Ozone monitor
ಓಝೋನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎಂಬುದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಓಝೋನ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಓಝೋನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು (ಎನ್. ಎ. ಎ. ಕ್ಯು. ಎಸ್) ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಓಝೋನ್ ಅಣುವು ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಝೋನ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು ಓಝೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ನೇರಳಾತೀತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಓಝೋನ್ ಮಾನಿಟರ್ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಏರ್ ಪಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಓಝೋನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಗಾಳಿಯ ಒಳಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಗಾಳಿಯ ಮಾದರಿಯು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಓಝೋನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಸೊಲೀನಾಯ್ಡ್ ಕವಾಟವನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮಾದರಿ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಓಝೋನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಓಝೋನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಓಝೋನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಯರ್-ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಓಝೋನ್ಗೆ, ಪಾದರಸದ ದೀಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ 254 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ ತರಂಗಾಂತರದ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕನ್ನಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪಡೆದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಲಾಗರ್ ಓದಬಹುದಾದ 4-20 mA ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದರೆ ಆರ್ಎಸ್232 ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಓಝೋನ್ ಅಳತೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡಿ.