Extensometer
ವಿಸ್ತಾರಮಾಪಕವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ-ಒತ್ತಡದ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಷಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು "ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್-ಮೀಟರ್" ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹಸ್ಟನ್ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಅವರು ಇದನ್ನು 1879 ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ಟನ್ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರಾದ ಫೇರ್ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎವಿಂಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆಃ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೊಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೊಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಒತ್ತಡದ ಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು). ಅವು ಅನೇಕ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ (ಒಂದು ಮಿ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 100 ಮಿ. ಮೀ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಅಳೆಯಬಲ್ಲವು. ಅವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವು ಸಣ್ಣ/ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ "ಸಂವೇದಕ ತೋಳು" ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾದರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅವು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ನಗಣ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಶೋಧಕಗಳಿಗೆ ಅನಾಲಾಗ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೇಖೀಯತೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ಬಲ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಸಮಯದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಾಧನಗಳು ವೈಫಲ್ಯದವರೆಗೂ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳನ್ನು (1000 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ) ಅಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.3 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಧನಗಳು 0.02 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬಲ್ಲವು) ಮತ್ತು ಐಎಸ್ಒ 9513ರ ವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು 0.5ನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಪನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಲೇಸರ್ ಎ ಎಂಬುದು ಕರ್ಷಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಒಳಗಾದಾಗ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೊಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಲೇಸರ್ನಿಂದ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತತ್ವವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಿಸಿಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಮಾದರಿಗೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ವಸ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು 900 ಮಿ. ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಇದು ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ "ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್" ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಾಧನದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೇಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ವೀಡಿಯೊ ಎ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಒತ್ತಡ/ಒತ್ತಡದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ನಿರಂತರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ, ಫ್ರೇಮ್ ಗ್ರಾಬರ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಪೆನ್ನುಗಳೊಂದಿಗೆ). ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಗುರುತುಗಳ ನಡುವಿನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ/ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ದೂರವನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇರ ಒತ್ತಡದ ಮಾಪನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ (ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್) ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಮೌಲ್ಯವು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ "ಫೀಲರ್ ಆರ್ಮ್" ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೊಮೀಟರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಪನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ-ಆದರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. 50 ಎಂಎಂ ಗೇಜ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಐಎಸ್ಒ 527 ಗೆ ಅಳೆಯುವಾಗ 1 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಮಾದರಿಗೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು. ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ತಾಪಮಾನದ ಕೋಣೆಗಳೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಿದಾಗ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಡದ ಮಾಪನ, ವೀಡಿಯೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಲೇಸರ್ ಸ್ಪೆಕಲ್ನಂತಹ ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ನಂತಹ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೊಮೀಟರ್ ಬೆಳಕಿನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಮಸೂರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು/ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಜಿಯೋಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಗೋಡೆಯ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ, ರಾಡಾರ್ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು 3-ಆಯಾಮದ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 4-ಆಯಾಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತು ಜಲಭೃತಗಳ ವಿಸ್ತಾರಮಾಪಕಗಳನ್ನು ಜಲಭೃತಗಳ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಎರ್ಗೋಮೀಟರ್ಗಳು ಆಳ, ದರ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲವು. ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಿರವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ. ಇ83 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎ. ಎಸ್. ಟಿ. ಎಂ. ಡಿ4403 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸೋಮೀಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಕ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸೋಮೀಟರ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಹಸ್ಟನ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್. "ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ", ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಂಪುಟ. 107, ನಂ. 1, ಜನವರಿ 1879, ಪುಟಗಳು. 41-44. ಜೆ. ಆರ್. ಡೇವಿಸ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದುವುದು. 2 ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, ಓಹಿಯೋಃ ಎಎಸ್ಎಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, 2004. ಪುಟಗಳು. 77-82. .. ಉದ್ದ, ದೂರ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಃ ಡೆಹ್ನುಂಗ್ಸೆನ್ಸರ್