Q meter
ಕ್ಯೂ ಮೀಟರ್ ಎಂಬುದು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 1934ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಬೂಂಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೂಂಟನ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಡಿ. ಲೌಗ್ಲಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ವಿವರಣೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಕ್ಯೂ, ಇದು ಆದರ್ಶವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆಃ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಬ್ಯಾಂಡ್ಪಾಸ್ ಎಲ್ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೆಸೊನೇಟರ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಯ್ದ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆ, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್, ಕೋನೀಯ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧವು ಇಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ. ಕ್ಯೂ ಮೀಟರ್ ಸರಣಿ ಅನುರಣನ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಿಗೆಃ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನ (ಕೇಂದ್ರ ಆವರ್ತನ) ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಸಿ ಅನುರಣನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ನ ನಷ್ಟ (ಪ್ರತಿರೋಧ) ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದರ ಕ್ಯೂ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾಕ್ಷ ಕುಹರದ ಶೋಧಕದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕುಹರವು ನಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ (ಪ್ರತಿರೋಧ) ಸಮಾನವಾದ ಎಲ್ಸಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂಶವನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಯೂ ಮೀಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ (ಪಾಸ್) ಪ್ರತಿರೋಧ ಔಟ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆರ್ಎಫ್ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇನ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ನ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ಯೂ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಂಶದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್) ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಷಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಕ್ಯೂ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆರ್ಎಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಆರ್ಎಫ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅನುಪಾತವು, ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಪ್ರತಿರೋಧದೊಂದಿಗೆ, ಪತ್ತೆಯಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯೂ ಅಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಓದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಸಿಆರ್ ಮೀಟರ್ ಇಎಸ್ಆರ್ ಮೀಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದುವಿಕೆ "ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 'ಕ್ಯೂ' ಮೀಟರ್"-ಲಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರ ಲೇಖನ (ಮೂಲತಃ ಹವ್ಯಾಸಿ ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ 1988; ಪರಿಷ್ಕೃತ ಏಪ್ರಿಲ್ 2004) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು