Quartz fiber dosimeter
ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಫೈಬರ್ ಡೋಸಿಮೀಟರ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಯಂ ಸೂಚಿಸುವ ಪಾಕೆಟ್ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ (ಎಸ್. ಐ. ಪಿ. ಡಿ) ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಓದುವ ಪಾಕೆಟ್ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ (ಎಸ್. ಆರ್. ಪಿ. ಡಿ) ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಫೈಬರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ (ಕ್ಯೂ. ಎಫ್. ಇ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಕಿರಣ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣದ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪೆನ್ ತರಹದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ತನದ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ (ಇಪಿಡಿ) ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತರ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಿರಣ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ನಂತೆ, ಇದನ್ನು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವಿಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯ ಅಯಾನೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಯಾನೀಕರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 1937ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾರಿಟ್ಸನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಡೋಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಒಡ್ಡುವಿಕೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಸೂರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದೊಳಗೆ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು 1 ಎಂಇವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೀಟಾ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಫೈಬರ್ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ-ಸಮಯದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 500 ಎಮ್ಆರ್ಇಎಂ (5 ಎಮ್ಎಸ್ವಿ) ವರೆಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯು. ಎಸ್. ವಾರ್ಷಿಕ ಡೋಸ್ 360 ಎಮ್ಆರ್ಇಎಂ (3.6 ಎಮ್ಎಸ್ವಿ) ಅನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಪತನದ ಮೀಟರ್ಗಳು 500 ರೆಮ್ (5 ಎಸ್. ವಿ.) ವರೆಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಮಾರಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಫೈಬರ್ ಸಾಧನವು ಹಳೆಯ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆಃ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆಃ ಅನಲಾಗ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಖರತೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಇತರ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓದುವ ದೋಷಗಳುಃ ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಓದಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾನವನ ಓದುವ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಸಾಧನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಹೋದ ನಂತರ ಸಾಧನವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಅಯಾನು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೇವಾಂಶದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವನ್ನು ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಯಾನ್ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಫೈಬರ್ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ ಎಂಬುದು ಲಾರಿಟ್ಸೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಂಬ ಸಾಧನದ ಒರಟಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಯಾನೀಕರಣ ಚೇಂಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮುಚ್ಚಿದ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಳಗೆ ಲೋಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪೆನ್ನಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತವಾದ ಸ್ಫಟಿಕದ ನಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಳಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಯ ತುದಿಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವು ನಾರಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಚಾರ್ಜರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 150-200 ವೋಲ್ಟ್ಗಳ ಸುತ್ತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಫಟಿಕ ನಾರು, ಕೂಲಂಬ್ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದಿಂದ ದೂರ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವು ಅವಾಹಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣದ ಕಣವು ಕೋಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಅದು ಗಾಳಿಯ ಅಣುಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು (ಅಯಾನುಗಳು) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅಯಾನುಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಬರ್ ಮೇಲಿನ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಓದಬಹುದು. ಫೈಬರ್ನ ಹಿಂದೆ ವಿಕಿರಣದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾದ ಮಾಪಕವಿದೆ, ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬಿಂದುವು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಕಿರಣ ಕಣವು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ನ ಸ್ಥಾನವು ಕೊನೆಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಚೇಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಂಚಿತ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಳೆದುಹೋದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ವಿಕ್ಷೇಪಿತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮಾಪನ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಪನ, ಲಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆಯ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ನಡುವೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಕಿರಣ ಕಣವು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಕಿರಣ ಕಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಕೆಟ್ ಅಯಾನೀಕರಣ ಚೇಂಬರ್ ಸ್ವಯಂ-ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಮೇಲಿನ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ ಅಯಾನೀಕರಣ ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಪಾಕೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳ ಅಯಾನೀಕರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಓದಲು ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಖರವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್/ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಮರುಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಸರಳವಾದವು, ಹೆಚ್ಚು ಒರಟಾದವು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾದವು ಎಂಬ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಮೀಟರ್/ಚಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಧರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು (ಕೆಲವು ಮಿಲಿಟರಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ) ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದರ ಮೀಟರ್ ಅದೇ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನವು ದರ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗ್ಗದ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದರ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಮಯದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ದರ ಮೀಟರ್ನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಳತೆಯು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಕುಸಿತವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ದರ ಮೀಟರ್ ಎರಡು ಆಂತರಿಕ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಗೆ ವಿಕಿರಣದ ಹರಿವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೆಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತದೆ. ಗೀಗರ್ ಕೌಂಟರ್ ಸಿಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ವಿಕಿರಣ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಪಟ್ಟಿ ಡೋಸಿಮೀಟರ್ಗಳು ಅಯಾನೀಸಿಂಗ್ ವಿಕಿರಣ ಶೋಧಕಗಳು