Breathing circuit
ಉಸಿರಾಟದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂಬುದು ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣದ (ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ) ಆ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಉಸಿರಾಟದ ಅನಿಲದ ಹರಿವನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಅನಿಲವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆರೆದಿರಬಹುದು, ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಮುಚ್ಚಿದ ಅಥವಾ ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಉಸಿರಾಡುವ ಅನಿಲದಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡಲು ತಲುಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಭಾಷೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೀಬ್ರೀಥರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಚ್ಚಿದ ಅಥವಾ ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿದ ಉಸಿರಾಟದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೀಥಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಥವಾ ಅರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಸಿರಾಟದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂಬುದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅರಿವಳಿಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬಳಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅರಿವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಮೂಲತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಹರಿವಿನ ಮೂಲ, ಅನಿಲವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಉಸಿರಾಟದ ಕೊಳವೆಗಳ ಉದ್ದ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ನೇರ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಜಲಾಶಯದ ಚೀಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಉಸಿರಾಡಿದ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು "ಅರೆ-ಮುಕ್ತ" ಮತ್ತು "ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿದ" ಪದಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯು. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಉಸಿರಾಡುವ ಅನಿಲವು ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ "ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್" ಎಂಬ ಪದವು ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಅನಿಲದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ರೋಗಿಯ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು-ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತೆರೆದ-ಹನಿ ತಂತ್ರದಿಂದ ಈಥರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಮುಖದ ಬಳಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ತೆಳುವಾದ ತೆಳುವು-ಪುರಾತನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಲಾಶಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮರು-ಉಸಿರಾಟವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಮ್ಮೆಲ್ಬಷ್ ಮುಖವಾಡದಂತಹ ಅರೆ-ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಗಡಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಮರು-ಉಸಿರಾಟವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಹರಿವಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಳಿಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಜಾ ಅನಿಲವನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಡುವ ಅನಿಲದ ಭಾಗಶಃ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ). ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅನಿಲವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರು-ಉಸಿರಾಟವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ವಿಲಿಯಂ ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ 1954 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಎ ನಿಂದ ಇ ಎಂಬ ಐದು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತು, ತರುವಾಯ ಆರನೇ ಗುಂಪು ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವು ತಾಜಾ ಅನಿಲ, ಉಸಿರಾಡುವ ಅನಿಲ, ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ವಾತಾಯನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಜಾ ಅನಿಲದ ಹರಿವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಹೈಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಿಯಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರೀಬ್ರೀತ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ನೆರವಿಲ್ಲದ ನಿರಂತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಾತಾಯನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಎ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಹಾಯಕ ವಾತಾಯನಕ್ಕೆ ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಮ್ಯಾಗ್ಲಿಸನ್ ಎ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮ್ಯಾಗಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಾತಾಯನಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾಯನಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ರೋಗಿಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲ ಹರಿವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಬುದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏಕಾಕ್ಷ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾಯನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲ ಹರಿವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಲ್ಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಉಸಿರಾಡುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೋಡಾ ಸುಣ್ಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಪುನಃ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲದ ಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ವಾತಾಯನಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾಯನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಬೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಏಕಾಕ್ಷ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಆಯರ್ಸ್ ಟಿ-ಪೀಸ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಾಶಯವು ಕೊಳವೆಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕವಾಟಗಳು ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯದ ಚೀಲಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲ ಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಎಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಪಲ್ಸನ್ ಇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಜಲಾಶಯದ ಚೀಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ-ಇದನ್ನು ಗಾರ್ಡನ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ರೀಸ್ ನಂತರ "ಜಾಕ್ಸನ್-ರೀಸ್ ಮಾರ್ಪಾಡು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾಯನ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾಯುಮಾರ್ಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಂಫ್ರೆ ಎಡಿಇ ಒಂದು ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಜಾ ಅನಿಲ, ಜಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಕವಾಟಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎ, ಡಿ ಅಥವಾ ಇ ವಿಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಏಕಮುಖ ಕವಾಟಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ರೋಗಿಯಿಂದ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಶೇಖರಣೆಯ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅರಿವಳಿಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅನಿಲವನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊರಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಅನಿಲದ ಹರಿವು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಅರಿವಳಿಕೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಉಸಿರಾಡುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅನಿಲವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರೆ-ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಅನಿಲವು ಉಸಿರಾಟದ ಕವಾಟದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಲದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಿಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಅನಿಲ ಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಾನ್ ಸ್ನೋ 1850 ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಧನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆರ್. ಜೆ. ಮಿನ್ನಿಟ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಗಿಲ್ಲೀಸ್ ಅವರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಅನೆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ನ 1945ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೃತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.