Electromagnetic diaphragm
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಸಂವೇದಕದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ವಾಹಕ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹಕ ಫಲಕವನ್ನು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ವಾಹಕ ಅಂಶಗಳು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಫಲಕದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ವಾಹಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಅವಾಹಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫಲಕದ ನಡುವಿನ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಕಂಪನದಿಂದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಈ ನಂತರದ ನಿಯತಾಂಕವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಸಂವೇದಕದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಹಳ ತೆಳುವಾದ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ದೇಹದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು 2002 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಥಿಂಕ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರ ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಸೂರದ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಆಡಿಯೋ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ