Passive dual coil resonator
ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ರೆಸೊನೇಟರ್ (ಪಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಆರ್) ಎಂಬುದು ಪ್ರಿಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಂ. ಪಿ. ಐ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಸೀವ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಆವರ್ತನ-ಆಯ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಆರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆವರ್ತನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಪಿಐಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಮನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ನಾಯ್ಸ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಪ್ರಚೋದಿತ ಕಣ ಸಂಕೇತದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಶಬ್ದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಲು ಚಿತ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸುರುಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಚೋದಕ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಎರಡು ಏಕಾಕ್ಷ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಆರ್, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಎಂಪಿಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಆರ್ ಒಂದು ಅನುರಣನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಆರ್ ಕಣಗಳ ಕಾಂತೀಕರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಸುರುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ಸುರುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸುರುಳಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಪಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಆರ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಿನ್ನ ಸುರುಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡಣೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಿಡಿಸಿಆರ್, ಅಂದರೆ. ಅನುರಣನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಆವರ್ತನದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ ಶಬ್ದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಸೊನೇಟರ್ಗಳು