Magnetic resonance angiography
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ (ಎಂಆರ್ಎ) ಎಂಬುದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಂಆರ್ಐ) ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು) ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ (ಅಸಹಜ ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆ), ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು (ನಾಳದ ಗೋಡೆಯ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಗಳು, ಛಿದ್ರವಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ) ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸಹಜತೆಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು. ಎಮ್ಆರ್ಎಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಅಪಧಮನಿಗಳು, ಎದೆಗೂಡಿನ ಮತ್ತು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಮಹಾಪಧಮನಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ನಂತರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ರನ್-ಆಫ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ, ಹರಿವಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ (ಅಂತರ್ಗತ ಅಥವಾ ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವ ಎಂ. ಆರ್. ಎ ವಿಧಾನಗಳು ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಟಿ 1 ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 250 ಎಂಎಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಗ್ಯಾಡೋಲಿನಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವವು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಟಿ 1 ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ (ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ). ಶಾರ್ಟ್-ಟಿ. ಆರ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ರಕ್ತದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನೇಕ ಇತರ ತಂತ್ರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದುಃ 'ಹರಿವು-ಅವಲಂಬಿತ' ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು 'ಹರಿವು-ಸ್ವತಂತ್ರ' ವಿಧಾನಗಳು. ಹರಿವಿನ-ಅವಲಂಬಿತ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯ ವಿಧಾನಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳಗಳನ್ನು ಇತರ ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನಾಳಗಳೊಳಗಿನ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಲಾಭವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ರಕ್ತನಾಳದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯನ್ನು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದುಃ ಹಂತ-ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. (ಪಿ. ಸಿ.-ಎಂ. ಆರ್. ಎ.) ಇದೆ, ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಯ-ಹಾರಾಟದ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. (ಟಿ. ಓ. ಎಫ್. ಎಂ. ಆರ್. ಎ.) ಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ. ಟೈಮ್-ಆಫ್-ಫ್ಲೈಟ್ (ಟಿಒಎಫ್) ಅಥವಾ ಒಳಹರಿವಿನ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹರಿಯುವ ರಕ್ತವು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹರಿವು (ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳಂತಹ) ಅಥವಾ ಹರಿವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಪರಿಚಲನೆಯ ವಾಡಿಕೆಯ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ರಕ್ತದ ವೇಗವನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಂಆರ್ಎ ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ (ಪಿಸಿ-ಎಂಆರ್ಎ) ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ವೇಗವನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಟೇಶನ್ ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಡ್ಔಟ್ ನಡುವೆ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ದ್ವಿಧ್ರುವೀಯ ಇಳಿಜಾರು ಸಮಾನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಎರಡು ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಹಾಲೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು (0ನೇ ಕ್ಷಣ) ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಃ (1) ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. x). , ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಅನ್ವಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾದ ಹಂತವು, ಸ್ಥಾಯಿ ಸ್ಪಿನ್ಗಳಿಗೆ 0 ಆಗಿದೆಃ ಅವುಗಳ ಹಂತವು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಅನ್ವಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಪಿನ್ಗಳಿಗೆ, ಅನ್ವಯಿಕ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಃ (2) ಸಂಚಿತ ಹಂತವು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಮೊದಲ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಸ್ಪಿನ್ಗಳ ಲಾರ್ಮರ್ ಆವರ್ತನವಾಗಿದೆ. ಅಳೆಯಲು, ಎಂಆರ್ಐ ಸಂಕೇತವನ್ನು ದ್ವಿಧ್ರುವಿ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಂದ (ವಿವಿಧ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು) ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಗರಿಷ್ಠ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹರಿವಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಇಮೇಜ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯು ಅಥವಾ ಮೂಳೆಯಂತಹ ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ರಕ್ತದಂತಹ ಚಲಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಹರಿವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ವಿಧಾನದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಚಿತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ತಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಆರ್ಎಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತವೆ (ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವರ್ಧಿತ ತಂತ್ರಗಳು), ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದ ವರ್ಧಿತ ಹರಿವು-ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಧಾನಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳು, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಟಿ1, ಟಿ2 ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸೆಲ್ನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ನಾಳೀಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹರಿವಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಲ್ಲದ ವರ್ಧಿತ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ನ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಫ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯು ಎಂಆರ್ಐ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಆರ್ಎ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿಧಮನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏಜೆಂಟ್ನ ಮೊದಲ ಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸ್ವಾಧೀನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಅಲ್ಲ. ಸಮಯವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಂತೆ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಡದ, ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ("ಬ್ಲಡ್-ಪೂಲ್ ಏಜೆಂಟ್") ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಚಿತ್ರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಕಲನವಿಲ್ಲದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಃ ಎಂಆರ್ಎ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಲ್ಲದ ವರ್ಧಿತ ಮುಖವಾಡ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯವಕಲನವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್-ವರ್ಧಿತ ಎಂಆರ್ಎ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಲನೆಯ ವ್ಯವಕಲನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇವೆರಡೂ ಚಿತ್ರದ ವ್ಯವಕಲನದ ನೇರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಇದು ಮಿಡಿಕ್ಸನ್ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಆರ್ಎ ನಿಜವಾದ ಇಮೇಜ್ ಸ್ವಾಧೀನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಎಮ್ಡಿಕ್ಸಾನ್ ವಿಧಾನಗಳು ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗಾಗಿ 'ನೀರಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು' ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಂ. ಆರ್. ವೆನೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಕಲನ ಮುಖವಾಡಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರ್ಧಿತವಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಃ ಕಳಪೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇತರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಟಿ1, ಟಿ2 ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸೆಲ್ನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಫ್ಲೋ-ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವರ್ಧಿತವಲ್ಲದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಸಮತೋಲಿತ ಸ್ಥಿರ-ಸ್ಥಿತಿ ಮುಕ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಿತ್ರಣ (ಬಿ. ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಫ್. ಪಿ), ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 2ಡಿ ಮತ್ತು 3ಡಿ ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 2ಡಿ ಮತ್ತು 3ಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 3ಡಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ವಿವಿಧ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ 2ಡಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ತ್ರಿ-ಆಯಾಮದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಮೂಲ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 3ಡಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಡ್ಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಾಳದ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವಾಧೀನವು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು (ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಹರಿವಿನ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು). ಪಿಸಿ-ಎಂಆರ್ಎ ಮತ್ತು ಟಿಒಎಫ್-ಎಂಆರ್ಎ ಎರಡೂ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಟಿಒಎಫ್-ಎಂಆರ್ಎಗಿಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಿಸಿ-ಎಂಆರ್ಎ ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಹರಿವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ ಪಿಸಿ-ಎಂಆರ್ಎ ಕಡಿಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಕೇತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಿಸಿ-ಎಂಆರ್ಎಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವೇಗದ ಹರಿವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಒಎಫ್-ಎಂಆರ್ಎಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಕ್ತದ ಕಾಂತೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಸಂಕೇತವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು-ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಹರಿವಿನ ವೇಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ನಾಳಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ರೋಗಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಡೋಲಿನಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ವರ್ಧಿತವಲ್ಲದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿತವಲ್ಲದ ತಂತ್ರಗಳು ಹರಿವು-ಸ್ವತಂತ್ರ ಎನ್ಇಎಂಆರ್ಎ ವಿಧಾನಗಳು ಹರಿವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಟಿ1, ಟಿ2 ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೇಟೆಡ್ ವ್ಯವಕಲನ ವೇಗದ ಸ್ಪಿನ್-ಇಕೋಃ ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಎರಡು ವೇಗದ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರ. ಅಪಧಮನಿಗಳು ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು, ಅಪಧಮನಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಮೂಹದಿಂದ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಟೆರಿಯೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಗೇಟಿಂಗ್ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ತೋಷಿಬಾ), TRANCE (ಫಿಲಿಪ್ಸ್), ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಪೇಸ್ (ಸೀಮೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾಫ್ಲೋ (GE) ಸೇರಿವೆ. 4ಡಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಂಆರ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ (4ಡಿ-ಎಂಆರ್ಎ): ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳು, ವರ್ಧನೆಯ ಮೊದಲು, ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೀಯ ಮರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ವ್ಯವಕಲನ ಮುಖವಾಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಸಿರೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅದರ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಶ್ಯೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಭಜಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ವೆನೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ತೂಕದ ಚಿತ್ರಣ (ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ): ಈ ವಿಧಾನವು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಂತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸಿರೆಯ ರಕ್ತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ವರ್ಧಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಂತದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು (ಡಿಜಿಟಲ್, ಇಮೇಜ್-ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ) ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ಸಿರೆಯ ರಕ್ತದ ಚಿತ್ರಣವು ರಕ್ತ-ಆಮ್ಲಜನಕ-ಮಟ್ಟದ ಅವಲಂಬಿತ (ಬಿ. ಓ. ಎಲ್. ಡಿ.) ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು (ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ) ಬಿ. ಓ. ಎಲ್. ಡಿ. ವೆನೋಗ್ರಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರೆಯ ರಕ್ತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ (ಟಿಬಿಐ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮೆದುಳಿನ ವೆನೋಗ್ರಾಫಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರಿವಿನ ಪರಿಣಾಮ ಆಧಾರಿತ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಗೆ ಹೋಲುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ವೆನೋಗ್ರಫಿ (ಎಮ್ಆರ್ವಿ) ಅನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಮತಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸಮತಲಕ್ಕಿಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೇಲಿರುವ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿತ ಸಮತಲದಿಂದ ಚಲಿಸಿದ ಸಿರೆಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಎಂಆರ್ ಹರಿವಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಕೇತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟ್ರೂ ಎಫ್. ಐ. ಎಸ್. ಪಿ ಅಥವಾ ಬಿ. ಟಿ. ಎಫ್. ಇ. ಯಂತಹ ಸಮತೋಲಿತ ನಾಡಿ ಅನುಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಶದ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಎಂ. ಆರ್. ಎ ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಹರಿವಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗೊಂಡ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ಗಳು ಹಂತದ ಸುಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು (ಇಂಟ್ರಾ-ವೋಕ್ಸೆಲ್ ಡಿಫಾಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಮಾನ) ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಅಪಧಮನಿಯ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ನ ಅತಿಯಾದ ಅಂದಾಜುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇತರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ಹಂತ-ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಎಂ. ಆರ್. ಎ.: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ತದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಂತ ಸುತ್ತುವಿಕೆ. ಹಂತ-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸೆಟ್ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಕ್ತವು ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೈನಿಂದ-ಪೈಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹರಿವಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಅಳತೆಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ (ವಿಇಎನ್ಸಿ) ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಂತ-ಬಿಚ್ಚುವಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕವೂ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಪದಗಳುಃ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ B0ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ತಪ್ಪಾದ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇಗವರ್ಧನೆಃ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಫೇಸ್-ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಟೈಮ್-ಆಫ್-ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಆರ್ಎಃ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಹರಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಕಲಾಕೃತಿಃ ಅನೇಕ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ರಕ್ತನಾಳದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ನಾಳದ ಗೋಡೆಗಳ ಬಳಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಳದ ಗೋಡೆಗಳ ಬಳಿ ರಕ್ತವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಳದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೆನೆಷಿಯನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಃ ಈ ತಂತ್ರವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ (ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಥಿನ್-ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಎಂ. ಓ. ಟಿ. ಎಸ್. ಎ. ಯಂತೆ), ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಫ್ಲಿಪ್ ಕೋನವು ಸಂಯೋಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಪಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೃಶ್ಯೀಕರಣ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಎಂಆರ್ಎ ನೇರವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ (ದಪ್ಪ) ಚೂರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸ್ವಾಧೀನವು ದೇಹದಲ್ಲಿ 3D ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಚೂರುಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ನಂತಹ 2ಡಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಈ 3ಡಿ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಕೆಲವು ರೆಂಡರಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ (ಎಮ್ಐಪಿ), ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಿನಿ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ಟೈಮ್ ವಿಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರು 3ಡಿ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಮ್ಐಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ನೇರ ಪರಿಮಾಣದ ರೆಂಡರಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಳಪು, ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಮತ್ತು ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ನಾಳಗಳು, ಮಹಾಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಎದೆಗೂಡಿನ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಶಾಖೆಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ, ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯು ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ರೋಗವು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ಅಸಹಜ ನಾಳೀಯ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂ. ಆರ್. ಎ. ಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ (ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ). ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ರೋಗಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂಆರ್ಐಗೆ ಬಳಸುವ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತಿಟರ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಅಲರ್ಜಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನತೆಗಳೆಂದರೆ ಅದರ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಆರ್ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಮೇಕರ್ ಅಥವಾ ಲೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತುಣುಕುಗಳು) ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಎಂಆರ್ಎ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಆರ್ಐ ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಯ ಸುರುಳಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಆರ್ಎ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಆರ್ಐ ಮೆದುಳಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಆರ್ಐ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ನಾಳೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.