Traveling microscope
ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.01mm ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನಿಖರತೆಯು ಉಷ್ಣ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳು ಇನ್ವರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಳತೆಯ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಎರಡು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜಾರುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒರಟಾಗಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಣ್ಣಿನ ತುಂಡಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಡ್ಡ-ಕೂದಲನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ವೆರ್ನಿಯರ್ ಮಾಪಕದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸರ್ರೆಯ ಥಾರ್ನ್ಟನ್ ಹೀತ್ನ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಾದ್ಯಗಳೂ ಸಹ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಉದ್ದೇಶವು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮಾದರಿಗಳ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನ ವ್ಯಾಸ. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಧಾರಿತ ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವು ಯಂತ್ರ-ವೀ-ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೋಹದ ಗಾಡಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಬಾರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ವೆರ್ನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಓದುವ ಮಸೂರದೊಂದಿಗೆ ಲೋಹದ ಮಾಪಕದ ಕೆತ್ತಿದ ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾಪಕವನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ವರ್ನೀಯರ್ಗಳು 0.01mm ಅಥವಾ 0.02mm ಗೆ ಓದುತ್ತವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಕೊಳವೆಯು 10x ಐಪೈಸ್ ಮತ್ತು 15mm ಅಥವಾ 50mm ಅಥವಾ 75mm ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಪಿನಿಯನ್ ಲಗತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ಲಂಬವಾದ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದೂ ಸಹ, ಲಂಬ ಮಾಪಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ವೆರ್ನಿಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವು ಲಂಬ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಸಮತಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ತಳದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಕೋನೋಲೈಟ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಮತಲ ಹಂತವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಥೆಟೋಮೀಟರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಉದ್ದ, ದೂರ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿ.