Noise dosimeter
ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ (ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಬ್ದದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ (ಓಎಸ್ಹೆಚ್ಎ) 29 ಸಿಎಫ್ಆರ್ 1910.95 ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಯು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ 2003/10 ಇಸಿ ಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು. ಶಬ್ದ ಮಾಪನ ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ಧ್ವನಿ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು (ಎಸ್. ಪಿ. ಎಲ್.) ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಚಿತ ಶಬ್ದ-ಒಡ್ಡುವಿಕೆ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಶಬ್ದ ಮಾನಿಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಾರನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಒಡ್ಡಿದ ಭುಜದ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದದ ಮಟ್ಟಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರದಿದ್ದಾಗ ಶಬ್ದದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಅಥವಾ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಬ್ದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದದ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸುವಾಗ, ತಯಾರಕರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಅಳತೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಶ್ರವಣ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ತಯಾರಕರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಿಸ್ಟನ್ಫೋನ್ನಂತಹ ಅಕೌಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟರ್ನಿಂದ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ದಿನಚರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಸಾಧನದ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಮಗ್ರ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ತಯಾರಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಿಸಿ-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಆಫ್ಸೆಟ್ಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಮಯ-ತೂಕದ ಸರಾಸರಿ, ಧ್ವನಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಟ್ಟ, ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಧ್ವನಿ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಎಎನ್ಎಸ್ಐ S1.25 ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆಃ ಆವರ್ತನ ತೂಕಃ ಎ-ತೂಕ ಅಥವಾ ಸಿ-ತೂಕದ ಘಾತೀಯ ಸರಾಸರಿಃ ಎಫ್ (ವೇಗದ); ಎಸ್ (ನಿಧಾನ) ಮಾನದಂಡ ಮಟ್ಟಃ 90,85,84,80, ಅಥವಾ ವಿ (ವೇರಿಯೇಬಲ್) ಮಾನದಂಡದ ಅವಧಿಃ ಗಂಟೆಗಳ ಮಿತಿ ಮಟ್ಟಃ 90,80, ಅಥವಾ ವಿ (ವೇರಿಯೇಬಲ್) ವಿನಿಮಯ ದರಃ 5,4, ಅಥವಾ 3 ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 100% ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರ್ಥ. 100% ಶಬ್ದದ ಡೋಸ್ನ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ದರವು ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ದರವಾಗಿದೆ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಂತೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಃ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ (ಐಇಸಿ) ಆಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಶನ್ (ಐಎಸ್ಒ) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯು. ಎಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (ಎಎನ್ಎಸ್ಐ) ಎಎನ್ಎಸ್ಐ S1.25-1991 (ಆರ್2007) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮೂಲ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಡೋಸಿಮೀಟರ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂದು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸದ ಶಿಫ್ಟ್ಗಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯತೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಇವು, ಆದರೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟರ್ಗೆ ಒಲವು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಿರುಗುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸಾಧನವು ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿ-ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಕಾರಣಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ಟೈಮ್ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ (ಲೆಕ್) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ನಿಖರವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ಎ-ತೂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸಿ-ಆವರ್ತನ-ತೂಕದ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಪಿಎಸ್ಇಎಂ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಶಬ್ದದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ 2 ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟದ ಮೀಟರ್ನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ± 2 ಡಿಬಿ ಎ ಒಳಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಶಬ್ದ ಮಾಪಕವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞ, ಧ್ವನಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಾಗ, ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಆವರ್ತನದಂತಹ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುವಾಗ, ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭುಜಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಮಟ್ಟದ ಸಮಯ-ತೂಕದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಶಿಫ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಶಬ್ದ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆಃ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ರೂಯೆಲ್ & ಕೆಜೆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಯಾಸೆಲ್ಲಾ ಸಿಇಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿರ್ರಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಿಎಲ್ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪಲ್ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಿಎಲ್ಸಿ ಯುಎಸ್ಎ 3 ಎಂ ಯುಎಸ್ಎ ಲಾರ್ಸನ್-ಡೇವಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ 01 ಡಿಬಿ-ಮೆಟ್ರಾವಿಬ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ಸ್ವಾಂಟೆಕ್ ಜಪಾನ್ ರಿಯಾನ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಸ್ ಧ್ವನಿ ಅಳತೆಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ