Fourier-transform infrared spectroscopy
ಫೋರಿಯರ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಎಫ್ಟಿಐಆರ್) ಎಂಬುದು ಘನ, ದ್ರವ ಅಥವಾ ಅನಿಲದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಕಿರಿದಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫೋರಿಯರ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಂಬ ಪದವು ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಿಜವಾದ ವರ್ಣಪಟಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರ (ಒಂದು ಗಣಿತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಚಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ತಂತ್ರಗಳ ಗುರಿ (ಎಫ್ಟಿಐಆರ್, ನೇರಳಾತೀತ-ಗೋಚರ (ಯುವಿ-ವಿಸ್) ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಪ್ರತಿ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯು ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, "ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ" ತಂತ್ರವು, ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವು ಯುವಿ-ವಿಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.) ಫೋರಿಯರ್-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಅದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ್ಬೋಧೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವನ್ನು (ಒಂದೇ ತರಂಗಾಂತರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಿರಣ) ಹೊಳೆಯುವ ಬದಲು, ಈ ತಂತ್ರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಿರಣವನ್ನು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಿರಣದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾದರಿಯು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ಕಿರಣವನ್ನು ಆವರ್ತನಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಏನೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಕಿರಣವು ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ-ಇದು ಅಳೆಯಬೇಕಾದ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ-ಕನ್ನಡಿಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂರಚನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮೋಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕನ್ನಡಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಕಿರಣದಲ್ಲಿನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿ ತರಂಗಾಂತರವು ತರಂಗ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹರಡುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹರಡುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಿರಣವು ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು (ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ (ಪ್ರತಿ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರವು ಒಂದು ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಸೆಂ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿ) ಅದರ ವಿಲೋಮ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ (ತರಂಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೆಂ. ಮೀ.-1 ರಲ್ಲಿ). ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು "ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ 1957 ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರ್ಕಿನ್-ಎಲ್ಮರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಉಪಕರಣವು 2.5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ನಿಂದ 15 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 4,000 ಸೆಂ. ಮೀ.-1 ರಿಂದ 660 ಸೆಂ. ಮೀ.-1). ಮೂಲಭೂತ ಆಣ್ವಿಕ ಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚದುರಿಸುವ ಅಂಶವು ರಾಕ್-ಉಪ್ಪಿನ (ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್) ಒಂದೇ ಸ್ಫಟಿಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 15 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದದ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು; ಈ ವರ್ಣಪಟಲದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಾಕ್-ಉಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರದ ಉಪಕರಣಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಗಳನ್ನು 25 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (400 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಮತ್ತು ಸೀಸಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ 50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (200 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. 50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (200 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಮೀರಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದೂರದ-ಅತಿಗೆಂಪು ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು; ಬಹಳ ಉದ್ದದ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳುಗಳು ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ದೂರದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಆಳವಾದ ವಿವರ್ತನೆಯ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ವಿಕಿರಣದ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೋಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶೋಧಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗೊಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯು ತೀವ್ರವಾದ ಶುದ್ಧ ಆವರ್ತನ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೂರದ-ಅತಿಗೆಂಪು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ಗಳು ತೊಡಕಿನವು, ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಣನೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯವಾದ ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದು 1965ರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಪಿಡಿಪಿ-8ರಂತಹ ಮಿನಿಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಡಿಜಿಲ್ಯಾಬ್ 1969 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ (ಮಾದರಿ ಎಫ್ಟಿಎಸ್-14) ಅನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿತು (ಡಿಜಿಲ್ಯಾಬ್ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ಗಳು ಈಗ ವೇರಿಯನ್ ನಿಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಏಜಿಲೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ). ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕನ್ನು, ಸರಿಸುಮಾರು ಕಪ್ಪು-ದೇಹದ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿರಣದ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ, 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಸ್ಥಿರ ಕನ್ನಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 50 ಪ್ರತಿಶತವು ಚಲಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳಿಂದ ಕಿರಣದ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಮಾದರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಬೆಳಕನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎರಡು ತೋಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಥದ ಉದ್ದದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಒಪಿಡಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ನ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರೂಪವು ಮೂಲ ತೀವ್ರತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಂಗಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ದಕ್ಷತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೂನ್ಯ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿದ್ದಾಗ, ನಂತರ "ವಿಗ್ಗಲ್ಗಳ" ಸರಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶೂನ್ಯ ರಿಟಾರ್ಡೇಶನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯು ಇರುವಾಗ, ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳು ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತೆಯೇ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಮರುಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮತಲ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಕಿರಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ರೇಖೀಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಕನ್ನಡಿ ಓರೆಯಾಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಅಲುಗಾಡಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಿರಣಗಳು ಮರುಸಂಯೋಜಿಸುವಾಗ ಅವು ಹೇಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾರ್ನರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಯಾವುದೇ ಆಪಾದಿತ ಕಿರಣವನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರೋಟರಿ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಕಿರಣವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸದೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಲೋಲಕದ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ತೋಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗವು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಬಿಆರ್ನಂತಹ ಐಆರ್-ಪಾರದರ್ಶಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಿರಣದೊಳಗೆ ಚಲಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಬಿ. ಆರ್ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಒಂದು ಮಿತಿಯೆಂದರೆ, ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತರಂಗಾಂತರ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಅಳೆಯಬೇಕು, ಅದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಶೂನ್ಯದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಇದು ಎರಡು-ಬದಿಯ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಿತಿಗಳು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಶೂನ್ಯದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ ಒ. ಪಿ. ಡಿ. ಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಪಟಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಮಾನ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸತತ ಗರಿಷ್ಠತೆಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಲೇಸರ್ನ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 633 ಎನ್ಎಂ ಹೆನ್ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಲೇಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಶೂನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಐಆರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನಲಾಗ್-ಟು-ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಲೇಸರ್ ಮತ್ತು ಐಆರ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವ ಲೇಸರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಝೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಐಆರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಅನಲಾಗ್-ಟು-ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತದ ವರ್ಣಪಟಲವಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರವು ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಭಜನೆಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಲೇಸರಿನ ಪ್ರತಿ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನೊಂದಿಗೆ () ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರವು () ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲಿಯಾಸಿಂಗ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಅಂದರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದಾದ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಒ. ಪಿ. ಡಿ. ಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ನಿಖರವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಒಪಿಡಿಯವರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾನ ಆವರ್ತನದ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಣಪಟಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಗುಣವಾದ ಆವರ್ತನಗಳೆಂದರೆ ν1 ಮತ್ತು ν2: {| d = nλ1 | | ಮತ್ತು d = (n + 1) λ2 |-| λ1 = d/n | ಮತ್ತು λ2 = d/(n + 1) |-| ν1 = 1/λ1 | ಮತ್ತು ν2 = 1/λ2 |-| ν1 = n/d | ಮತ್ತು ν2 = (n + 1)/d |-|colspan = 2 | ν2 − ν1 = 1/d | ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಒಪಿಡಿಯ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಒ. ಪಿ. ಡಿ. ಯು 2 ಸೆಂ. ಮೀ. ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವು ಪಕ್ಕದ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಒಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ವಾಡಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಮೀಟರ್ ಒಪಿಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೂಲಕ. ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ನೈಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮ್ಮಿತೀಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂಕೇತವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಅಗಲಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒ. ಪಿ. ಡಿ. ಯು ಇಂಟರ್ಫೆರೊಗ್ರಾಮ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಗತ್ಯ ಆಂದೋಲನಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ಲೋಬ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೈಡ್ಲೋಬ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒ. ಪಿ. ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪೋಡೈಸೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ಲೋಬ್ಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡು ಘಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಶೂನ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮ ವರ್ಣಪಟಲದ ನೋಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶೂನ್ಯ ಭರ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೂನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರದ ನಂತರದ ಅಂತರ್ವೇಶನವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಪ್ರಸರಣ) ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಫ್ಟಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಗೆಟ್ನ ಅನುಕೂಲ. ಎಲ್ಲಾ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಇದು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಶೋಧಕ ಶಬ್ದದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಸೀಮಿತವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಕ್ಯಾನ್-ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಅತಿಗೆಂಪು ವರ್ಣಪಟಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಶೋಧಕವು ಉತ್ಪಾದನೆ-ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ). m ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಣಪಟಲಕ್ಕೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು m ನ ವರ್ಗಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್-ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಗಮೂಲದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಕ್ವಿನೋಟ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ. ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ, ಏಕವರ್ಣದ ಯಂತ್ರವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸೀಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ಕೊಲಿಮೇಟೆಡ್ ಕಿರಣದ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸೀಳುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಎಫ್. ಟಿ. ಐ. ಆರ್. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಮೇಟೆಡ್ ಕಿರಣದ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಥದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಮ್ಮುಖವಾದ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಜಾಕ್ವಿನೋಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವು ಸೀಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ತರಂಗಾಂತರದ ನಿಖರತೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ತಿಳಿದಿರುವ ತರಂಗಾಂತರದ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣದಿಂದ ತರಂಗಾಂತರದ ಮಾಪಕವನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಕಿರಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಖರತೆಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂವೇದನೆ, ಅಂದರೆ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತರಂಗಾಂತರದ ವಿಕಿರಣ. ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿವರ್ತನ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನಗಳಲ್ಲಿನ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಟಿ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಸಮಾನತೆಯಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಸಮನ್ವಯ ಆವರ್ತನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ದದ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರವು (ಎಫ್ಟಿ) ಆಯಾಮವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಎಫ್ಟಿ ಪರಸ್ಪರ ಉದ್ದದ ಆಯಾಮಕ್ಕೆ ([ಎಲ್-1]) ಸೇರುತ್ತದೆ, ಇದು ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಸೆಂ. ಮೀ.-1ರಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸೆಂ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಶನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ 0.25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್-1 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಅಗ್ಗದ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮಂದಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಚಲಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್-ಕ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್-ಕ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಕಿರಣವು ಒಳಬರುವ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. 1966 ರಲ್ಲಿ ಜಾನೈನ್ ಕಾನ್ನೆಸ್ ಶುಕ್ರನ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಶುಕ್ರದ CO2 ನ ಕಂಪನ-ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು 0.1 ಸೆಂ. ಮೀ.-1 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ Hα ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. p25 0.001 cm−1 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಎಫ್. ಟಿ. ಐ. ಆರ್. ಗೆ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೇ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಧನದಲ್ಲಿನ ಏಕವರ್ಣಕವು ಬಹಳ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಸೀಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇರಣೆ ಎಫ್. ಟಿ. ಐ. ಆರ್. ಯು ಅತಿಗೆಂಪು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅತಿಗೆಂಪು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಏಕೆ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು, ಅಂದರೆ. ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿಃ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ. ಘಟಕಗಳು ಐಆರ್ ಮೂಲಗಳು ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಐಆರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ-ಐಆರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, 2−25 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (5,000-400 ಸೆಂ. ಮೀ. −1), ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ (ಸಿ. ಐ. ಸಿ.) ಅಂಶವನ್ನು ಸುಮಾರು (ಗ್ಲೋಬರ್) ಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ-ಐಆರ್, 1 − 2.5 ಮೈಕ್ರಾನ್ (10,000-4,000 ಸೆಂ. ಮೀ. −1) ನ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಮೂಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್-ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ದೀಪದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಲಕೋಟೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಇವುಗಳ ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸುಮಾರು 5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (2,000 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ದೂರದ-ಐಆರ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (200 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಮೀರಿದ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಸ ವಿಸರ್ಜನೆ ದೀಪವು ಉಷ್ಣ ಮೂಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಫಾರ್-ಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೈರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಐಆರ್ ವಿಕಿರಣದ ತೀವ್ರತೆಯು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶೋಧಕಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಡ್ಯೂಟೆರೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈಗ್ಲೈಸಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (ಡಿಟಿಜಿಎಸ್) ಅಥವಾ ಲಿಥಿಯಂ ಟ್ಯಾಂಟಾಲೇಟ್ (ಲಿಟಾಓ3). ಈ ಶೋಧಕಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಕೆಯ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಸಮಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಥವಾ ವೇಗವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಟೆಲ್ಲುರೈಡ್ (ಎಂಸಿಟಿ) ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ-ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು 10 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ತಂಪಾಗಿಸದ ಇಂಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್ ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಟಿಜಿಎಸ್ಗಳು ಸಮೀಪದ-ಐಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದ್ರವ-ಹೀಲಿಯಂ-ತಂಪಾಗುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಥವಾ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಬೋಲೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ದೂರದ-ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಣಗಳ ವಿಭಜನೆಗಳು ಎರಡೂ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಬೀಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಬೀಮ್-ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಘಟನೆಯ ವಿಕಿರಣದ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಸೀಮಿತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶಾಲ ವರ್ಣಪಟಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಕಿರಣ-ವಿಭಜಕಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯ-ಐಆರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಬೀಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಬಿಆರ್ನಿಂದ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ-ಆಧಾರಿತ ಲೇಪನದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ಅರೆ-ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಬಿಆರ್ 25 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (400 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಮೀರಿದ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಸ್ಐ ಅಥವಾ ಕೆಆರ್ಎಸ್-5 ಅನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (200 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ZnSe ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಆವಿಯು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಸುಮಾರು 20 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (500 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆ. ಬಿ. ಆರ್ ಗಿಂತ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 8 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (1,200 ಸೆಂ. ಮೀ.-1) ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಸಮೀಪದ-ಐಆರ್ಗೆ ಸಿಎಎಫ್2 ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಸರಳವಾದ ಮೈಕೆಲ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿರಣವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೀಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಮಾನ ದಪ್ಪದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್-ಐಆರ್ ಬೀಮ್ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಲಿಮರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ತರಂಗಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟನ್ಸ್ (ಎಟಿಆರ್) ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ನ ಒಂದು ಪರಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಘನ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಾದರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎಟಿಆರ್ ಸುಮಾರು 1 ಅಥವಾ 2 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಶನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಳೆಯುವ ತೀವ್ರತೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸತತ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ (ಎಫ್ಎಫ್ಟಿ) ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಶ್ರೇಣಿ ಫಾರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ದೂರದ-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಇದು ಬಳಸಲಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ದೂರದ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ನ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ, ~ 10 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬಂಡೆ-ಉಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳು 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಎನ್ಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗ್ರಬ್ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾರಾಟವಾದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಚಲಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸ್ಟೆಪ್ಪರ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿತು, ಪ್ರತಿ ಹಂತವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅಗ್ಗದ ಮೈಕ್ರೊಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಫೋರಿಯರ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಬಂಡೆ-ಉಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾದ್ಯಗಳು ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಾದ್ಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನ ಚಲಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ-ನಿಯಾನ್ ಲೇಸರ್ನಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ-ದಾಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕನ್ನಡಿ ವೇಗವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿ ದರದೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬ್ರಾಲ್ಟ್ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಿರ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರು-ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಅತಿಗೆಂಪು ವರ್ಣಪಟಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಂಗಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೀಪದ-ಅತಿಗೆಂಪು ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶವು ಬಂಡೆ-ಉಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಗೋಚರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರಂಭದ ನಡುವಿನ ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 750 ಎನ್ಎಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕಂಪನಗಳ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿತ್ರಣದಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ). ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಧಾರಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಅನ್ವಯದ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಅರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ವಸ್ತುಗಳು, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನ್ಯಾನೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾನೊ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ನ್ಯಾನೊವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಂಧದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಣ ಒಂದು ಅತಿಗೆಂಪು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕವನ್ನು ರೇಖೀಯ ಅಥವಾ 2-ಡಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶೋಧಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತರಂಗಾಂತರ ಅಥವಾ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಮಾದರಿಯೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ವಿವರ್ತನದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ನ್ಯಾನೊಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಮೀಪದ-ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಅನುಗುಣವಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ನ್ಯಾನೋ-ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ಏಕ ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು) ಮತ್ತು 10 ರಿಂದ 20 ಎನ್ಎಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ನ ವೇಗವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಿಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಜಿಸಿ-ಎಂಎಸ್ (ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ-ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ) ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಸಿ-ಐಆರ್ ವಿಧಾನವು ಐಸೋಮರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಕವು ಇರುವುದರಿಂದ ದ್ರವರೂಪದ ವರ್ಣಪಟಲದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೆಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ನಲ್ಲಿನ ಆಣ್ವಿಕ ಗಾತ್ರದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸರಪಳಿ ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ದ್ರಾವಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಟಿ. ಜಿ.-ಐ. ಆರ್. (ಥರ್ಮೋಗ್ರಾವಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ) ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಿದಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ಅನಿಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕೇವಲ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಜಾತಿಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಲಿಸ್, ಗಗಾನಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಟರ್ಮೆಯರ್ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಸಂಯೋಜಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಫ್ಟಿಐಆರ್ ವಿಧಾನವು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಮಾರು 5,200 ಸೆಂ. ಮೀ.-1ರಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ನೀರಿನ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಹ ನೋಡಿ-ಸಮ ಅಂತರದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು-ಅಸಮ ಅಂತರದ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಇನ್ಫ್ರಾಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಬ್-ಪಾರ್ಸನ್ಸ್-ಎನ್ಪಿಎಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಡಡ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಭಾಗ 2, ಪುಟ 81 ಅತಿಗೆಂಪು ವಸ್ತುಗಳ ಅನೇಕ ಉಪ್ಪಿನ ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡಿಗಳು. ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಫ್. ಟಿ. ಐ. ಆರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದಾಹರಣೆ ಫೋರಿಯರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ