Clinostat
ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಎಂಬುದು ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ (ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ) ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ (ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ) ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪುಲ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜೀವಕೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭ್ರೂಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡ ಜಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಣೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷದ (ಅಥವಾ ಸಮತಲ) ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ ಒಂದು ಮೋಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಮೂಲತಃ ಗಡಿಯಾರದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದವು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅದನ್ನು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಒಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಸಸ್ಯವು ಸರಾಸರಿ 360 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಎಳೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಚೋದಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಸಮತಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಸಮತಲದಿಂದ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿವ್ವಳ ಗುರುತ್ವ ವಾಹಕವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೋನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು (ca. 1/6 ಗ್ರಾಂ) ಇದಕ್ಕೆ ca ನ ಸಮತಲದಿಂದ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 10 ಡಿಗ್ರಿ, ಅಂದರೆ. sin −1 (1/6). ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸಮಯ (ಎಂಪಿಟಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಎಂ. ಪಿ. ಟಿ. ಯು 10 ಮತ್ತು 200 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಮಯವು ಸಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, 0.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಮಯವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೇಗವಾದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು "ನಿಧಾನಗತಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆಃ ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಸ್ಯವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಇದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ತಳಿಗಳು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ 'ನಿಜವಾದ' ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 0.3 ಮತ್ತು 3 ಆರ್ಪಿಎಂ ನಡುವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ಮತ್ತು 150 ಆರ್ಪಿಎಂ ನಡುವೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ರವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ (ಕೆಲವು ಎಂಎಂ ವ್ಯಾಸದ ಬಾಟಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು) ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಅತಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕ-ಅಕ್ಷದ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ತನ್ನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 3ಡಿ ಅಥವಾ ಎರಡು-ಅಕ್ಷದ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಆರ್ಪಿಎಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪುಲ್ ಅನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಮೆಷಿನ್ (ಎಫ್ಎಫ್ಎಂ). ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (ಜೀವಕೋಶದ ಅಮಾನತುಗಳಂತಹವು) ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೀಳಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಕ್ತ ಪತನದ ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಲದಿಂದ (20 ಮಿ. ಸೆ. ಗೆ ಸಿ. 20 ಗ್ರಾಂ-"ಬೌನ್ಸ್") ಉಪಕರಣದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೀಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಗ್ರಾಂ ಮುಕ್ತ ಪತನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಗಳು ಜೈವಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಶಾರೀರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮತಲವಾದ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಕೇವಲ ನಿವ್ವಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಬದಲು ಅವು ತಿರುಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳ ಸರ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಎಲೆಗಳು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದು ಎಥಿಲೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಲನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು 1879 ರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಅವರು ಗಡಿಯಾರ-ಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 1703ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಡೆನಿಸ್ ಡೊಡಾರ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ (1897) ಅನ್ನು ನ್ಯೂಕಾಂಬೆ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಗ್ರಾವಿಟ್ರೋಪಿಸಂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಜ್ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸ್ಥಾನೀಕರಣ ಯಂತ್ರ ಉಚಿತ ಪತನ ಯಂತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ ಪೇಜ್ಃ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜಾಲತಾಣ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ (ಕ್ಲಾಸ್ 435/297.400), ರೋಡ್ಸ್, ಪರ್ಸಿ ಎಚ್. (ಹಂಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ, ಎಎಲ್), ಮಿಲ್ಲರ್, ತೆರೇಸಾ ವೈ. (ಫಾಕ್ವಿಲ್ಲೆ, ಎಎಲ್), ಸ್ನೈಡರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಎಸ್. (ಹಂಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ, ಎಎಲ್), "ಹಾಲೊ ಫೈಬರ್ ಕ್ಲಿನೋಸ್ಟಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್" ಗ್ರಾವಿಟೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಉಪಕರಣ