Monitor unit
ಮಾನಿಟರ್ ಘಟಕವು (ಎಂಯು) ರೇಖೀಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋವೋಲ್ಟೇಜ್ ಘಟಕದಂತಹ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವೇಗವರ್ಧಕದಿಂದ ಯಂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಅಯಾನೀಕರಣದ ಕೋಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಣದಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ರೇಖೀಯ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತಲೆಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಸಂರಚನೆಯು ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ರೇಖೀಯ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಂದರೆಃ 1 ಬೂದು (100 ರಾಡ್ಗಳು) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀರಿನ ಸಮಾನವಾದ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಮಾನಿಟರ್ ಚೇಂಬರ್ 100 ಎಂಯು ಅನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ, ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಂತ್ರದ ಐಸೋಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ (ಅಂದರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲದಿಂದ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ) 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ × 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವು ಯಂತ್ರದ ಐಸೋಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಾತ್ರವು ಐಸೋಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಸೆಂ. ಮೀ. × 10 ಸೆಂ. ಮೀ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಾಂಟಮ್ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಫಾಂಟಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ಮಾನಿಟರ್ ಚೇಂಬರ್ 100 ಎಂ. ಯು. ಅನ್ನು ಓದುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೇಖೀಯ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಮೂಲದಿಂದ-ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತರದ (ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ) ಬದಲಿಗೆ ಮೂಲದಿಂದ-ಅಕ್ಷದ ಅಂತರವನ್ನು (ಎಸ್ಎಡಿ) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವು (ಮಾನಿಟರ್ ಯುನಿಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೂಢಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು "ನಿರಂತರ ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ" ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ರೇಖಾಗಣಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಮಾನಿಟರ್ ಘಟಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆಧುನಿಕ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಐಸೊಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಿಟರ್ ಘಟಕದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮೂಲದಿಂದ ಅಕ್ಷದ ಅಂತರವನ್ನು (ಎಸ್ಎಡಿ) ಆಧರಿಸಿ ಐಸೊಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾನಿಟರ್ ಯುನಿಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ವರದಿಯಾದ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಡೋಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ತಪಾಸಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶನ 24ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ (ಐ. ಸಿ. ಆರ್. ಯು) ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿತರಿಸಿದ ಡೋಸ್ ನಿಗದಿತ ಡೋಸ್ನ ± 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ 62ರಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಐ. ಸಿ. ಆರ್. ಯು. ಶಿಫಾರಸುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಣಕೀಕೃತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕ (ಎಂ. ಯು.) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿಖರತೆಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಎಂಯು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ವಾಡಿಕೆಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಕಿರಣಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೋಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ ಅನ್ವಯದ ಮಿತಿಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಷ್ಟಕ 1 ಎಂ. ಯು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಕರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಕ್ಷ-ಕಿರಣಗಳು