Jackson cross cylinder
ಜಾಕ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ (ಜೆ. ಸಿ. ಸಿ) ಎಂಬುದು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಮೂಳೆಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಸೂರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆ. ಸಿ. ಸಿ ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮಸೂರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಗೋಳದ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. + 0.5DS/-1.0DC ಅಥವಾ + 0.25DS/-0.5DC. ಜೆಸಿಸಿಯು +/- 1 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ +/- 0.25 ಮತ್ತು +/- 0.50 ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಪವರ್ಗಳ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳಿವೆ. ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಜಾಕ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೊಂದಲದ ವೃತ್ತವು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಗೋಳಾಕಾರದ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಮಸೂರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಜೆ. ಸಿ. ಸಿ ಮಸೂರವನ್ನು ಮೊದಲು 180°ಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 90°ಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಗೋಳಾಕಾರದ ಮಸೂರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜೆಸಿಸಿ ಮಸೂರದ ಅಕ್ಷ 45° ಮತ್ತು 135°ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಮತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮಸೂರವನ್ನು ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಗದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಜೆಸಿಸಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮಸೂರದ ಅಕ್ಷದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿನ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮಸೂರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದ ಅಕ್ಷವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಕ್ಷವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಷವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 5 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಗ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಜೆಸಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಜೆಸಿಸಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮಸೂರದ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿನ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮಸೂರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರದ ಶಕ್ತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕು. 40 ಸೆಂ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಏಕಕೋಶೀಯ ಮತ್ತು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್ರೆಸ್ಬಿಯೊಪಿಯಾವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 1837 ರಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಬಿಡಲ್ ಐರಿ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮಸೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದರು. 1849 ರಲ್ಲಿ, ಐರಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮಸೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಈ ಮಸೂರವು ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೋ-ಕನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೋ-ಕಾನ್ಕೇವ್, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1887 ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮಸೂರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು ಮತ್ತು 1907 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಅಕ್ಷದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಅವರು ಬಳಸಿದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಸೂರವನ್ನು ನಂತರ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನೇತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ