Whole-body counting
ಆರೋಗ್ಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಎಣಿಕೆ ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗಿನ ವಿಕಿರಣಶೀಲತೆಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳ ಕೊಳೆತವನ್ನು ಅವುಗಳ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀಟಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಂವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಕೌಂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಗಮನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ "ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಮಾನಿಟರ್" ಎಂದು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಾರದು, ಇದು ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಡೀ ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ತತ್ವಗಳು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗಿನ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶದಿಂದ ಗಾಮಾ ಕಿರಣವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯು ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಪನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವಿಕಿರಣ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು (ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಮಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ) ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಂಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ಎಣಿಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಲಗುವುದು, ನಿಲ್ಲುವುದು. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏಕ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಣಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ, ಇದು ದೇಹದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಪರೋಕ್ಷ ಜೈವಿಕ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ) ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗದ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಎಣಿಕೆಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೆಂದರೆ, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹದ ಸ್ವಯಂ-ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಮಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ನಂತರದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಣಿಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಮಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೇಡಿಯೋಐಸೋಟೋಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಗಾಮಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕ ಅಥವಾ ಮಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳಿಂದ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣ ಶೋಧಕವು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಪನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಕೇತವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಣಿಕೆ) ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ (ಚಟುವಟಿಕೆ) ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇಡೀ ದೇಹದ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ "ಫ್ಯಾಂಟಮ್" ಎಂಬ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗೀಕೃತ ಉದ್ಯಮದ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಬಾಟಲ್ ಮಾನಿಕಿನ್ ಅಬ್ಸೋರ್ಬರ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ (BOMAB). BOMAB ಫ್ಯಾಂಟಮ್ 10 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು (200 KeV <E <3 MeV) ಹೊರಸೂಸುವ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವಿವೋ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವೋ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (ಎನ್ಐಎಸ್ಟಿ) ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1990 ರ ವಿವೋ ಎಣಿಕೆ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲಾಯಿತು. BOMAB ಫ್ಯಾಂಟಮ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಒಮ್ಮತವಾಗಿತ್ತು. BOMAB ಫ್ಯಾಂಟಮ್ನ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿವೋ ಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸ್ಥಿರವಾದ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಫೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ರೇಡಿಯೋನ್ಯೂಕ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಮಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು (> 200 ಕೆ. ಇ. ವಿ) ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಸೀಸಿಯಂನ (ಸಿಎಸ್-137) ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪತ್ತೆ ಮಿತಿ ಸುಮಾರು 40 ಬಿ. ಕ್ಯು. ಆಗಿದೆ. ಸೇವನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಿತಿಯು (ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಿತಿಯಾದ 20 ಎಮ್ಎಸ್ವಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊತ್ತ) ಸುಮಾರು 2,000,000 ಬಿಕ್ಯು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಇಡೀ ದೇಹದ ಎಣಿಕೆ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವು 100% ಅನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಣಿಕೆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಹಿಂಭಾಗದ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ (~ 20 ಸೆಂ. ಮೀ.) ಮಾಡಿದ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೀಸದ ತೆಳುವಾದ ಪದರದಿಂದ (~ 1 ಸೆಂ. ಮೀ.) ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ಕೋಣೆಯೊಳಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಣಿಕೆಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯವು 1 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಕೌಂಟರ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ಪತ್ತೆ ಮಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ (ಎಂಡಿಎ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಎಣಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ; ಇ ಎಂದರೆ ಎಣಿಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ; ಮತ್ತು ಟಿ ಎಂದರೆ ಎಣಿಕೆಯ ಸಮಯ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿರ್ಧಾರದ ಮಿತಿಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. (ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಬಿಂದು). 1950ರಲ್ಲಿ, ಲಿಯೋನಿಡಾಸ್ ಡಿ. ಮರಿನೆಲ್ಲಿ 1920 ಮತ್ತು 1930ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಜನರನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕಡಿಮೆ-ಮಟ್ಟದ ಗಾಮಾ-ಕಿರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಿದರು, ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಔಷಧದಲ್ಲಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡರು. ಮ್ಯಾರಿನೆಲ್ಲಿಯ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1952 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ವಿಕಿರಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣ ಶೋಧಕಗಳು ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಣೆ