Polarimeter
ಧ್ರುವಮಾಪಕವು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಕೃತ (ಏಕ-ದಿಕ್ಕಿನ) ಬೆಳಕು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಎಡಕ್ಕೆ (ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ) ಅಥವಾ ಬಲಕ್ಕೆ (ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ) ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿರುಗುವ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು (ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯಂತಹ ಮಾದರಿಯ ಕೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು 1808ರಲ್ಲಿ ಎಟಿಯೆನ್ನೆ-ಲೂಯಿಸ್ ಮಾಲಸ್ (1775-1812) ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಅಳತೆಯ ತತ್ವ ಎರಡು ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ಗಳ ಅನುಪಾತ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಧ್ರುವಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಎನಾಂಟಿಯೊಮರ್ಗಳು ರೇಖೀಯ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ ಸಮತಲವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಬ್, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹ್ಯಾಲೊಜೆನ್ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳು ಗೋಚರ ಬೆಳಕಿನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅವುಗಳ ಪ್ರಸರಣದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭವನೀಯ ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ರೇಖೀಯ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳು ಸಮಾನಾಂತರ ಸಮತಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕು ಧ್ರುವೀಕರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, ಧ್ರುವೀಕರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳಕಿನ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದು. ಆ ಸಮತಲವನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲವು ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ ಅನ್ನು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ-ರೊಟೇಟರಿ ಅಥವಾ ಲೆವೊ-ರೊಟೇಟರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನಾಂಟಿಯೊಮರ್ಗಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಎನಾಂಟಿಯೊಮರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೇಸ್ಮೇಟ್ಗಳು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್-ಶುದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಮಾದರಿಯ ಪರಿಚಿತ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1 ಡಿಎಂ ಉದ್ದದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆ α, 10 ಗ್ರಾಂ/ಎಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಸಿ, ತಾಪಮಾನ ಟಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ° ಸಿ) ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರ λ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 589.3 ಎನ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಡಿ ಲೈನ್) ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಮಾದರಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಅಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲವು ಎಷ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ತಾಪಮಾನ, ಸಾಂದ್ರತೆ, ತರಂಗಾಂತರ, ಪಥದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುವ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವಮಾಪಕವು ಎರಡು ನಿಕೋಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಗಳಿಂದ (ಧ್ರುವಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕ) ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೋಲರೈಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎಸ್1 ಮತ್ತು ಎಸ್2 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳು ತಂತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಪೋಲರೈಸರ್ ಎಸ್1 ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಧ್ರುವೀಕರಣದಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಅಲೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಕೋನದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಪೋಲರೈಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿದರೆ, ಬೆಳಕು ಈಗ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದ ಮೂಲಕ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಅದೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ಗಳು ಎರಡು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದರ ಮೂಲಕ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಕಿರಣವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊದಲ ಫಲಕವನ್ನು ಪೋಲರೈಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕಿರಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ, ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡನೇ ಧ್ರುವೀಕರಣವು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೋನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕು ಹಾದುಹೋಗದಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಕೋನ θ ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು ಅಥವಾ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 90-θ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸಮತಲ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕು ಕೆಲವು ಸ್ಫಟಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ, ಎಡ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವು ಬಲ-ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಎರಡು ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ಡಬಲ್ ವಕ್ರೀಭವನ. ನಿರ್ಮಾಣಃ ಧ್ರುವಮಾಪಕವು ಏಕವರ್ಣದ ಮೂಲ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ನಂತರ ನಿಕೋಲ್ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ ಪಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಧ್ರುವೀಕರಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ ಎಂಬುದು ಅರ್ಧ ನೆರಳು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿಕೋಲ್ ಪಿ ಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಮಾನ ಹೊಳಪು. ಟಿ ಎಂಬುದು ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು, ಟಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದ ನಂತರ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ನಿಕೋಲ್ ಎ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕೊಳವೆಯ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸದ ತತ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದುಃ ಅರ್ಧ-ನೆರಳು ಸಾಧನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಟ್ಯೂಬ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಗ್ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ದ್ರಾವಣವು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಪಿ ಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲವನ್ನು ಕೆಲವು ಕೋನದಿಂದ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಎ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಕದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಕೋನದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೂರದರ್ಶಕದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮತ್ತೆ ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತಿರುಗಿಸುವ ಅದೇ ಕೋನದಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾಚನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯೆಂದರೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಪೋಲರೈಸರ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟಿ ನಡುವೆ ಅರ್ಧ-ನೆರಳು ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ನೆರಳು ಸಾಧನಃ ಇದು ಎರಡು ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದ ಫಲಕಗಳಾದ ಎಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಎಡಿಬಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಸಿಬಿಯ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ಗಾಜಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವಿನ 'ಎ/2' ಪಥದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ದಪ್ಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಕಂಪನವು ಒಪಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಂಪನಗಳು ಒಪಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಈ ಕಂಪನಗಳು 0-ಮತ್ತು £-ಘಟಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. £-ಘಟಕಗಳು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ, O-ಘಟಕವು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒ-ಘಟಕವು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 0-ಘಟಕವು ಒ. ಸಿ. ಯ ಬದಲಿಗೆ ಒ. ಡಿ. ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ OA ಮತ್ತು OD ಘಟಕಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ OQ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ OP ಯಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಕೋನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ನಿಕಾಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಮತಲವು ಒಪಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಕು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಜಿನ ಅರ್ಧವು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಅರ್ಧವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಅರ್ಧವು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ನಿಕೋಲ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಸಮತಲವು OQ ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಅರ್ಧವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಅರ್ಧವು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ಪ್ರಧಾನ ಸಮತಲವು ಎ. ಓ. ಬಿ. ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವಾಗ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ಪ್ರಧಾನ ಸಮತಲವು ಡಿ. ಓ. ಸಿ. ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿ. ಓ. ಸಿ. ಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ನಿಕೋಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಧ ನೆರಳು ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದುಃ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಧ್ರುವಮಾಪಕದ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಸಮಾನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿರಬೇಕು). ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಪಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾನವಾದ ಡಾರ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾಚನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು θ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ = θ/ಎಲ್ಸಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಥದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಧ್ರುವಮಾಪಕವು ಬಿಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಫಲಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಫಲಕವು ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ನ ಎರಡು ಅರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 3.75mm ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧವು ಬಲಗೈ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಡಗೈ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕೈಪಿಡಿ 1830 ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿನ ಆರಂಭಿಕ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿರ ಅಂಶದ (ಡಿಟೆಕ್ಟರ್) ಮೂಲಕ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಅಂಶವನ್ನು (ವಿಶ್ಲೇಷಕ) ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಎದುರು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು "ಜೋಡಣೆ" ಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅವನ/ಅವಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು ನಂತರ ಸರಳ ಸ್ಥಿರದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಧ್ರುವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗೆ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆಯಾದರೂ, ಮೂಲ ಆಪ್ಟೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಅರ್ಧ-ತರಂಗ ಫಲಕದ ಪರಿಚಯವು "ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು" ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು, ಆದರೆ ವೆರ್ನಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಗಾಜಿನ ಮಾಪಕವು ಅಂತಿಮ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಎ ಒಳಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿತು. ± 0.05º. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ಕ್ ದೀಪದ ಬದಲಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಳದಿ ಎಲ್ಇಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅರೆ-ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಇಂದು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕೋನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ವೇಗದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ನಿರಂತರ ಮಾಪನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದ್ರವ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್. ಫ್ಯಾರಡೆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಕತ್ತಲೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಸಮತಲವನ್ನು ಆಂದೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾದರಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಮಾದರಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದರಿಂದ, ಆಧುನಿಕ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೆಲ್ಟಿಯರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾದರಿ ಕೊಳವೆಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಗಳು ಅಳತೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಮಾದರಿ ಕೋಶದ ನಿಖರವಾದ ಭರ್ತಿ ಸಾಧನದ ಹೊರಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಧನದೊಳಗಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾದರಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಭರ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ ಕೋಶವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಲೋಡ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಬಹುದುಃ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರದ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ತರಂಗಾಂತರವು ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ) ಮಾದರಿಯ ತಾಪಮಾನ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ) ಮಾದರಿ ಕೋಶದ ಉದ್ದ (ಉತ್ತಮ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ) ತುಂಬುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಇಳಿಜಾರುಗಳು) ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಥವಾ/ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಣುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಐ. ಎಸ್. ಎಸ್.) ಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಏಕರೂಪ ವಿಧಾನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗವು (ಐ. ಸಿ. ಯು. ಎಂ. ಎಸ್. ಎ.) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಕ್ಕರೆಯ ದ್ರಾವಣಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾನದಂಡವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆಃ ಸ್ಫಟಿಕದಾಕಾರದ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ದ್ರಾವಣದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ (ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, SiO2) ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖನಿಜವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ದಪ್ಪದ ಸ್ಫಟಿಕ ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕಗಳು ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಕರಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ಫಟಿಕ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ,. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಧ್ರುವೀಕರಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಧಾರಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಫಟಿಕ ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 55 ನ್ಯೂಬರ್ಗ್ ರಸ್ತೆ, ಹ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ಟೌನ್, ಎನ್ಜೆ 07840, ಯುಎಸ್ಎಯಲ್ಲಿರುವ ರುಡಾಲ್ಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಎನ್ಐಎಸ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಟಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕಗಳು ಅವುಗಳ ಆಯಾಮಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶುದ್ಧತೆ, ಚಪ್ಪಟೆತನ, ಮುಖಗಳ ಸಮಾನಾಂತರತೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಷದ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಯ ಮೌಲ್ಯ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಶನ್-ಅನ್ನು ನಿಖರ ಧ್ರುವಮಾಪಕದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವಮಾಪಕದ ಅಳತೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯು 0.001 ° (k = 2) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಅನೇಕ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮರ್ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಸೋಮರ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು-ಇದು ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಅದು ಲೆವೊ-ಐಸೋಮರ್ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ-ಐಸೋಮರ್ ಆಗಿದೆ. ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿನ ಎನಾಂಟಿಯೊಮರ್ಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಲರಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್-ಶುದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮಾಪನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಮಾದರಿಯ ಪರಿಚಿತ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು (ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣ) ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಧ್ರುವಮಾಪನವನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ (ವಕ್ರೀಕಾರಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ) ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಜೀವಕೋಶದ ಉದ್ದದಂತಹ ಇತರ ಅಸ್ಥಿರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಟೋಕನ್ ಮೂಲಕ, ಮಾದರಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುಗುವಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದ್ರಾವಣದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಧ್ರುವಮಾಪಕಗಳು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಅಸ್ಥಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಘಟಕಾಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯ ಮಾಪನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳು ಹೀಗಿವೆಃ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕಗಳ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೈಲಗಳು ಪಾಲಿಮರ್ಗಳ ಪಿಷ್ಟಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಎರಡರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಫ್ಲೋ ಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ (ಮತ್ತು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಧ್ರುವಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ (ಐ. ಸಿ. ಯು. ಎಂ. ಎಸ್. ಎ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಂತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶುಗರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಶನ್ ಪೋಲರಿಮೆಟ್ರಿ ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ ಚಿರಾಲಿಟಿ ಎನಾನ್ಷಿಯೋಮರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪೋಲರೈಸೇಶನ್ (ಅಲೆಗಳು) ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.