Atmospheric-pressure chemical ionization
ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣವು (ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ) ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಯಾನೀಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ (105 ಪಿಎ) ಅನಿಲ-ಹಂತದ ಅಯಾನು-ಅಣು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣದಂತೆಯೇ ಮೃದುವಾದ ಅಯಾನೀಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಯಾನುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 1500 ಡಾ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧ್ರುವೀಯ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಧ್ರುವೀಯ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯ ಮುಖ್ಯ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ. ಯೊಂದಿಗಿನ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯ ಅನ್ವಯವು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳಂತಹ ಜಾಡಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ಗಳ ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಉಪಕರಣದ ರಚನೆಯು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಮೂಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಃ ಮಾದರಿ ಒಳಹರಿವು, ಕೊರೋನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸೂಜಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಯಾನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಎಲ್. ಸಿ. ಯಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ ಒಳಹರಿವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಯುಯೇಟ್ 0.2 ರಿಂದ 2 ಮಿಲಿ/ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹನಿಗಳ ಮಂಜು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 350-500 °C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಗೋಡೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹನಿಗಳು ಆವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೆಬ್ಯುಲೈಜರ್ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅನಿಲವು ಕರೋನಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರತಿ-ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ನಡುವಿನ ಅಯಾನು ಅಣುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊರೋನ ಸೂಜಿಯಿಂದ 2-5 ಮೈಕ್ರೋ ಆಂಪಿಯರ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿ ಅಯಾನುಗಳು ಅಯಾನು-ಅಣು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ (ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ), ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಅಯಾನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅಯಾನು ಮೂಲದ ವಿವಿಧ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದ್ರವರೂಪದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವಿನ ದರಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥ ವಸ್ತುವು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನ ನಿಜವಾದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸದಂತೆ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ನ ಒಳಹರಿವಿಗೆ (ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಡಿದಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ) ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯಿಂದ ಅಯಾನೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಯಾನೀಕರಣವು ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆಃ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ, ಮಾದರಿ ಆವಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಅಯಾನುಗಳು. ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ. ಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಆವಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಂತರ ಅಯಾನು-ಅಣು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಯಾನೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯಾನೀಕರಣವನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಯಾನೀಕರಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಧನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಣುಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅನಿಲ ಅಯಾನುಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಆಣ್ವಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು [M + H] + ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಋಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, [M−H] − ಅಯಾನುಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಮೂರ್ತತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ [M + X] − ಅಯಾನುಗಳು ಅಯಾನು ಲಗತ್ತಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ.-ಎಂ. ಎಸ್. ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನೆಬ್ಯುಲೈಸ್ಡ್ ದ್ರಾವಕದ ಮೇಲೆ ಕೋರೋನಾ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರವಾಹವು 1-5 μA ಆಗಿದ್ದಾಗ, N2 ಅನಿಲ ಅಣುಗಳು ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಯಾನೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು N4 + * ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾದ ಎಲ್. ಸಿ. ಯ ಸಂಚಾರಿ ಹಂತವು ಅಯಾನೀಕರಣ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಯಾನುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾದ ಚಲನಶೀಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಏಕೈಕ ದ್ರಾವಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತೇಜಿತ ಸಾರಜನಕ ಆಣ್ವಿಕ ಅಯಾನುಗಳಾದ N4 + * ಗಳು H2O ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮೂಹ ಅಯಾನುಗಳಾದ H + (H2O) n ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಯಾನೀಕರಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ MH + (H2O) m ಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ಅಯಾನು ಮೂಲದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. MH + (H2O) m ನ ಡಿಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ (ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಅನಲೈಟ್ ಅಣುವಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು) ಮಾಸ್ ಅನಲೈಸರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಂಎಸ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಅನಲೈಟ್ ಅಣು ಅಯಾನುಗಳು [ಎಂ + ಎಚ್] + ಆಗಿವೆ. ಅಯಾನೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕ ಕಾರಕ ಅಯಾನು ರಚನೆಃ N2 + e → N2 + + 2e N2 + * + 2N2 → N4 + * + N2 N4 + + H2O + + 2N2 H2O + + H2O + H3O + H2O + N2 → H + (H2O) 2 + N2H + (H2O) n-1 + H2O + N2 → H + (H2O) n + N2 ಉತ್ಪನ್ನ ಅಯಾನುಗಳ ಅಯಾನೀಕರಣಃ H + (H2O) n + M → MH + ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೆಥನಾಲ್ ದ್ರಾವಕವು ಇದ್ದಾಗ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ದ್ರಾವಕ ಅಯಾನುಗಳು CH3OH2 + (H2O) n (CH3OH) m ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ APCI ಮೂಲದೊಳಗೆ ವಿಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ತುಣುಕು ಅಯಾನು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಬಿಸಿಯಾದ ನೆಬ್ಯುಲೈಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಉಷ್ಣದ ಅವನತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ನಂತರ ವಿಭಜನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಯಾನೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾದ ತಂತುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ತಂತುಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅಯಾನೀಕರಣವು ಕೊರೋನ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳು ಅಥವಾ β-ಕಣಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು, ಇವೆರಡೂ ನಾಶಕಾರಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಅನಿಲಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲವನ್ನು 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಯಾನುಗಳ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕೊರೊನಾದ ಅಯಾನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಜಾಡಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯ ಮೊದಲ ಅನ್ವಯವು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಜಿ. ಎನ್. ಓ. ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನಿಂದ 1971 ರಲ್ಲಿ ಅಯಾನು ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಹಾರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ಯಾರೊಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್, ಟಿಎಕ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಜಿಸಿ) ಮತ್ತು ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಎಲ್ಸಿ) ಅನ್ನು ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಸಿ-ಎಂಎಸ್ಗಾಗಿ, ಎಲ್ಸಿ ಎಲ್ಯುಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸಿ ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಲೋಹದ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಯಾನೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಯಾನೀಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 63Ni ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1975ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೊರೊನ ವಿಸರ್ಜನೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊರೋನ ವಿಸರ್ಜನೆ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದೊಂದಿಗಿನ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಆಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು. 1970ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಟ್ರೇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನಲೈಜರ್ಗಾಗಿ ಟಿ. ಎ. ಜಿ. ಎ) ಎಸ್. ಸಿ. ಐ. ಇ. ಎಕ್ಸ್. ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಯ ಸಾವಯವಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 1981ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರುಪೋಲ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ.-ಎಂ. ಎಸ್./ಎಂ. ಎಸ್. ನಿಂದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ನೇರ ವಾಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆಂತರಿಕ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನೆ ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಸಾರವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು SCIEX AROMIC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ CONDOR ನಿಷೇಧಿತ ಪತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ) ಬಳಸಲಾಯಿತು. 1980ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಪ್ರೇಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್. ಸಿ./ಎಂ. ಎಸ್. ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಎರಡೂ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದ ಅಯಾನೀಕರಣ ತಂತ್ರಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಮುದಾಯದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಎಲ್. ಸಿ.-ಎಂ. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಎಲ್. ಸಿ.-ಎಂ. ಎಸ್./ಎಂ. ಎಸ್. ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಲಾಧಾರದ ಅಯಾನೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಯಾನೀಕರಣದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ ಅನಲೈಟ್ನ ಉಷ್ಣ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಶಗಳ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಅಯಾನೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಣ್ವಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಯಾನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೃದುವಾದ ಅಯಾನೀಕರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಅಯಾನೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೋರ್ ಎಚ್. ಪಿ. ಎಲ್. ಸಿ. ಯ (<ಐ. ಡಿ. 1> ಎಂ. ಎಲ್./ನಿಮಿಷ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಇ. ಎಸ್. ಐ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅಯಾನೀಕರಣವು ಅನಿಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇಎಸ್ಐಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನೀಕರಣವು ದ್ರವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಧ್ರುವೀಯ ದ್ರಾವಕದ ಬದಲಿಗೆ ಚಲನಶೀಲ ಹಂತದ ದ್ರಾವಣವಾಗಿ ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ದ್ರಾವಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದ್ರಾವಕ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕೊರೊನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸೂಜಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯು ಅನಿಲ-ಹಂತದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ದ್ರಾವಕಗಳು, ವಾಹಕತೆ, ಎಲ್. ಸಿ. ಗೆ ಪಿ. ಎಚ್. ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯು ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮುಖ ಎಲ್. ಸಿ/ಎಂ. ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇ. ಎಸ್. ಐ. ಗಿಂತ ರಿವರ್ಸ್ಡ್-ಫೇಸ್ ಎಲ್. ಸಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ (1500ಡಿ. ಎ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಆಣ್ವಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧ್ರುವೀಯವಾಗಿರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎ. ಪಿ. ಸಿ. ಐ. ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಔಷಧಗಳು, ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ಲಿಪಿಡ್ಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬಯೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳು, ಆರ್ಗನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್, ಅಯಾನಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಬಿಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಯಾನೀಕರಣ ಕೊರೋನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಪ್ರೇ ಅಯಾನೀಕರಣ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಪ್ರೇ ಅಯಾನೀಕರಣ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಯಾನ್ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.