Photoacoustic imaging
ಫೋಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಫೋಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅಯಾನೀಕರಿಸದ ಲೇಸರ್ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಸ್ಥಿರ ಥರ್ಮೋಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ (ಅಂದರೆ. MHz) ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶುದ್ಧತ್ವದಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಅಂದರೆ. ಫೋಟೋಆಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್), ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ 2ಡಿ ಅಥವಾ 3ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಥವಾ ಮೆಲನಿನ್ನಂತಹ ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ಅಣುಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿತ್ರ. 2 ಗೋಚರ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದ ಅತಿಗೆಂಪು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (HbO2) ಮತ್ತು ಡಿಯೋಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (Hb) ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಫೋಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರ್ವರ್ಧಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆದುಳಿನ ಇಮೇಜಿಂಗ್, ಚರ್ಮದ ಮೆಲನೋಮಾ ಪತ್ತೆ, ಮೆಥೆಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿವೊದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್/ಥರ್ಮೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್/ಥರ್ಮೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಪಿಎಟಿ/ಟಿಎಟಿ) ಮತ್ತು ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಪಿಎಎಂ) ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಿಎಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೋಮವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಿಎಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್-ಬೈ-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಳಾಕಾರದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೀಕರಣವು ತಾಪನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏಕರೂಪದ ಇನ್ವಿಸ್ಕಿಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ತರಂಗ ಒತ್ತಡದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗುಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಕ್. (1) ಲೇಸರ್ ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ವಹನವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಖದ ಬಂಧನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಗಲವು ಉಷ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಉಷ್ಣ ಬಂಧನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. Eq ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರಿಹಾರ. (1) ಇದನ್ನು ಒತ್ತಡದ ಬಂಧನದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಲೇಸರ್ ಪಲ್ಸ್ವಿಡ್ತ್ ಒತ್ತಡದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯವಾದ ಇಕ್ಯು ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. (2) ಆರಂಭಿಕ ಫೋಟೋಆಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಮಾವಳಿ ಒಂದು ಪಿಎಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಮೂಲ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನಾವು ಸಮೀಕರಣ (3) ನ ವಿಲೋಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಡೆಯಲು). ಪಿಎಟಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮೂರು ಚಿತ್ರಣ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಃ ಸಮತಟ್ಟಾದ, ಗೋಳಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು. ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡೀ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಘನ ಕೋನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಪಿಎಟಿ/ಟಿಎಟಿ/ಒಎಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 3. ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಹರಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋಆಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಅಲೆಗಳು ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಲೇಸರ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟಿಎಟಿ/ಒಎಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಿಎಟಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ-ಅಂಶ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪತ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ವಿವರ್ತನ-ಸೀಮಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವ್ಯಾಪಕ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಿಎಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಟಿ ಭರವಸೆಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಃ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೃದು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಿಎಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹಿಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಗೋಚರ ವರ್ಣಪಟಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ HbO2 ಮತ್ತು Hb ಪ್ರಬಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಹು ತರಂಗಾಂತರದ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತೀಯ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆ (HbT) ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶುದ್ಧತ್ವವನ್ನು (sO2) ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಿಎಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಚದುರಿದ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಟಿಎಟಿ ಎಂಎಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಪ್ಪ (ಹಲವಾರು ಸೆಂ. ಮೀ.) ಜೈವಿಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಟಿ ಸೀಮಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಚಿತ್ರಣದ ಆಳವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ನಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ (ಅಂದರೆ. ಅಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ) ನಿರ್ಣಯಗಳು ಬಳಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷೀಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 50 MHz ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕವು 15 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಕ್ಷೀಯ ಮತ್ತು 45 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಪಾರ್ಶ್ವ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ~ 3 ಮಿಮೀ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಃ ಇದು ಸಣ್ಣ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕಯುಕ್ತ/ಡಿಯೋಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಡರ್ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಲ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಂತಹ ಗುಪ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಕಲಾಕೃತಿಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮೇಲಿನ ಚಿಕಣಿ ತೈಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಲೇಸರ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣದ ಪದರಗಳಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಫೋಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಸಂವೇದನೆಯ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಫೋಟೋ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಅನ್ವಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಫೋಟೋ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಪ್ಟೋಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್, ಅಕೌಸ್ಟೋ-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ