Oudin coil
ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿ, ಔಡಿನ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಔಡಿನ್ ರೆಸೊನೇಟರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥೆರಪಿಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ (ಎಸಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅನುರಣನ ಪರಿವರ್ತಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಲಾ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಆಟೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1893 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈದ್ಯ ಪಾಲ್ ಮೇರಿ ಔಡಿನ್ ಅವರು ವೈದ್ಯ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಆರ್ಸೆನೆ ಡಿ ಆರ್ಸೊನ್ವಲ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥೆರಪಿ ಉಪಕರಣದ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ 1940 ರವರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡೈಥರ್ಮಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಕ್ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುರುಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬ್ರಷ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಡಿನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಸುರುಳಿಗಳು ಸ್ಪಾರ್ಕ್-ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಏರ್-ಕೋರ್ ಡಬಲ್-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುರಣನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ (ಆರ್. ಎಫ್.) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸುರುಳಿಗಳು 200 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ನಿಂದ 5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಝ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ರಿಂದ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ವೋಲ್ಟ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದವು. ಸುರುಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೇಡೆನ್ ಜಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು (ಸಿ) ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸುರುಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ (ಎಲ್ 1) ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು (ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್) ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಕ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ (ಎಸ್ಜಿ) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು 2-15 ಕೆವಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ (ಟಿ) ನಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮೂಲಕ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ (ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾಯಿಲ್ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಚಕ್ರದ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯು ಔಡಿನ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ). ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುರುಳಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆರ್ಎಫ್ ಆಂದೋಲನದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ (ಎಲ್2) ಓಪನ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ (ಎಲ್ 1) ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಕಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕವು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಯ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇದ್ದವುಃ ಹಿಂದಿನ ಔಡಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುರುಳಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದವು, ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಮತಲವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ "ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್" ಸುರುಳಿ (ಎಲ್ 1) ನೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಂಬವಾದ ದ್ವಿತೀಯ "ಔಡಿನ್ ರೆಸೊನೇಟರ್" (ಎಲ್ 2) ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಫೈನ್ ತಂತಿಯ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ (ದೊಡ್ಡ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ 400-600, ಸಣ್ಣವುಗಳಲ್ಲಿ 100-300), ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ಅನುರಣನದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್" ಸುರುಳಿಗೆ "ರೆಸೊನೇಟರ್" ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಔಡಿನ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು; ಉಳಿದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಡಿ' ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಂತರದ ಔಡಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ಆಟೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಇ. ಎಂ. ಎಫ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸುರುಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟ್ಯಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತಿರುವುಗಳ ಭಾರವಾದ ತಂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತಿಯ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳ ಅನುಪಾತದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಔಡಿನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸಹ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸೊನೇಟರ್) ಆಗಿದೆ; ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ನ ತುದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೆಸೋನೆಂಟ್ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆವರ್ತನದಿಂದ ಈ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ದ್ವಿತೀಯಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದಲ್ಲಿನ ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕದ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸುವಂತೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿದಾಗ, ಸುರುಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳ ಅನುಪಾತವು, ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯೂ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೋಲ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಕವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ 50/60 Hz ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಔಡಿನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಔಡಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು (ಸಿ) ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕದ ಪ್ರತಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮುಖ್ಯ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಿಂದ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಔಡಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸುರುಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ (ಆರ್ಎಫ್) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಯು ಒಂದು "ಏಕಧ್ರುವೀಯ" ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುರುಳಿಯ ಕೆಳ ತುದಿಯು ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಮಾರ್ಗವು ನೆಲದ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರುಳಿಯ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೆಲದ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ರೋಗಿಯು ಹಿಡಿದಿರುವ ನೆಲದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಯ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ, ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರ ಮತ್ತು ತಂತಿಯ ಚಲನೆಯು ದ್ವಿತೀಯಕ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವು ಬದಲಾಯಿತು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣನದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತು, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಕವನ್ನು "ಟ್ಯೂನ್" ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು (ಮೇಲಿನ ಎಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ). ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳನ್ನು ("ಎಫ್ಲೂವ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಅನ್ವಯಿಸಲು, ನಿರೋಧಕ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹದ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನೋವಿನ ಆರ್ಎಫ್ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಚಾಪವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇವುಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರವಿರಿಸಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಯಿಯ, ಗುದನಾಳದ ಅಥವಾ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಯ "ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್" ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳ ಭಾಗಶಃ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಗಾಜಿನ ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಂತಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಾಗ ನಾಟಕೀಯ ನೇರಳೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಕೊಳವೆಯ ಗಾಜಿನ ಹೊದಿಕೆಯು ರೋಗಿಯ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಹವು ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು, "ಕಂಡೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೌಚ್" ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಲೋಹದ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ತಂತಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳು, "ನೆಲದ" ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯು ರೋಗಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. 1800 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದವು, ಭಾಗಶಃ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಕ್ವಾಕ್ ಔಷಧ, ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥೆರಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು. 1886 ರಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಲಿವರ್ ಲಾಡ್ಜ್, ಗುಗ್ಲಿಯೆಲ್ಮೋ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಅವರು ರೇಡಿಯೊದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ರೇಡಿಯೋ ಆವರ್ತನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. "ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನ" ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆವರ್ತನ,> 20 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅನುರಣನ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಆಂದೋಲನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1890 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು (ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು). 1890ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈದ್ಯ ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಆರ್ಸೆನೆ ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ನರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. 1891 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್, ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಔಡಿನ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತಂತ್ರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳು ಬೆಳೆದವುಃ ಡಿ' ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಉಪಕರಣ-ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಆವರ್ತಕವನ್ನು ಬಳಸಿತು, ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನವು 10 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಝ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರು ಎರಡು ಲೇಡೆನ್ ಜಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ, 10 ರಿಂದ 30 ತಿರುವುಗಳ ಭಾರೀ ತಂತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು, ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸುರುಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತರವನ್ನು ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಟೆಸ್ಲಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಬಹುಶಃ 30 ಕೆವಿ), ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು, ಇದನ್ನು "ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಲ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾದ ಸುರುಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತುದಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ತಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ "ಬೈಪೋಲಾರ್" ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತೆಯೇ; ಇದನ್ನು ಡಯಾಥರ್ಮಿ (ಬಿಹೇವಿಯರ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಥರ್ಮೋ-ಫ್ಯಾರಡಿಸಂ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋ-ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ನಂತಹ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಬಿಹೇ) ಔಡಿನ್ ರೆಸೊನೇಟರ್-ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈದ್ಯ ಪೌಲ್ ಮೇರಿ ಔಡಿನ್ 1893 ರಲ್ಲಿ ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಡಿ' ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತಿಯ ಅನೇಕ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ "ರೆಸೊನೇಟರ್" ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು, ಟೆಸ್ಲಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಂತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ "ಔಡಿನ್ ರೆಸೊನೇಟರ್" ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುರುಳಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸುರುಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಕಾಂತೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂತರ ಔಡಿನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಔಡಿನ್ ರೆಸೊನೇಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು "ಏಕಧ್ರುವೀಯ" ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ತುದಿಯು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಟೆಸ್ಲಾ-ಥಾಮ್ಸನ್ ಉಪಕರಣ-ಸೆರ್ಬಿಯನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ 1891 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾಯಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ಎಫ್ ಅನುರಣನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ಮತ್ತು ಎಲಿಹು ಥಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಟೆಸ್ಲಾ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುರಣನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥೆರಪಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ "ಬೈಪೋಲಾರ್" ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್-ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ತಿರುವುಗಳ ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸುರುಳಿಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಔಡಿನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದವು, ಆದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ "ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರವಾಹಗಳು" ಅಥವಾ "ಔಡಿನ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು" ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 1920 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಬಹಳ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಟೆಸ್ಲಾ, ಡಿ 'ಆರ್ಸೊನ್ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಔಡಿನ್ ಥೆರಪಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದ "ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ" ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಂಟ್ಜೆನ್ ರೇ (ಎಕ್ಸ್-ರೇ) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಔಡಿನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು "ರೆಸೊನೇಟರ್" ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಏರ್-ಕೋರ್ ಆಟೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಔಡಿನ್ ಉಪಕರಣಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟೆಸ್ಲಾ ಸುರುಳಿಯು "ಬೈಪೋಲಾರ್" ಆಗಿದ್ದರೆ, ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಯು "ಯೂನಿಪೋಲಾರ್" ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವು ಬದಲಾಯಿತು, (ಬಹುಶಃ 1920 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ) ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಪದವು "ಬೈಪೋಲಾರ್" ಕಾಯಿಲ್ ಎಂದರ್ಥ; ಎರಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರರಹಿತ ಸಮತೋಲಿತ ದ್ವಿತೀಯಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಯಿಲ್, ಆದರೆ ಔಡಿನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಪದವು "ಏಕಧ್ರುವೀಯ" ಕಾಯಿಲ್ ಎಂದರ್ಥ; ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲ್. 1930 ರ ದಶಕದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಾತ ಕೊಳವೆಯ ಆಂದೋಲಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್-ಉತ್ತೇಜಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಥೆರಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಡೈಥರ್ಮಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಯು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಸುರುಳಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಏಕಧ್ರುವೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಔಡಿನ್ ಸುರುಳಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹ ನೋಡಿ ನೇರಳೆ ದಂಡದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಸುರುಳಿಗಳು