Susceptibility weighted imaging
ಮೂಲತಃ ಬೋಲ್ಡ್ ವೆನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸೆಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ವೇಟೆಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ (ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ), ಎಂ. ಆರ್. ಐ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿರೆಯ ರಕ್ತ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರಿವಿನ ಪರಿಹಾರ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ (ಜಿಆರ್ಇ) ನಾಡಿ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಅಂಗಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಂತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಂತದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವರ್ಧಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ಸಿರೆಯ ರಕ್ತದ ಚಿತ್ರಣವು ರಕ್ತ-ಆಮ್ಲಜನಕ-ಮಟ್ಟದ ಅವಲಂಬಿತ (ಬಿ. ಓ. ಎಲ್. ಡಿ.) ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು (ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ) ಬಿ. ಓ. ಎಲ್. ಡಿ. ವೆನೋಗ್ರಫಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರೆಯ ರಕ್ತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ (ಟಿಬಿಐ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮೆದುಳಿನ ವೆನೋಗ್ರಾಫಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಇತರ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಅನ್ನು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಯಾರಕರ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ಟನ್, 1.5 ಟನ್, 3.0 ಟನ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಗದ ಪರಿಹಾರ, ಆರ್ಎಫ್ ಹಾಳಾದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 3ಡಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಎಕೋ (ಜಿಆರ್ಇ) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಂತದ ಚಿತ್ರಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಂತದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೈ ಪಾಸ್ (HP) ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಂತರ ಹಂತದ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ತೂಕದ (ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ವರ್ಧಿತ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಧಮನಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು 8 ರಿಂದ 10 ಮಿ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನಿಷ್ಠ ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು (ಎಮ್ಐಪಿ) ರಚಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೂಲ ಪರಿಮಾಣ, ಎಚ್. ಪಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಂತ, ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ತೂಕ, ಮತ್ತು ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ತೂಕದ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂ. ಐ. ಪಿ. ಗಳು. ಹಂತದ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಹಂತದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು-π ನಿಂದ π ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯವು π ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದು-π ಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಏಕರೂಪತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಳಿಜಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಂತದ ಸುತ್ತುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತದ ಬಿಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹಂತದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮೂಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಸಂವೇದನೆ ತೂಕದ ಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಸಂವೇದನೆ ತೂಕದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಹಂತದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 0 ರೇಡಿಯನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು 1 ಎಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು-π ನಿಂದ 0 ರೇಡಿಯನ್ಗಳವರೆಗಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 0 ರಿಂದ 1 ರವರೆಗೆ ರೇಖಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಂತದ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಮುಖವಾಡದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು-π ನಿಂದ 0 ರವರೆಗಿನ ರೇಖೀಯ ನಕ್ಷೆಯ ಬದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ನೇ ಡಿಗ್ರಿ) ಬಳಸಬಹುದು. ನಂತರ ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಮುಖವಾಡದಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 0 ರೇಡಿಯನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 0 ರೇಡಿಯನ್ಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಹಂತದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಾಣದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಾದ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವಯಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯ (ಟಿ. ಬಿ. ಐ.) ಆಘಾತದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ಅಕ್ಷತಂತುಗಳ ಗಾಯ (ಡಿ. ಎ. ಐ.) ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಯಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ (1 ಎಂ. ಎಂ. 3) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೂದು ದ್ರವ್ಯ/ಬಿಳಿ ದ್ರವ್ಯದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಪ್ರಸರಣ ತೂಕದ ಚಿತ್ರಣವು ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಚಿತ್ರಣವು ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಚಿತ್ರವು ಸಂಭವನೀಯ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಡಿಮಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ನಾಳೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಭವನೀಯ ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (1.5 ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶ). ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ತೂಕದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪ್ರದೇಶವು ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಣಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (ಎ, ಬಿ, ಸಿ) ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಸ್ಥಳ (ಡಿ) ಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಶವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಬಾಧಿತ ನಾಳೀಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶುದ್ಧತ್ವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿವನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭವನೀಯ ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿರೆಯ ರಕ್ತದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಈ ನಾಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶುದ್ಧತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ತೂಕದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟರ್ಜ್-ವೆಬರ್ ರೋಗವು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದ ಸ್ಟರ್ಜ್-ವೆಬರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ವೆನೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂ. ಆರ್. ಚಿತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕುಹರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲ್ಮೈಯ ನಡುವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಎಡ ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಲೋಬ್ನಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಸಿರೆಯ ರಕ್ತನಾಳವು ವೆನೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವು ಗಾಯಗಳ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಂಜಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಹೆಮರೇಜ್ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತನಾಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಿರೆಯ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಯ ವರ್ಧಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ (ಎಂಎಸ್) ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ಎಲ್ಎಐಆರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವರ್ಧಿತ ಟಿ1 ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಂಎಸ್ನ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಲಾದ ಕಾಂತೀಯ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವು ಎಂಎಸ್ ಲೆಸಿಯಾನ್ ರಚನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವರ್ಧಿತ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗಾಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಆವರ್ತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವರ್ಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆವರ್ತನವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೀಯ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಅಮಿಲಾಯ್ಡ್ ಆಂಜಿಯೋಪತಿ (ಸಿಎಎ) ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ರಿಕಾಲ್ಡ್ ಎಕೋ (ಜಿಆರ್ಇ) ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಎಎಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಆರ್ಇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಟಿ2 *-ತೂಕದ ಚಿತ್ರ (ಎಡ, ಟಿಇ = 20 ಎಂಎಸ್) ಸಿಎಎಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ-ಸಂಕೇತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಚಿತ್ರವು (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, 0.5 ಮಿ. ಮೀ. x 0.5 ಮಿ. ಮೀ. x 2.0 ಮಿ. ಮೀ. ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 8 ಮಿ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತ) ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಡಿಮೆ-ಸಂಕೇತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಮೋಸಿಡೆರಿನ್ ರಚನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಂತದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. 25 ಮಿಮೀ x 0.25 ಮಿಮೀ x 2 ಮಿಮೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಂತದ ಚಿತ್ರವು (ಬಲ) ಅನೇಕ ಸಿಎಎ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಮೋಸೆಫಾಲಸ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ಯು ಉನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಂತದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಯು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸಮಯ (ಟಿಇ) ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ತಿಗೆ ರೇಖೀಯ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ನ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಮಾಹಿತಿ ಕರಪತ್ರಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂ. ಆರ್. ಐ-ಸಿ. ಸಿ. ಎಸ್. ವಿ. ಐ. ಎಂ. ಆರ್. ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಐ. ನೈಸ್ ಎಂ. ಆರ್. ಐ. ಎಂ. ಆರ್. ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ನ್ಯೂರೋಇಮೇಜಿಂಗ್