Zahn cup
ಝಾನ್ ಕಪ್ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಪ್ನ ಕೆಳಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಉದ್ದವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಾನ್ ಕಪ್ #x ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಐದು ಕಪ್ ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ x ಎಂಬುದು ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ (ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ). ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಪ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಪ್ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ. ಡಿ 4212, ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ. ಡಿ1084 ಮತ್ತು ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ. ಡಿ816 ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರವದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಕಪ್ ಅನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ದ್ರವವು ಒಡೆಯುವವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನುಗುಣವಾದ "ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಯ". ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಃ ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಯ, ಝಾನ್ ಕಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತಿ ಕಪ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಯವನ್ನು ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ t ಎಂಬುದು ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ν ಎಂಬುದು ಸೆಂಟಿಸ್ಟೋಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಝಾನ್ ಕಪ್ #1: ν = 1.1 (t−29) ಝಾನ್ ಕಪ್ #2: ν = 3.5 (t−14) ಝಾನ್ ಕಪ್ #3: ν = 11.7 (t− 7.5) ಝಾನ್ ಕಪ್ #4: ν = 14.8 (t−5) ಝಾನ್ ಕಪ್ #5: ν = 23t ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಝಾನ್ ಕಪ್ಗಳ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಗಾರ್ಡ್ಕೋ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಜಾನ್ ಕಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ಕೋ ಇಝಡ್ ಜಾನ್ ಕಪ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅಸ್ಕಾಟ್ ಝಾನ್ ಕಪ್ಗಳು ದ್ರವದ ಹರಿವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಪ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಜಾನ್-ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಝಾನ್-ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸೆಂಟಿಸ್ಟೋಕ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ASTM D4212, D816, ಮತ್ತು D1084 ಸೆಂಟಿಸ್ಟೋಕ್ಗಳು × ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ = ಸೆಂಟಿಪಾಯಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ.