Visual field test
ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ಲುಕೋಮಾ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊರತೆಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ವಿಷಯದ ನೋಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಶಕ ಪರದೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಸ್ಲರ್ ಗ್ರಿಡ್ನಂತಹ ಸರಳ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮೀಸಲಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಧಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನೇರವಾಗಿ, ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಂತ್ರ-ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರೋಗಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರವಾದ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ವಿಷುಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೆನ್ಸನ್ 9000 ಪೆರಿಮೀಟರ್, ಹಂಫ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನಲೈಜರ್, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್, ಓಕ್ಯುಲಸ್ ಈಸಿಫೀಲ್ಡ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಡೋಂಡರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಕರು ರೋಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ, ರೋಗಿಯು ತಮ್ಮ ಬಲ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ, ಪರೀಕ್ಷಕರು ಅವರ ಎಡ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಪರೀಕ್ಷಕನು ನಂತರ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ರೋಗಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸರಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಒಳಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡುವ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಟ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಿಮೆಟ್ರಿ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಬೆಳಕಿನ ಸಂವೇದನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಪರಿಧಿಯ ಮಾಪನವು ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಪರೀತ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ. ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ, ದೃಶ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ತಪಾಸಣೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಶಕ ಪರದೆಯ ವಿಧಗಳು ಪರಿಧಿಯ ಸರಳ ರೂಪವು ಬಿಳಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಪರದೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ದಂಡಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಚೋದನೆಯು (ಪಿನ್ಗಳು) ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಪರಿಧಿಯು ರೋಗಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಟೊಳ್ಳಾದ ಬಿಳಿ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬೌಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಕರು ಬದಲಾಗುವ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕು ಪರಿಧಿಯಿಂದ (ಚಲನೆಯ ಪರಿಧಿಯ) ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು (ಸ್ಥಿರ ಪರಿಧಿಯ). ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ವಿಧಾನವು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮಾ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಧಿಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಿಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊಳಪಿನ ದೀಪಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು "ಬಿಳಿ-ಮೇಲೆ-ಬಿಳಿ" ಪರಿಧಿಯೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಳಿ-ಮೇಲೆ-ಬಿಳಿ ಪರಿಧಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ; ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು 25-50 ಶೇಕಡಾವಾರು ದ್ಯುತಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಕುರುಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಕೃತಕ) ಸಣ್ಣ ಕುಹರದ ಗುಮ್ಮಟದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗಲ್ಲವು ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ರೋಗಿಗೆ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯನ್ನು ಗುಮ್ಮಟದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂತರ ಒಳಗಿನ ಗುಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ರೋಗಿಯು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂತರ ರೋಗಿಯ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫಂಡಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಚೋದಕ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಂಡಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೈಕ್ರೋಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಖರವಾದ ರಚನೆ-ಕಾರ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಚೋದಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ಥಿರ ಪರಿಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಧಿಯು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದ "ಮಿತಿ" ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತಿ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಧಿಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೋಟೊಮಾಗಳು, ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟದಂತಹ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರೋಗಗಳ ತ್ವರಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಣ್ಣು, ರೆಟಿನಲ್, ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಕರು (ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್) ಚಲಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ಥಿರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕನ್ನು ರೋಗಿಯು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವವರೆಗೆ ಪರಿಧಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಗುರಿಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ದೃಶ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಚಲನೆಯ ಪರಿಧಿಯ ಮಾಪನವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅರಿವಿನ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಧಿಯೊಂದಿಗಿನ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋರಿಸೆಪ್ಟರ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಫೋಟೊಪಿಕ್ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಿಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ (ಫೋಟೊಪಿಕ್ ವೈಟ್-ಆನ್-ವೈಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ). ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎಲ್-ಮತ್ತು ಎಂ-ಕೋನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಡಾರ್ಕ್-ಅಡಾಪ್ಟೇಶನ್ ನಂತರ, ಡಾರ್ಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ-ತರಂಗಾಂತರದ (ನೀಲಿ) ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ದ ರಾಡ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಂದು, ಸ್ಕೋಟೋಪಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಬಿಟೆಂಪೋರಲ್ ಹೆಮಿಯಾನೋಪ್ಸಿಯಾ (ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ನಷ್ಟ) ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಒಸಿಬಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ "ಆಮ್ಸ್ಲರ್ ಗ್ರಿಡ್" ಪರೀಕ್ಷೆ