Retinal implant
ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ರೆಟಿನಲ್ ಡಿಜೆನೇಶನ್ನಿಂದ ಕುರುಡರಾಗಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಟಿನೈಟಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೋಸಾ (ಆರ್ಪಿ) ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನೇಶನ್ (ಎಎಮ್ಡಿ) ನಂತಹ ರೆಟಿನಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಧಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿವೆಃ ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ (ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ), ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ (ರೆಟಿನಾದ ಹಿಂದೆ), ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಾಕೊರೊಯ್ಡಲ್ (ಕೋರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಲೆರಾ ನಡುವೆ). ಉಳಿಯುವ ರೆಟಿನಲ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೆಟಿನಾಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು, ಫಾಸ್ಫೀನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋಸ್ಟರ್. ದೃಷ್ಟಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತೇಜಕದ ಮೊದಲ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಡಾ. 1968ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೆವಿನ್. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ನೇರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ದೃಷ್ಟಿಪಟಲದ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸಾಧನಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕುರುಡುತನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಷ್ಟಿಪಟಲದ ಹಾನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾಗಶಃ ಕೋಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸೀಮಿತ ಇನ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾನವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂವೇದನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಆರ್ಗಸ್ II ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಇದು ಮೊದಲ ಅನುಮೋದಿತ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನವು ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಶೀಲವಾಗಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಸಾಧನವನ್ನು ರೆಟಿನಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಹು-ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಿಇ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೆಟಿನಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೆಟಿನೈಟಿಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೋಸಾ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನೇಶನ್. ಈ ರೋಗಗಳು ರೆಟಿನಾದ ಹೊರ ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮೂಲಕ ಕುರುಡುತನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ರೆಟಿನಾದ ಪದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ, ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ರೋಗಿಯು ಅಖಂಡವಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಕೋಶ ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಒಸಿಟಿ) ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಉಳಿದ ದೃಷ್ಟಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಬದ್ಧತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಧಗಳು ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಟಿನಾದ ಆಂತರಿಕ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ರೆಟಿನಲ್ ಪದರ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ನಡುವೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಗಳು ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಟಿನಲ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ, ನರ ನಾರು ಪದರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ರೆಟಿನಲ್ ಪದರಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸ್ಕ್ಲೀರಾದೊಳಗೆ ಭೇದಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಕನ್ನಡಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಾಹ್ಯ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜಕ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೋ-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸುರುಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಲೇಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಚನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಹ್ಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರೆಟಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ರೆಟಿನಲ್ ಪದರಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ರೆಟಿನಲ್ ಪದರಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ನರದ ನಾರು ಪದರವು ರೆಟಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಆಕ್ಸಾನ್ಗಳು ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರ್ಕ್ಯುಯೇಟ್ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ರೆಟಿನೊಟೋಪಿಕ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳಕಿನ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳು ಹರಡುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೆಟಿನಾದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಂತಹ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೋಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸದಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಜೀವಕೋಶದ ಪದರದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರದ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೆಟಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮೊದಲ ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್, ಎ. ಆರ್. ಜಿ. ಯು. ಎಸ್ ಸಾಧನವು 16 ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆರ್ಗಸ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗವು 2002 ರಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಫಾಸ್ಫೀನ್ಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳ ದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಆರ್ಗಸ್ ಸಾಧನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ವ್ಯೂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎ. ಆರ್. ಜಿ. ಯು. ಎಸ್. II ಸಾಧನವು 60 ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 200 ವಿದ್ಯುದ್ವಾರ ಸಾಧನವನ್ನು ಯು. ಎಸ್. ಸಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಆರ್ಗಸ್ II ಸಾಧನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು (ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಿಇ ಮಾರ್ಕ್), ಮತ್ತು ಇದು ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 30 ರೋಗಿಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಗಸ್ II ಯು 2013ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಯು. ಎಸ್. ಎಫ್. ಡಿ. ಎ. ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಸಾಧನವಾದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಐಐಪಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜಿಎಂಬಿಹೆಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಸಾಧನವಾದ ಇಪಿಐ-ಆರ್ಇಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಪಿಐ-ಆರ್ಇಟಿ ಸಾಧನವು 25 ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕದ ಮಸೂರವನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ. ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಗಳು ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರೆಟಿನಾದ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪದರ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂನ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ರೆಟಿನಲ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ರೆಟಿನಲ್ ಪದರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ರೆಟಿನಾ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರದಿಂದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸಬ್ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಕಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೇಫರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಳಬರುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಟಿನಾದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕು ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಡಯೋಡ್ಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ರೆಟಿನಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಡಯೋಡ್ಗಳ ಮಾದರಿಯು ದ್ವಿಧ್ರುವಿ, ಸಮತಲ, ಅಮಾಕ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯಾನ್ ಕೋಶಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂಲ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಡಿಯೋಡ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಯಂತ್ರಾಂಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಒಂದು ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಿಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಎಪಿರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ರಚನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಒಂದೇ ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಡಯೋಡ್ಗಳಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಾಧೀನ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉತ್ತೇಜಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ರೆಟಿನಲ್ ಪದರಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂತರಿಕ ರೆಟಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೆಟಿನೊಟೊಪಿಕ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಡಯೋಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಘಟನೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಜಾಗವು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅನಾನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಡಯೋಡ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಷ್ಟು ಆಪಾದಿತ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಬ್ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಪಾದಿತ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಜಾಗದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾದ ನಡುವಿನ ಸಾಮೀಪ್ಯವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಾಖದಿಂದ ರೆಟಿನಾದ ಉಷ್ಣ ಹಾನಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಪದರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪದರವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ ನಷ್ಟವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊರೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಪ್ಟೋಬಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದವು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಾಧನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 10 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೃಶ್ಯ ವಿವರಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಜಿ ಸಹ ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಒಂಬತ್ತು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ರೆಟಿನಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಜಿ ಸಾಧನವು 1500 ಮೈಕ್ರೋಫೋಟೋಡಯೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೆಟಿನಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಐಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿ ಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಸಾಧನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಷಯಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್-ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಗಳ ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೋಸ್ಟನ್ ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಯೋಜನೆಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಹಲವಾರು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾರ್ಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಬ್ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರೋಗಿಗಳು ಫಾಸ್ಫೀನ್ಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಕೆಲವರು ಆಕಾರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಮಾದರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಪಿಕ್ಸೆಲೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. "ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ" ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು 60-100 ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿಕ್ಸೆಲೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ರೆಟಿನಲ್ ಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ; ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರಬಹುದು. ಓದುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೆಲವು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು 60-ಚಾನೆಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಪಿಕ್ಸೆಲೇಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಚರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅನುಭವಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 60 ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದವು, ಆದರೆ ನಿಷ್ಕಪಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 256 ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಓದುವುದು, ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಠಡಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು 600-1000 ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು 10 ಅಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಗೆ (ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್) ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಾಂಶ (ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಪನಗಳು) ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ತಂತ್ರಗಳು) ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವರದಿಗಳು, ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ, ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ದೃಷ್ಟಿಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ರೆಟಿನಲ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಟಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ರಾಯಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೌಲೊ ಇ ಸ್ಟಾಂಗಾ ಅವರು ಜುಲೈ 22,2015 ರಂದು, ತೀವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಟ್ನ ಆರ್ಗಸ್ II ರ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳು ಉಳಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಎಮ್ಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ರೆಟಿನಲ್ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಜಪಾನ್ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-ದಿ ರೆಟಿನಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-rle.mit.edu ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೀತ್ (ಎನ್ಐಎಚ್) ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನ್ಯೂರೋಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ (ಮೆಡಿಸಿನ್) ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಕುರುಡುತನ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು