Transcranial Doppler
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ (ಟಿ. ಸಿ. ಡಿ.) ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಡಾಪ್ಲರ್ (ಟಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಡಿ.) ಗಳು ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿಯ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದ ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಅವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂಕೇತಗಳ ವರ್ಣಪಟಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಅಕೌಸ್ಟೊಸೆರೆಬ್ರೊಗ್ರಾಫಿಯ ವಿಧಾನಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಎಂಬೋಲಿ, ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್, ಸಬರಾಕ್ನಾಯ್ಡ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ (ಛಿದ್ರಗೊಂಡ ರಕ್ತನಾಳದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕುಡಗೋಲು ಕಣದ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಸೆರೆಬ್ರೊವಾಸ್ಕುಲರ್ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಬರಾಕ್ನಾಯ್ಡ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಅಪಧಮನಿಯ ವಿರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೆರಿಆಪರೇಟಿವ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೆನಿಂಜಿಯಲ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದಂತಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ವೈದ್ಯರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಒಳರೋಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಆರ್ಐ, ಎಂಆರ್ಎ, ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರಿವಿನ ನರವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಕೆಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ನೋಡಿ). ವಿಧಾನಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು "ಬಿ-ಮೋಡ್" ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರೋಬ್ನಿಂದ ನೋಡಿದಂತೆ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ 2-ಆಯಾಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ರಕ್ತನಾಳವು ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವೇಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಇವುಗಳು ಡ್ಯುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನ ಎರಡನೇ ವಿಧಾನವು ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಬ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಬದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಳಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿಸಿಡಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರೋಬ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಧ್ವನಿ ತರಂಗವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 MHz ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್) ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪುಟಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವೇದಕದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ರಕ್ತವು ಪ್ರೋಬ್ನಿಂದ ದೂರ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ಆವರ್ತನವು ಹೊರಸೂಸುವ ಆವರ್ತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ; ರಕ್ತವು ಪ್ರೋಬ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯ ಆವರ್ತನವು ಹೊರಸೂಸುವ ಆವರ್ತನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವ ವೇಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ದರದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಸ್ನಿಂದ ಆವರ್ತನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಂತದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ತೆಳುವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು (ಇನ್ಸೋನೇಷನ್ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ), ಇದು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೂಳೆ/ಝೈಗೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಮಾನುಗಳ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ, ದವಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಮೂಳೆಯ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸರಂಧ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ (ಬಹುಶಃ 4.5 ಗಂಟೆಗಳು) ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗಾಂಶದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳು (ಉದಾ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಿನಾಸ್ ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿನೋಜೆನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ (ಟಿಪಿಎ) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸಾಧನವನ್ನು "ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ". ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾಲಿತ, ಇದು ಔಷಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ (ರಕ್ತದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು) ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆರ್ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ (ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿ) ಎಂಬುದು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ, ಮಧ್ಯದ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಟಿಸಿಡಿ ಪಲ್ಸ್-ವೇವ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಫ್ಎಂಆರ್ಐ) ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಪಿಇಟಿ) ಯಂತಹ ಇತರ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳಂತೆಯೇ, ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗದ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಟಿಸಿಡಿ ಎಫ್ಎಂಆರ್ಐ ಮತ್ತು ಪಿಇಟಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗದ ಮಾಪನಗಳು ಚಲನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪರಿಚಯವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ತಂತ್ರವು ವಯಸ್ಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ, ಚಲನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾಷೆ, ಮುಖ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಬಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಲ್ಯಾಟರಲೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ನ್ಯೂರೋಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ಸೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿಗಳಿಂದ ಸುಗಂಧಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿಯನ್ನು ಮೆದುಳು-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿಎಸ್) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಲ್ಯಾಟರಲೈಸೇಶನ್ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಚೋದಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲೀಸ್ ವೃತ್ತದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ಲೀಸ್ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಳದ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿ ದ್ವಿತೀಯಕ ನಾಳಗಳ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದದ್ದನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಳಗಳು ಥಾಲಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೋರಾ ಸ್ಟ್ರಿಯಾಟಾವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ; ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಳಗಳು ಪಿಯಾ ಮೇಟರ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮೆದುಳಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದುಃ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು. ಉದ್ದವಾದ ಅಥವಾ ಮೆಡಲರಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಬೂದು ಪದಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು 3-4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಭೇದಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ನಾಳಗಳು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನಿಕ್ ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ವಿತರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗಡಿರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾಳಗಳು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾಳಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪಧಮನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಾಳಗಳು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ "ಟರ್ಮಿನಲ್" ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿ (ಎಂಸಿಎ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಈ ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಎರಡೂ ಅರ್ಧಗೋಳಗಳ 80 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನರಗಳ ತಲಾಧಾರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎಂಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗದ (ಎಮ್ಎಫ್ವಿ) ಅಳತೆಗಳು ಎಂಸಿಎ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಎಂಸಿಎ ನಾಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರದ ತೋಳನ್ನು ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋನಿಕ್ (ಸಬ್ಕಾರ್ಟಿಕಲ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ "ಹತ್ತಿರ" ಮತ್ತು "ದೂರದ" ದೂರದ ಪ್ರತಿಫಲನ ತಾಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅರಿವಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಎಂ. ಎಫ್. ವಿ. ಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಮಯದ ಸರಣಿಗೆ ಫೋರಿಯರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಫೋರಿಯರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವಿವಿಧ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ ತಾಣಗಳಿಂದ ಪಲ್ಸಟೈಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅವು ಮೂಲಭೂತ ಆವರ್ತನದ ಗುಣಾಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. 1974 ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊದಲ ಐದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ/ಹರಿವಿನ ಆಂದೋಲನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಲ್ಸಟೈಲ್ ಶಕ್ತಿಯ 90 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಾಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋಳು ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದೇ ವಿಸ್ಕೋಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು, ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ತಾಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂತಿಮ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಾಸೋಮೋಟರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಂತಿರುವ ಸೈನೂಸೋಯ್ಡಲ್ ತರಂಗ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ದೂರದಿಂದ ಸಮೀಪದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಮರು-ಪ್ರತಿಫಲಿತ ತರಂಗಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಫ್. ಟಿ. ಸಿ. ಡಿ. ಎಸ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸುಸ್ತಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ (ಉದಾ. ಎಲ್ಎಎಂ-ಆರ್ಎಕೆ, ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್, ಸಿಪ್ಪ್ಲಿಂಗನ್, ಜರ್ಮನಿ) ಅನ್ನು ಎರಡು ಇಯರ್ಪ್ಲಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು 2-MHz ಪ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಬ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 50 ಮಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡಗಳ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇನ್ಸೋನೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಎಂ. ಎಫ್. ವಿ. ಯ ಸರಣಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದನ್ನು ಫೋರಿಯರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಾ, ಸ್ಟಾಟ್ಸಾಫ್ಟ್, ಇಂಕ್.). ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫೋರಿಯರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸರಣಿಯ ಉದ್ದವು 2 ರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮಯದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಡೇಟಾವನ್ನು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ 6 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 48 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೂಕದ ಚಲಿಸುವ ಸರಾಸರಿ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಮಿಂಗ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕ ಸರಣಿ ಫೋರಿಯರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ವರ್ಣಪಟಲದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆವರ್ತನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಶಿಖರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಖರಗಳ ಮೂಲಗಳು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮೂಲಭೂತ (ಎಫ್), ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ (ಸಿ) ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ (ಎಂ), ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ (ಎಸ್) ಶಿಖರಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 0.125,0.25, ಮತ್ತು 0.375 ನ ನಿಯಮಿತ ಆವರ್ತನ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೃದಯದ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಭೂತ ಆವರ್ತನವು ಸರಾಸರಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು Hz ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಆವರ್ತನವನ್ನು (ಎಫ್) ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 74 ಬಿಪಿಎಂನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು 74 ಚಕ್ರಗಳು/60 ಅಥವಾ 1.23 ಹೆರ್ಟ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಫ್-, ಸಿ-, ಮತ್ತು ಎಸ್-ಶಿಖರಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ನ ಗುಣಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಎಫ್-ಶಿಖರದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸ್ಥಳದ ದೂರವು ಡಿ1 = ತರಂಗಾಂತರ/4 = ಸಿಎಫ್/4 = 6.15 (ಮೀ/ಸೆ)/(4 × 1.23 ಹೆರ್ಟ್ಜ್) = 125 ಸೆಂ. ಮೀ. ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಂಬುದು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್, 1974ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿಯ ಮರದ ತರಂಗ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ನಾಳೀಯ ಟರ್ಟುವಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಂದಾಜು ದೂರವು ಎಂಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಮಾಪನ ಸ್ಥಳದಿಂದ, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತುದಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದಾಗ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿ-ಶಿಖರವು ಎರಡನೇ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು ಅಪಧಮನಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಸಿ = 5.5 ಮೀ/ಸೆ ಬಳಸಿ) ಡಿ2 = ತರಂಗಾಂತರ/8 = ಸಿಎಫ್2/8 = 28 ಸೆಂ. ಮೀ. ಮತ್ತು 2.46 ಹರ್ಟ್ಜ್ನ ಆವರ್ತನ ಎಫ್. ಎಂಸಿಎಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದಿಂದ, ನಾಳೀಯ ಆಮೆತ್ವದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಸಿಟಿಯ ಸುತ್ತಲೂ, ವಯಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ಸಿಪಿಟೊ-ಟೆಂಪೋರಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಂತಹ ದೂರದ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ನಾಳಗಳವರೆಗೆ ಗೋಚರ ಅಪಧಮನಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ದೂರವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಸ್-ಶಿಖರವು ಮೂರನೇ ಸ್ವರಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಡಿ3 = ತರಂಗಾಂತರ/16 = ಸಿಎಫ್ 3/16 = 9.3 ಸೆಂ. ಮೀ ಮತ್ತು 3.69 ಹರ್ಟ್ಜ್ನ ಆವರ್ತನ ಎಫ್3ಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಎರಡನೆಯದು ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಸಿಎಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದಿಂದ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲೋಸ್ಟ್ರಿಯೇಟ್ ನಾಳಗಳ ಗೋಚರ ಅಪಧಮನಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಿಸದಿದ್ದರೂ, ಎಂ. ಸಿ. ಎ. ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಪನ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಎಂ. ಸಿ. ಎ. ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ವರಮೇಳವು ಉದ್ಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಾಪನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ-ವಿಭಜನೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು D4 = ತರಂಗಾಂತರ/32 = cf 4/32 = 3.5 cm ಮತ್ತು 4.92 Hz ನ ಆವರ್ತನ f4 ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಎಂಸಿಎ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದ ವಿಭಾಗದ ಅಂದಾಜು ಅಂತರವು, ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾದರಿ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಎಂಸಿಎ ವಿಭಜನೆಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಅಂದಾಜು ನಿಜವಾದ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರರು, 1989ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಧಮನಿಯ ಮರದ ಮಾರ್ಫೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜು ದೂರಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ಜೆಮೆನ್ಜೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ (ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿಎಸ್) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಫ್ಟಿಸಿಡಿಎಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾದ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ವರ್ಣಪಟಲದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಣಪಟಲದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಶೋಧನೆ ಶಬ್ದದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿ-ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು (ಸಿಎಲ್ಟಿಪಿ) ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು (ಸಿಎಲ್ಟಿಡಿ) ತೋರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೆಕರ್ಬೋರ್ಡ್ ಚೌಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ 1 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರಿವಿನ ವೇಗದ ಜಾಡುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಖಕ್ಕೆ (ಮಾದರಿ 2) ಮತ್ತು ಮುಖದ ಅಂಶ ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ (ಮಾದರಿ 3) ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಮಧ್ಯ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಮೊರಿ (ಎಂ-ಪೀಕ್) ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೀಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಿ-ಪೀಕ್ ಅನ್ನು ಮಾದರಿ 3 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಮುಖದ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮೆಮೊರಿ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಮುಖದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಮಾದರಿ 3 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮುಖದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ (ಮಾದರಿ 2) ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಝಲ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಖರತೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ ಟಿಸಿಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅಪಧಮನಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟಿಸಿಡಿ (ಪಿಎಮ್ಡಿ-ಟಿಸಿಡಿ) ಯ ಪವರ್ ಮೋಷನ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಸಿಟಿ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ (ಸಿಟಿಎ) ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, ಇವೆರಡೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಪಿಎಮ್ಡಿ-ಟಿಸಿಡಿ ನಿಖರತೆಯು ಶೇಕಡಾ 85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಪಿ. ಎಂ. ಡಿ.-ಟಿ. ಸಿ. ಡಿ. ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು), ಇದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿ. ಟಿ. ಎ. ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ (ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು) ಮತ್ತು ಇದು ಸಿ. ಟಿ. ಎ. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರೋಟಿಡ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಯಂತ್ರ ಆರ್ಟರಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. ನರವಿಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ