Anomaloscope
ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಕುರುಡುತನವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾನದಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪೂರ್ವ-ತಪಾಸಣೆಯ ಬದಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತರ ಬಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವ ಒಂದು ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಣ್ಣದ ನಡುವೆ ಬಣ್ಣದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಬಣ್ಣವು ಒಂದೇ ವರ್ಣಪಟಲದ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯವು ಹೊಳಪನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಮಿಶ್ರಣದ ಬಣ್ಣವು ಎರಡು ವರ್ಣಪಟಲದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ವಿಷಯವು ಎರಡು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಯತಾಂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂರು ದೀಪಗಳ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಸಮೀಕರಣದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿವೆಃ ರೇಲೇ ಮ್ಯಾಚ್-589 ಎನ್ಎಂ (ಹಳದಿ) ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು 545 ಎನ್ಎಂ (ಹಳದಿ-ಹಸಿರು) ಮತ್ತು 670 ಎನ್ಎಂ (ಕೆಂಪು) ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ದೀಪಗಳು. ಇದನ್ನು ಕೆಂಪು-ಹಸಿರು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಜೆಲ್ಕಿಂಗ್-ಟ್ರೆಂಡೆಲೆನ್ಬರ್ಗ್ ಮ್ಯಾಚ್-490 ಎನ್ಎಂ (ಸಯಾನ್) ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು 470 ಎನ್ಎಂ (ನೀಲಿ) ಮತ್ತು 517 ಎನ್ಎಂ (ಹಸಿರು) ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ದೀಪಗಳು. ನೀಲಿ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಕ್ಫೋರ್ಡ್-ಲಾಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಮ್ಯಾಚ್-470 ಎನ್ಎಂ (ನೀಲಿ) ಮತ್ತು 585 ಎನ್ಎಂ (ಹಳದಿ-ಕಿತ್ತಳೆ) ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ ದೀಪಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕು. ನೀಲಿ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊರೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್-436 ಎನ್ಎಂ (ನೀಲಿ) ಮತ್ತು 490 ಎನ್ಎಂ (ಸಯಾನ್) ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ದೀಪಗಳು. ಇತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕು ಹೊಳಪನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು 480 ಎನ್ಎಂ (ಸಯಾನ್-ನೀಲಿ) ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರಕ ಬಣ್ಣ 580 ಎನ್ಎಂ (ಹಳದಿ) ನ ದ್ವಿರಂಗದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಸಯಾನ್-ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಣ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಲಾರ್ಡ್ ರೇಲೇಯ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೇಲೇಯ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಮಿಶ್ರಣದ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಹುಪಾಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಮೊದಲ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಲ್ಲಿಬಾಲ್ಡ್ ಎ. ನಾಗೆಲ್ (1870-1911) ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಅವರು ಇದನ್ನು 1907 ರಲ್ಲಿ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. ಇದು ರೇಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಪಿಕ್ಫೋರ್ಡ್-ನಿಕಲ್ಸನ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು 1960ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರೇಲೇ, ಎಂಜೆಲ್ಕಿಂಗ್-ಟ್ರೆಂಡೆಲೆನ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಫೋರ್ಡ್-ಲಾಕೋವ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಿತು, ಇದು ಎರಡೂ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಮೊದಲ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಡಿಐಎನ್-ನಾರ್ಮ್ 6160 ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 1966 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊರೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಅನ್ನು 1984ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೊರೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ನೀಲಿ-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಸುಧಾರಿತ ಮೋರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾಗೆಲ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿವೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀಟ್ಜ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ (1980) ಅನ್ನು ನಾಗೆಲ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಯುಲಸ್ ಎಚ್ಎಂಸಿ (ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್) ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ (ರೇಲೇ ಮತ್ತು ಮೊರೆಲ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು) ಮತ್ತು ನೀಟ್ಜ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ (ರೇಲೇ ಮ್ಯಾಚ್) ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯು ಆರ್ಜಿಬಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಳ, ಅಗ್ಗದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಅನೋಮಾಲೋಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವೆಬ್-ಆಧಾರಿತ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. 2000ದಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ, ಸಂಶೋಧಕರು ಆರ್ಜಿಬಿ ಸಿಆರ್ಟಿ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳ ದೃಢೀಕರಣದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಬ್ಲಿಂಡರ್ ಅನೋಮಲೊಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ