Functional near-infrared spectroscopy
ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನಿಯರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್) ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನ್ಯೂರೋ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನರಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಮೀಪದ-ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇ. ಇ. ಜಿ ಜೊತೆಗೆ, ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ಎಂಆರ್ಐ ಅಳೆಯುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಸಂಕೇತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಕ್ಸಿ-ಮತ್ತು ಡಿಯೋಕ್ಸಿಹೆಮೊಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಅನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ (ಒಟಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಸಮೀಪದ ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ತಲೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಹರಡಿದಂತೆ, ಅದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಚದುರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಚಲಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶದಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ತಂತ್ರಗಳು ರಕ್ತದ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಬೆಳಕು ಹರಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇತರ ಚಿತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಚಿತ್ರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ (ಎನ್. ಐ. ಆರ್.) ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೀಣತೆ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಾಪನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾದ ಕ್ರೋಮೋಫೋರ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿಂಡೋದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ (ಎ) ಚರ್ಮ, ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನ್ಐಆರ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ (700-900 ಎನ್ಎಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಮಧ್ಯಂತರ) ಮತ್ತು (ಬಿ) ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (ಎಚ್ಬಿ) ಮತ್ತು ಡಿಯೋಕ್ಸಿಜೆನೇಟೆಡ್-ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ (ಡಿಯೋಕ್ಸಿ-ಎಚ್ಬಿ) ಬೆಳಕಿನ ಬಲವಾದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಗಳಾಗಿವೆ. ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆಃ ನೇರ ಪ್ರಸರಣ, ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಸರಣ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರತಿಫಲನ, ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರತಿಫಲನ, ಚದುರುವುದು ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆಃ ಡಿಯೋಕ್ಸಿ-ಎಚ್. ಬಿ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿ-ಎಚ್. ಬಿ. ಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅನೇಕ ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ತರಂಗಾಂತರವು 810 ಎನ್ಎಂನ ಐಸೊಸ್ಬೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಂದುವಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ-ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಕ್ಸಿ-ಎಚ್. ಬಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿ-ಎಚ್. ಬಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಿಯರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ನಿಯಮವನ್ನು (ಎಂಬಿಎಲ್ಎಲ್) ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಫೋಟಾನ್ ಪಥದ ಉದ್ದದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಶೋಧಕವನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ (ಪ್ರತಿ ಹೊರಸೂಸುವ ಯಂತ್ರ/ಶೋಧಕ ಜೋಡಿಯು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ) ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲಿತ ಅಳತೆಗಳು ಅಂಡಾಕಾರದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬೆನ್ನು-ಚದುರಿದ (ಪ್ರತಿಫಲಿತ) ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಿಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾಹ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಳಕಿನ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು (ಶಾರ್ಟ್-ಸೆಪರೇಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು) ಬಳಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಿಯರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ನಿಯಮ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಿಯರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ನಿಯಮದ (ಎಂಬಿಎಲ್ಎಲ್) ಮೂಲಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಬಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್-ಲಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಎಂಬಿಎಲ್ಎಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 1977ರಲ್ಲಿ, ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯು ಟ್ರಾನ್ಸಿಲ್ಯೂಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಾಂಶದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶುದ್ಧತ್ವದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾಬ್ಸಿಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಲೈಮಿನೇಷನ್ (ಫಾರ್ವರ್ಡ್-ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್) ಯು ಬೆಳಕಿನ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆನ್ಸ್-ಮೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು-ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಂತರ, 1985 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಕುರಿತು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಎಂ. ಫೆರಾರಿ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ, 1989 ರಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಡೆಲ್ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಮಾಮಟ್ಸು ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರುಃ ಎನ್ಐಆರ್-1000 ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ ಮಾನಿಟರ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. 1993ರಲ್ಲಿ, ಚಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಪಿಎನ್ಎಎಸ್, ಹೋಶಿ ಮತ್ತು ತಮುರಾ ಜೆ. ಆಪಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲ್, ಕಟೋ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಜೆಸಿಬಿಎಫ್ಎಂ, ವಿಲ್ಲ್ರಿಂಗರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನ್ಯೂರೋಸ್. ಬಿಡಿ. ವಯಸ್ಕ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ರಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ಬರ್, ಬ್ರಿಟ್ಟನ್ ಚಾನ್ಸ್, ಅರ್ನೋ ವಿಲ್ಲ್ರಿಂಗರ್, ಎಂ. ಕೋಪ್, ಡಿ. ಟಿ. ಡೆಲ್ಪಿ, ಎನ್ರಿಕೊ ಗ್ರ್ಯಾಟನ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 80 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಟಾಚಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಸಂಶೋಧಕರು 70-ಪಿಕೋಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿರಣಗಳ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟರು. ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ಹಿಡಾಕಿ ಕೊಯ್ಜುಮಿಯವರೊಂದಿಗೆ 1995ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ "ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ" ತತ್ವವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಮುಕ್ತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, "ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ" ಎಂಬ ಪದವು "1-ಆಯಾಮದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ 2-ಆಯಾಮದ ನಕ್ಷೆ" ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 2001 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅವರ ಮೊದಲ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ (ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ) ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತುಃ ಹಿಟಾಚಿ ಇಟಿಜಿ-100. ನಂತರ, ನಾಗೋಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಆಗಲಿರುವ ಹಾರುಮಿ ಒಯಿಶಿ ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೊರು ಕಿನೋಶಿತಾ ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ "ಭಾಷಾ ಕಲಿಯುವವರ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇಟಿಜಿ-100 ನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು-ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಇಟಿಜಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ತಂತ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆಃ ನಿರಂತರ ಅಲೆ 2. ಆವರ್ತನ ಡೊಮೇನ್ 3. ಸಮಯ-ಡೊಮೇನ್ ನಿರಂತರ ತರಂಗ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಿರ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎಂಬಿಎಲ್ಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಬಿಒ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ನಾವು ಫೋಟಾನ್ ಮಾರ್ಗ-ಉದ್ದವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಫೋಟಾನ್ ಪಥ-ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಬಿಒ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಜ್ಞಾತ ಮಾರ್ಗ-ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗಣಕೀಕೃತ ಮಾಂಟೆ-ಕಾರ್ಲೋ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಫೋಟಾನ್ ಪಥ-ಉದ್ದದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂದಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಗುಣಾಂಕವಾಗಿದೆ, ಕ್ರೋಮೋಫೋಮೋರ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೇದಾತ್ಮಕ ಪಥದ ಉದ್ದದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಚದುರುವಿಕೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮೀಕರಣವು ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಃ ಒಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಫೋಟಾನ್ ಪಥ-ಉದ್ದ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, HbO2 ಮತ್ತು Hb ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದುಃ ಅವುಗಳ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ, ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.-ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾನೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚದುರುವಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಃ ಇದರರ್ಥ ಇದು HbO ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಸಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆಃ ನವಜಾತ ಆರೈಕೆ, ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ-ಇದು ಆಂಬ್ಯುಲೆಟರಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೊಮೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೊಮೇನ್ (ಎಫ್ಡಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎನ್ಐಆರ್ ಲೇಸರ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು 100 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ಹತ್ತಿರದ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲ್ಯ-ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸೈನೂಸಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಡಿ-ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಷನ್, ಹಂತದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಸರಾಸರಿ ಪಥದ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಫ್. ಡಿ.-ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಬಹು-ಅಂತರವು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿಲ್ಲ-ವಿಷಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಸಂಕೇತದ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂಗಾಂಶದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚದುರಿಸುವ ಗುಣಾಂಕಗಳ ನೇರ ಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಫೋಟಾನ್ ಮಾರ್ಗ-ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ಗುಣಾಂಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಿಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲೇಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಕ್ ಅಳತೆಗಳ ಅಗತ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಎಫ್ಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳು ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ-ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ (ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪೋರ್ಟಬಲ್). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು HbO ಮತ್ತು HbRನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೈಮ್ ಡೊಮೇನ್ ಟೈಮ್ ಡೊಮೇನ್ (ಟಿಡಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಕೋಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ-ಸುಮಾರು 70 ಪಿಎಸ್ನಷ್ಟು ನಾಡಿ ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಎನ್ಐಆರ್ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದ ಅಳತೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಪರಿಹರಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೋಟಾನ್ ಪಥದ ಉದ್ದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಿಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚದುರಿದ ಸಂಕೇತದ ಕ್ಷೀಣತೆ, ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟಾನ್-ಎಣಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ರೇಖೀಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ 100 ಪಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 1 ಫೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿಡಿ-ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಮಾದರಿ ದರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋಟಾನ್-ಎಣಿಕೆ ಸಾಧನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಸಮಯ-ಪರಿಹರಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಟಿಡಿ-ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿವೆ, ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ತಯಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ, ದುಬಾರಿ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದವು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಡಿಸಿಎಸ್) ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಚಲಿಸುವ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈಕ್ರೊವಾಸ್ಕುಲರ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾದ ಸಮೀಪದ-ಅತಿಗೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಚಲಿಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚದುರುವಿಕೆಯು ಪತ್ತೆಯಾದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಣದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೀವ್ರತೆಯ ಸ್ವಯಂ-ಸಂಬಂಧದ ವಕ್ರರೇಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದು. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸರಣ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಕೊರಿಲೇಷನ್ ವಕ್ರರೇಖೆಯ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಮುಕ್ತ-ಮೂಲ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮಾದರಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆಃ <ಐ. ಡಿ. 1> <ಐ. ಡಿ. 2> ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ತಂತ್ರಾಂಶವಾದ ಎಚ್. ಓ. ಎಂ. ಇ. ಆರ್. 3. ಎಚ್. ಓ. ಎಂ. ಇ. ಆರ್. 3. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಸೆಟ್ 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದ ಮೊದಲು ಫೋಟಾನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ, ನಂತರ HOMER1 ಮತ್ತು HOMER2, ಮತ್ತು ಈಗ HOMER3. ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಟೂಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಟೂಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿಯರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ (ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂಲ್ಬಾಕ್ಸ್ + ನಿರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಡೇಟಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಧನಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟೂಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮ್ಸ್ಪೇಸ್ಗಳ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್-ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಲಾಸ್ ವ್ಯೂವರ್ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದಾದ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ರೈನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮೆದುಳು-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕದ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಅಗತ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಸಾಧನಗಳು ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಹು-ಚಾನೆಲ್ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಮಾಪನಗಳು ನರಗಳ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ (ಆರ್. ಓ. ಐ. ಗಳು) ಹಿಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗಿಯ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಕ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್. ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೈಪೋಕ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಆಕ್ಸಿಯಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ, ರೋಗಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯದ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿಯು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ 3ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದೀಪಕ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ 3ಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ <ಐ. ಡಿ. 1> ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಿರವಾದ 30 ಎಂ. ಎಂ. ದೂರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಾದ ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ನೆತ್ತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳ ಮಾಪನವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ತಲೆಬುರುಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಅವು ಬಾಹ್ಯ ಪದರಗಳ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲದಿಂದ 8 ಮಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನ್ಯೂರೋ-ನಾಳೀಯ ಜೋಡಣೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ-ಆಮ್ಲಜನಕ-ಮಟ್ಟದ ಅವಲಂಬಿತ (ಬಿ. ಓ. ಎಲ್. ಡಿ.) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವವು ಎಫ್ಎಂಆರ್ಐ ತಂತ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ನರ-ನಾಳೀಯ ಜೋಡಣೆಯ ಮೂಲಕ, ನರಕೋಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಮತ್ತು ಎಫ್. ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕವೇಳೆ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಎಫ್ಎಂಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಎಫ್ಎಂಆರ್ಐಗಿಂತ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಯ್ಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ 4 ಸೆಂ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳದ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯ (ಡಿ. ಓ. ಟಿ./ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಡಿ. ಓ. ಟಿ.) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ 2ಡಿ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಹಿಟಾಚಿ ಇಟಿಜಿ-4000, ಆರ್ಟಿನಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಮನ್, ಎನ್ಐಆರ್ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ಐಆರ್ಸ್ಕೌಟ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನೇಕ ಹೊರಸೂಸುವ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ 3ಡಿ ಟೋಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೈಪರ್ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿದುಳುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ (ಮಿದುಳಿನಾದ್ಯಂತ) ನರಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಧುನಿಕ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೆದುಳು-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು, ನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ನ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆಃ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನಗಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಇತರ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹು ಹಿಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್ಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಗೆ ಇವು ಸೇರಿವೆಃ ಕಡಿಮೆ ಮೆದುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನುಗ್ಗುವ ಆಳ. ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಸಾಧನಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಒಯ್ಯಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಧರಿಸಬಹುದಾದವು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸಾಧನಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ-ಇದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶೋಧಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ನೀಡುವ ನ್ಯೂರೋಮೊನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋ ಪುನರ್ವಸತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್-ರೆಸ್ಪಾಂಡರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಶೋಧನಾ ದರ್ಜೆಯ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಇತರ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಇ. ಇ. ಜಿ. (ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಎನ್ಸೆಫಲೋಗ್ರಾಫ್) ಮತ್ತು ಎಂ. ಇ. ಜಿ. (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಎನ್ಸೆಫಲೋಗ್ರಫಿ) ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇ. ಇ. ಜಿ. ಯು ಎಂ. ಇ. ಜಿ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅವು ಇ. ಇ. ಜಿ. ಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಿಇಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಂಆರ್ಐಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಇತರ ನ್ಯೂರೋ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಮಧ್ಯಮ/ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂರೋ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಪೈಕಿ, ಎಫ್. ಎನ್. ಐ. ಆರ್. ಎಸ್. ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಎಂ. ಆರ್. ಐ., ಇ. ಇ. ಜಿ. ಮತ್ತು ಎಂ. ಇ. ಜಿ. ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಯರ್-ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ನ್ಯೂರೋಸೈನ್ಸ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ (ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿ) ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ (ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿ) ವಿಆರ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಸೊಟೆರಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಫ್ಎನ್ಐಆರ್ಎಸ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್