸರಿ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಪಿಎಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಒತ್ತಡವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಃ ಆವರ್ತನ (ಹರ್ಟ್ಜ್)% ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು Δp ಬದಲಾವಣೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಆಂದೋಲಕ ವಾತಾಯನ (ಎಚ್ಎಫ್ಒವಿ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂದೋಲಕದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಅಸ್ಥಿರಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿ. ಎ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾತಾಯನದಲ್ಲಿ ಪೀಪ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಿಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಂತರದ ನಡುವಿನ ರಾಜಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡದ ಮಿತಿಯು ಒತ್ತಡದ ಮಿತಿಯ ಕವಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪದ ಪಿಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಒತ್ತಡ ಮಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 10-45 cmH2O ಆಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಅಳತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು (δP) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೈಶಾಲ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್/ಪವರ್ ಎನ್ನುವುದು ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಾಣ (ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಮಾಣ) ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಂದೋಲಕ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸಿಲೇಟರ್ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರದಿಂದ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂದೋಲಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ (δP) ಬದಲಾಗುವ δPಯ ಮೇಲೆ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ. ಪವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ರೋಗಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಪಿಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ δP ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಮಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಪಿಸ್ಟನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಕ್ರದ ಸಮಯವನ್ನು (ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ) ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 30-50% ಆಗಿದೆ. ಆವರ್ತನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹರ್ಟ್ಜ್ (Hz) ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಬ್ಬಿಯು 3 Hz ನಿಂದ 15 Hz ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 10-ತಿರುವುಗಳ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ-ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಟ್ ಆವರ್ತನವನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹರ್ಟ್ಜ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 1 ಉಸಿರು ಅಥವಾ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ಉಸಿರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 10 ಹರ್ಟ್ಜ್ = ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 600 ಉಸಿರುಗಳು). ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೈಶಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉಸಿರು (ಎಫ್) ಆಂದೋಲನ ತೊಟ್ಟಿಯ ಒತ್ತಡವು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುವ ಪಿಸ್ಟನ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಲನವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಎಚ್. ಎಫ್. ಓ. ವಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಳಗಿನ ತತ್ಕ್ಷಣದ ಒತ್ತಡವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಚಿಯಲ್ ಜೆಟ್ ವಾತಾಯನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಲಾರಿಂಜಿಯಲ್ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಆವರ್ತನದ ವಾತಾಯನ, ಕಡಿಮೆ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಪರಿಮಾಣದ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ವಾಯುಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ರೆಚರ್ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ರಾಬಿನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸುಪ್ರಾಗ್ಲೋಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಟಿಕ್ ಅಡಚಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ). ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಾತಾಯನದ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ನ್ಯುಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್ ನ್ಯುಮೋಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಂ ನ್ಯುಮೋಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ನ್ಯುಮೊಮೆಡಿಯಾಸ್ಟಿನಮ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಇಂಟ್ರಾವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನೆಕ್ರೋಟೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕಿಯೊಬ್ರೋಂಕೈಟಿಸ್ ಬ್ರಾಂಕೋಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಥೆರಪಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಥೆರಪಿಯ ವಿಧಾನಗಳು