Test light
ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷಕ, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನದ ಒಂದು ತುಣುಕು, ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಂತಹ ಅಳತೆ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳು ನಿರೋಧಕ ವಾಹಕಗಳ ಮೇಲಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲವು. ಎರಡು-ಸಂಪರ್ಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿರೋಧಕ ತಂತಿಯ ಲೀಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ಹಲವುವೇಳೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ತುದಿಯ ನಡುವೆ ದೀಪವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸೀಸದಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯ (ನೆಲದ) ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ವಿವಿಧ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸರಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗೆ, ಉದ್ದವಾದ ನಿರೋಧಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಾನ್ ಗ್ಲೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು 2000 ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ), ಬಳಸುವ ದೀಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ, ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವಿ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮುಖ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ದೀಪವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಮುಖ್ಯ) ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ದೀಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಲುಭಾರ ನಿರೋಧಕದೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ನಿಯಾನ್ ದೀಪವಾಗಿದೆ. ಈ ದೀಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 90V ಯಿಂದ ಹಲವಾರು ನೂರು ವೋಲ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೀಪಗಳು ಹೊಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಭಾಜಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಗರಿಷ್ಠದವರೆಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಕಚ್ಚಾ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂದಾಜು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪವು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಲೈವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈವ್ ವೈರಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಗ್ಗದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ದೋಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಅಜ್ಞಾತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರವೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಲೈವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು (ಎಚ್ಎಸ್ಇ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆರಳಿನ ಕಾವಲುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಲೈವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೋಧಕಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೋಧಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪದ ಗಾಜಿನ ಬಲ್ಬ್ ಮುರಿದಿದ್ದರೆ ಲೈವ್ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು, ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳು ಕರೆಂಟ್-ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್-ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎಚ್ಎಸ್ಇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಿಳಿದಿರುವ ಲೈವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ತಿಳಿದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ದೀಪದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಧಿತವಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪ್ರತಿರೋಧ ಸೋರಿಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒನ್-ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಧನವು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಕರ ತುದಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಕೆಟ್ನ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು). ನಿಯಾನ್ ದೀಪವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಳಕೆದಾರರ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳು ಬಹಳ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಯು. ಕೆ. ಜಿ. ಎಸ್. 38ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಫ್ಟ್ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಘಾತದ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯು ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೋಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸರಣಿ ಜಾಲದ ವೈಫಲ್ಯವು ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಲೋಹದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯುದಾಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವು ಪತನ ಅಥವಾ ಇತರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀಪವು ನಿಯಾನ್ ದೀಪದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೋರಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನೇರ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಇತರ ಲೈವ್ ತಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಲೈವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಯಾನ್ ಹೊಳಪನ್ನು ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಕರು (ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಪೆನ್ನುಗಳು, ಟೆಸ್ಟ್ ಪೆನ್ನುಗಳು ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಸ್ತುಗಳ ಸುತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಲೋಹದ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೆಲದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು (ನೆಲಕ್ಕೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೂಲಕ), ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಝ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಆಂತರಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನವನ್ನು ಜೀವಂತ ವಾಹಕದ ಬಳಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕದ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದಕದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ (ಬಳಕೆದಾರರ ದೇಹದ ಮೂಲಕ) ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಜಕದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಧಿತ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಲವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಜೋರಾದ ಸದ್ದು) ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಳ ಆನ್/ಆಫ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ದರ್ಜೆಯ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ದೀಪವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಲೈನ್-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಸುಮಾರು 50 ವೋಲ್ಟ್) ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷಕನು ಡೋರ್ ಬೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಚ್. ವಿ. ಎ. ಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಟಾಂಗ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಹವು ಹರಿಯದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ವಾಹಕದ ಮೇಲೆ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅವು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷಕನು ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕೇಬಲ್ಗಳೊಳಗಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಫ್ಯಾರಡೆ ಪಂಜರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಮಿತಿ). ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಹವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ (ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಿನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದೀಪಗಳ ಸರಣಿ-ಸಂಪರ್ಕಿತ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಲ್ಬ್ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಟ್ (ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ) ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಲ್ಬ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ನೋಂದಾಯಿಸದ ಮೊದಲ ಬಲ್ಬ್ ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದೆ. (ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬೈಪಾಸ್ ಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸುಟ್ಟುಹೋದ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.) ಸೆಟ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದು ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಸೆಪ್ಟಾಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷಕನು (ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸಾಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕ) ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವೈರಿಂಗ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ವೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೋಷವನ್ನು ಮೂರು ದೀಪಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಬಿಸಿ/ತಟಸ್ಥ, ಕಾಣೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ನೆಲ ಅಥವಾ ತಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ಇತರ ದೋಷಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪಟ್ಟಿಯ ತಟಸ್ಥ ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಉಲ್ಬಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೋಹ-ಆಕ್ಸೈಡ್ ವೇರಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರವಾಹವು ನೆಲದ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರತಾ ಪರೀಕ್ಷಕ ದೀಪಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತಂತಿಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ದೀಪ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನಿರಂತರತಾ ಪರೀಕ್ಷಕ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿ-ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿವೆಯೆ ಅಥವಾ ದೀಪವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲಾಶ್ಲೈಟ್ (ಟಾರ್ಚ್) ಅನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ-ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೀಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊಲೀನಾಯ್ಡ್ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪೆನ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು