Optical power meter
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ (ಒಪಿಎಂ) ಎಂಬುದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋಮೀಟರ್ಗಳು, ಫೋಟೊಮೀಟರ್ಗಳು, ಲೇಸರ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳು (ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ ಸಂವೇದಕಗಳು ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಪೈಲ್ ಲೇಸರ್ ಸಂವೇದಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು), ಬೆಳಕಿನ ಮೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ ಸಂವೇದಕ, ಅಳತೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದಕವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರೇಣಿಯ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಬೆಳಕಿನ ವಿಶಾಲ ವರ್ಣಪಟಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವು ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಂಗಾಂತರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಒಂದೆರಡು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇತರ ನಕಲಿ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ಇದ್ದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಲೋನ್ ಬೆಂಚ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ (ಒಎಲ್ಎಸ್), ವಿಷುಯಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೊಕೇಟರ್ (ವಿಎಫ್ಎಲ್) ನಂತಹ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಸಾಧನವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಎಲ್ಟಿಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ಒಎಲ್ಟಿಎಸ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. GR-198, ಹ್ಯಾಂಡ್-ಹೆಲ್ಡ್ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳ ಜೆನೆರಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಗಳು, OLTS ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಡೊಮೈನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್ (ಒಟಿಡಿಆರ್) ಫೈಬರ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬಯಸಿದ ಟರ್ಮಿನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾರುಗಳಿದ್ದರೆ ಏಕ-ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾಪನವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾರುಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಕ್-ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಗುಣಾಂಕವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಜಿ. ಆರ್-196, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಡೊಮೈನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೋಮೀಟರ್ (ಒಟಿಡಿಆರ್) ಪ್ರಕಾರದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಒಟಿಡಿಆರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವೇದಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅರೆವಾಹಕ ಸಂವೇದಕ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ (ಸಿ), ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ (ಜಿಇ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಮ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆರ್ಸೆನೈಡ್ (ಐಎನ್ಜಿಎಎ). ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ತರಂಗಾಂತರದ ಆಯ್ದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ಮೂಲ ತರಂಗಾಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಃ ಸಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವು ಗೋಚರ ಮತ್ತು 850 ಎನ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜಿಇ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೇಖೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಪಮಾನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. "1550 ಎನ್ಎಂ" ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತರಂಗಾಂತರದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ. 1580 ಎನ್ಎಂ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ 850/1300/1550 ಎನ್ಎಂ ತರಂಗಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆಯು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆಃ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶೋಧಕ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಏಕರೂಪತೆ. ಇ. ಎನ್. ಜಿ. ಎ. ಎ. ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 850 ಎನ್ಎಂ ತರಂಗಾಂತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 1270-1650 ಎನ್ಎಂನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಸಂವೇದಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಗಮನಾರ್ಹ ನಿಖರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂವೇದಕ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅವನತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಪಿಎಂ ಸುಮಾರು 0 ಡಿಬಿಎಂ (1 ಮಿಲಿ ವ್ಯಾಟ್) ನಿಂದ ಸುಮಾರು-50 ಡಿಬಿಎಂ (10 ನ್ಯಾನೋ ವ್ಯಾಟ್) ವರೆಗೆ ರೇಖೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. 0 ಡಿಬಿಎಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು "ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟಕಗಳು ಸುಮಾರು + 30 ಡಿಬಿಎಂ (1 ವ್ಯಾಟ್) ವರೆಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು. - 50 ಡಿಬಿಎಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ "ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ", ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಘಟಕಗಳು-110 ಡಿಬಿಎಂನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸುಮಾರು-50 ಡಿಬಿಎಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಫೈಬರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ" ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ/ರೇಖೀಯ ಪರಿಶೀಲನೆ (ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಪನಗಳು ಗದ್ದಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸರಾಸರಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀಟರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಡಿಬಿಎಂ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲುಃ ರೇಖೀಯದಿಂದ ಡಿಬಿಎಂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆಃ ಡಿಬಿ = 10 ಲಾಗ್ (ಪಿ1/ಪಿ2), ಅಲ್ಲಿ ಪಿ1 = ಅಳತೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. mWats ನಲ್ಲಿ), P2 = ಉಲ್ಲೇಖ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟ, ಇದು 1 mW ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಿಖರತೆ (ಉದಾ. ತೂಕ, ಸಮಯ, ಉದ್ದ, ವೋಲ್ಟ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತತ ಕೊಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಉಪಕರಣದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ನಿಖರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳು 1 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಐಇಸಿ 61315 ಎಡಿ ಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಬಿಃ 2019-ಫೈಬರ್-ಆಪ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ನಿಖರತೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದುಃ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ತರಂಗಾಂತರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ರೇಖೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಕಿರಣದ ರೇಖಾಗಣಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಪಕರಣದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ರೇಖೀಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಣನೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನಷ್ಟದ ಅಂತರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ನಿಖರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಹಕಾರ (ಐಎಲ್ಎಸಿ) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಅನುಸರಣೆ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಖರತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಐಎಸ್ಒ/ಐಇಸಿ 17025 ಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗವು-110 ಡಿಬಿಎಂ ಕ್ರಮದ ವಿಸ್ತೃತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 270 Hz ನಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಚಾಪರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಟರ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ ಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ (ಅಥವಾ "ಲಾಕ್-ಇನ್") ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಿಂಗಲ್-ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಖರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂತಹ ಸಾಧನವು ತಂಪಾದ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಜರ್ಮನಿಯಮ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ಆಧುನಿಕ ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಜಿಎಎಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಸ್ ಪವರ್ ಮಾಪನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ-ಸರಾಸರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಡಿ ಅಳತೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತತ್ಕ್ಷಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಇದು ತಪ್ಪು ಸರಾಸರಿ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ನಾಡಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಟೋನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. "ಹೈ ಪವರ್" ಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗವು ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಡಿಬಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದ ಮೇಲೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವರ್ಗದ "ಲೇಸರ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್" ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನ್ವಯಗಳು. ಈ ಅನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಿರ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು. ಇದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ದ್ವಿಮುಖ ನಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ಎರಡು ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ಕೇಬಲ್ ನಿರಂತರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೋನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೋನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 270 Hz, 1 kz, 2 kz ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ರಿಬ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ನಿರಂತರತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 12 ಟೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆಃ ಉಲ್ಲೇಖ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 0 ಡಿಬಿ ಅನ್ನು ಓದಲು ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೂಲ. ಓದುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಂತರದ ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು. ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಮೂಲ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಆದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೂಲವು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಮೂಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಟ್ಟ, ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪಯುಕ್ತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ತರಂಗಾಂತರ-ಆಯ್ದ ಮೀಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಪಿಒಎನ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ-ಉದ್ದೇಶದ ಒಪಿಎಂ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಪಿಒಎನ್ (ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್) ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಂಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತರಂಗಾಂತರ ಶೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಪ್ಲರ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇದು ಸರಳವಾದ ಪಾಸ್/ಫೇಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ ಮೀಟರ್ನ ತರಂಗಾಂತರ ಸಂವೇದನೆಯು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಪನವು ವೋಲ್ಟೇಜ್-ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಪನವನ್ನು ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಒಪಿಎಂನ ತರಂಗಾಂತರ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಫೋಟೊಡಿಯೋಡ್ ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೂಲದಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾಗ ಜಂಕ್ಷನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ನ ತಾಪಮಾನವು ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಿಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ದ್ಯುತಿ ಡಯೋಡ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಸುಮಾರು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಒಪಿಎಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಟಿಇಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಲೇಸರ್ ಪವರ್ ಮಾಪನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಒಪಿಎಂ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಮೀಟರ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು