Concrete moisture meter
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೇವಾಂಶ ಮೀಟರ್ ಎಂಬುದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನೆಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವವರು ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತೇವಾಂಶ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಈ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನೆಲದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮರದ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಮರದ ತೇವಾಂಶ ಮೀಟರ್ನಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೇವಾಂಶ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚಪ್ಪಡಿಯ 1 ಇಂಚಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗೆ ರೀಬಾರ್ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪಾಟ್ ಚೆಕ್' ಮಾಡಲು ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಾಪೇಕ್ಷ ತೇವಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಮಿತಿಗಳು ಅಂತಿಮ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೇವಾಂಶ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ ಮಾನದಂಡವಿಲ್ಲ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೇವಾಂಶ ಮೀಟರ್ಗಳು, ಪಿನ್ ಅಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಪ್ಪಡಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ತೆರೆದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೇವಾಂಶ ಮೀಟರ್ಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮೇಲಿನ ಇಂಚನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಿಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೆಲದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಚಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ತೇವಾಂಶವು ನೆಲದ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಪೇಕ್ಷ ತೇವಾಂಶ ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಕೊರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಡಿಯ 40 ಪ್ರತಿಶತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಆಳವು ಸಾಪೇಕ್ಷ ತೇವಾಂಶದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ, ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನೆಲದ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಹಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು