Anesthetic vaporizer
ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನವು (ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಅಥವಾ ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನವು (ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಅರಿವಳಿಕೆ ಏಜೆಂಟ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ರವದಿಂದ ಅರಿವಳಿಕೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಹರಿವಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಃ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನ, ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ ಆವಿ ಒತ್ತಡ. ಆಧುನಿಕ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನಗಳಿವೆಃ ಪ್ಲೆನಮ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾವೊವರ್. ಇವೆರಡೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಿಲ-ಆವಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮೂರನೇ ವಿಧದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನವು ಅರಿವಳಿಕೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಒತ್ತಡವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ತಾಜಾ ಅನಿಲ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವಿಯ ನಿಖರವಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನೂರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಬರುವ ಅನಿಲವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಳೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆವಿಯಾಗುವ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲವು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಆವಿಯಾಗುವ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಏಜೆಂಟ್, ಐಸೊಫ್ಲೂರೇನ್, 32kPa (ವಾತಾವರಣದ ಸುಮಾರು 1/3) ನಷ್ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆವಿಯಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅನಿಲ ಮಿಶ್ರಣವು 32kPa ಐಸೋಫ್ಲೂರೇನ್ನ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಸುಮಾರು 101kPa), ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಶೇಕಡ 32ರ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1-2% ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ತಾಜಾ ಅನಿಲದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆವಿಯಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯ ಮೂಲಕ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಈ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಭಜನೆಯ ಅನುಪಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದುಃ ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲವು ಆವಿಯಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಿಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾರಕ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು. (ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಆವಿಯಾಗುವ ಯಂತ್ರದ ಡಯಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಮಾಣದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 2 ಪ್ರತಿಶತ), ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಏಜೆಂಟ್ನ ಭಾಗಶಃ ಒತ್ತಡ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. 2kPa)). ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಏಜೆಂಟ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಫ್ರೇಸರ್-ಸ್ವೀಟ್ಮನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಏಜೆಂಟ್ನಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿ ಒತ್ತಡವು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ತಾಪಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಂಪಾಗಿಸುವುದು). ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಲೋಹದ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆವಿಯಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಬೈಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಿಲವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ತಾಪಮಾನ-ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯು ಸೈಪ್ರೇನ್ 'ಫ್ಲೂಒಟಿಇಸಿ' ಹ್ಯಾಲೊಥೇನ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು 1956ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೊಥೇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದ್ರಾವರ್ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಯಂತ್ರವು ರೋಗಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಲದ ಹರಿವಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ರೋಗಿಯ ನಿಮಿಷದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆಃ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿಮಿಷದ ವಾತಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರಾವರ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಲಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರಳವಾದ ಗಾಜಿನ ಜಲಾಶಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದ್ರವ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಏಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಡ್ರಾವೊವರ್ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ಡೈಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ನಂತಹ ಹಳೆಯ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ). ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ನಿಖರವಾದ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯವು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಆವಿಯಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ತಾಜಾ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಡ್ರಾವರ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಮರು-ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದ ಉಸಿರಾಟದ ಲಗತ್ತನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಡ್ರಾವರ್ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದ್ರವ ಏಜೆಂಟ್ ಜಲಾಶಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಿಮವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಗಾಗಬಹುದು. ಈ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯು ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಡ್ರಾವರ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಆವಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರಾವರ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀರಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಲಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಡ್ರಾವರ್ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನವು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರ ಒಯ್ಯಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಿಲ-ಆವಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಗದ ಆವಿಕಾರಕವನ್ನು (ಡ್ಯುಯಲ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನಿಲ-ಆವಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಏಜೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ 23.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆವಿ ಒತ್ತಡವು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಡೆಸ್ಫ್ಲುರೇನ್ನ ನಿಖರವಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ದಿನದಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಡೆಸ್ಫ್ಲುರೇನ್ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಫ್ಲುರೇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ (ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಣಾಂತಿಕ) ಸಾಂದ್ರತೆಯು ರೋಗಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಒಂದು ಡೆಸ್ಫ್ಲುರೇನ್ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನ (ಉದಾ. ಡೇಟೆಕ್ಸ್-ಒಮೆಡಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಟಿಇಸಿ 6 ಅನ್ನು 39 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 194 ಕೆಪಿಎಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಲೆನಮ್ ಆವಿಯಾಗುವ ಯಂತ್ರದಂತೆಯೇ ಅರಿವಳಿಕೆ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡೆಸ್ಫ್ಲುರೇನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಡೆಸ್ಫ್ಲುರೇನ್ ಆವಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಅನಿಲದ ಹರಿವಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ತಾಜಾ ಅನಿಲದ ಹರಿವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾರ್ಮ್-ಅಪ್ ಅವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ ಆವಿಯಾಗುವ ಯಂತ್ರವು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಾಗುವ ಯಂತ್ರವು ಬಹುತೇಕ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆವಿಯಾಗುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಡೆಸ್ಫ್ಲುರೇನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಡೆಸ್ಫ್ಲೂರೇನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಈಥರ್ (ಮೊದಲ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಏಜೆಂಟ್) ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಜಾನ್ ಸ್ನೋ ಅವರ ಇನ್ಹೇಲರ್ (1847) ಬಳಸಿದರು, ಆದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ (1848) ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈಥರ್ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮೆಲ್ಬಷ್ನ "ಮುಖವಾಡ" ದ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು (1862-1872) ಮಾಡಿತು, ಇದು ದ್ರವ ಈಥರ್ ಅನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ನಾರ್ಕೋಸಿಸ್ ಮುಖವಾಡವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ, ಇದು ತಂತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಖವಾಡವಾಗಿತ್ತು. ಈಥರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ದಂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯು ಅದರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. 1877 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋವರ್ ನೀರಿನ ಜಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಈಥರ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಮತ್ತು 1899 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈಥರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದವು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಅರಿವಳಿಕೆಯ ಪರಿಚಯದಿಂದಾಗಿ. ತರುವಾಯ, ಇದು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೇನ್, ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೊಇಥಿಲೀನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೊಥೇನ್ಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದಾಗಿ ಈಥರ್ (1930-1956) ಬಳಕೆಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 1980 ರ ದಶಕದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು; ನಂತರದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ತಾಪಮಾನ ಪರಿಹಾರ, ದ್ವಿ-ಲೋಹದ ಪಟ್ಟಿ, ತಾಪಮಾನ-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿಭಜನೆಯ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆ-ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಅರಿವಳಿಕೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಿವಳಿಕೆ ಆವಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧನಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಉಚಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಃ ಮೈಕೆಲ್ ಪಿ. ಡಾಷ್ ಅವರ ಅರಿವಳಿಕೆ ಅನಿಲ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ನಿಖರವಾದ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅರಿವಳಿಕೆ ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಡೋಸೇಜ್ ರೂಪಗಳು