Non-invasive measurement of intracranial pressure
ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡವು (ಐಸಿಪಿ) ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯ (ಟಿಬಿಐ), ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳು. ಇದು ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡ (VIIP), ಶಾಶ್ವತ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಸಾವಿನಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಲೆವೆಲ್ I ಆಘಾತ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಅಪರೂಪ. ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ವಿರಳತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು (ಇದಕ್ಕೆ ಮೆದುಳಿನ ಕುಹರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮಲ್ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ). ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯಗಳು ಐಸಿಪಿ ಸಂವೇದಕದ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಒಬ್ಬ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡದ ಪರ್ಯಾಯ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಮಾಪನ, ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಅಂದಾಜಿನ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾನವನ ತಲೆಯ ಅಂಗರಚನಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. "ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ-ಆಧಾರಿತ" ವಿಧಾನಗಳು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ನಿಖರತೆ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದೋಷದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯಿಂದ (ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ದೋಷದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಸಿಪಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೋಗಿಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೋಗಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಎಂಎಂಎಚ್ಜಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಸಿಪಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ, ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ, ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ-ಮುಕ್ತ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಸಿಪಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ವಿಧಾನವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೇರ ಐಸಿಪಿ ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡ ಹೋಲಿಕೆ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾರ್ಬಿಟಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ (ಟಿಡಿಟಿಡಿ) ಇಂಟ್ರಾಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ (ಐಸಿಪಿ) ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಎರಡು-ಆಳದ ಟ್ರಾನ್ಸಾರ್ಬಿಟಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ (ಟಿಡಿಟಿಡಿ) ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ನವೀನ ವಿಧಾನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಅದೇ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಮತೋಲನದ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಫಿಗ್ಮೋಮನೋಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ-ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುವ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಒತ್ತಡದ ಕವಚವು ರಕ್ತವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹರಿಯದ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬ್ರಾಕಿಯಲ್ ಅಪಧಮನಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಒತ್ತಡವು ಸಂಕೋಚನದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಕನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಫದಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸ್ಟೆತೊಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಮತೋಲನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಫ್ನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ಅಪಧಮನಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುವಾಗ, ರಕ್ತವು ಮತ್ತೆ ಅಪಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವಾಗ 'ಹೂಶಿಂಗ್' ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೀಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಒತ್ತಡದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ರೋಗಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟಿಡಿಟಿಡಿ ವಿಧಾನವು ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾಪನದ ಒತ್ತಡ ಸಮತೋಲನ ತತ್ವವನ್ನು ಐಸಿಪಿಯ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೈಗ್ಮೋಮನೋಮೀಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಅಪಧಮನಿ (OA), ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಳವನ್ನು ಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕವಾಗಿ ಮತ್ತು mmHg ಅಥವಾ mmH2O ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ICP ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೋಡಿ ಮಾಪಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ (ಇಂಟ್ರಾರ್ಬಿಟಲ್) ಒಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೀಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ (ಪಿಇ) ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಫಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ನಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಒತ್ತಡದ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ-ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಒ. ಎ. ಯ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಅಂತರ-ಕಕ್ಷೀಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವು ತಲೆಬುರುಡೆ ಕುಹರದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೆತಸ್ಕೋಪ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕಿರಣವು ಕಣ್ಣಿನ ಅಪಧಮನಿಯ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಐಸಿಪಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ-ಕಕ್ಷೀಯ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಎಯ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಕಂಪನದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಒತ್ತಡ ಸಮತೋಲನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯಿಕ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವು (ಪಿ. ಇ.) ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ (ಐ. ಸಿ. ಪಿ.) ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಪನ ವಿಧಾನವು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದ ವಿಧಾನಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೋಗಿಯ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಎ. ಬಿ. ಪಿ) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಒತ್ತಡದ ನೇರ ಹೋಲಿಕೆಯು ಮೂಲ ಅಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾಪನ ತತ್ವವಾಗಿದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ-ಮುಕ್ತ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವನ್ನು ಟಿಡಿಟಿಡಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಐಸಿಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಎ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯ, ಅದರ ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಪಲ್ಸ್ಯಾಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಎರಡೂ ಒಎ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐಸಿಪಿ ಪಿಇಗೆ ಸಮನಾದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಶಗಳು (ಎ. ಬಿ. ಪಿ, ಸೆರೆಬ್ರೊವಾಸ್ಕುಲರ್ ಆಟೋ-ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದುರ್ಬಲತೆ, ತಾಳ್ಮೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಥಿತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಒ. ಎ. ಯ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ನಾಳಗಳ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ "ಮಾಪಕಗಳಿಗೆ" ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಗೌಸ್ಕಾಸ್ ಎ. ಮತ್ತು ಇತರರು. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಸಿಪಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ವಿಧಾನದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಧಾನವು ಏಕೈಕ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಐಸಿಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯ (ಎಂಎಂಎಚ್ಜಿ) ಮಾಪನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೋಗಿಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಧಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆ, ನಿಖರತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನ, ಕಸಿಶಾಸ್ತ್ರ, ತೀವ್ರ ಆರೈಕೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಔಷಧ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಪಘಾತ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಟಮೇಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಇ. ಯು. ಎಫ್. ಪಿ. 7 ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಬ್ರೈನ್ ಸೇಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಸೇಫ್, ಬ್ರೈನ್ ಸೇಫ್ II ಮತ್ತು ಟಿ. ಬಿ. ಐ. ಕೇರ್ನಲ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಹಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಮಯ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಬಹುಪಾಲು ವಿಧಾನಗಳು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಅಥವಾ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ರಚನೆಗಳ (ಡ್ಯೂರಾ, ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶ, ಮೆದುಳಿನ ಕುಹರಗಳು, ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ನಾಳಗಳು) ಭೌತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ, ಅವು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾಪನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ರೀಡ್ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಐಸಿಪಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ 'ಹಾರಾಟದ ಸಮಯ' ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಾಡಿಕೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದ ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕಗಳ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕೋನಗಳ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬಳಕೆಯು ಐಸಿಪಿ ಅಂದಾಜುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಾಪನಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಅಥವಾ ಅದರ ರಚನೆಗಳ ಕ್ರೇನಿಯಂ ವ್ಯಾಸದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ "ಟೈಮ್-ಆಫ್-ದಿ-ಫ್ಲೈಟ್" ತಂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗದ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ (ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ) ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರಸರಣ ವೇಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಗುಣವಾದ ದೂರವನ್ನು (ಗಳನ್ನು) ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಮೂಳೆ, ಮೆದುಳು, ಅಥವಾ ದ್ರವ). ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಗಾತ್ರಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ದಪ್ಪಗಳ ಅಂತರ-ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಐಸಿಪಿ-ಪ್ರೇರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಐಸಿಪಿಯ ನಡುವಿನ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಾದ ದಪ್ಪವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ತರಂಗದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಡ್ಯೂರಾ ಮೇಟರ್ ದಪ್ಪದಿಂದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಧಾನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಧಾನದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಮೈಕೆಲಿ, ಹೃದಯದ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಆಗಿರುವ ಮೂರನೇ ಕುಹರದ ಕಂಪನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಿಂದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಊಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗದ ಪ್ರಸರಣ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಲೇಖಕರು ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಮುಖ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚರ್ಚೆಯು ಈ ವಿಧಾನವು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಮೂರು ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು (<20, <ಐ. ಡಿ. 1> ಮತ್ತು> 40 ಎಂ. ಎಂ. ಎಚ್. ಜಿ.) ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೋಗಿಗೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಟಿ. ಆರ್. ಎ (ಅಂಗಾಂಶ ಅನುರಣನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ) ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇವಿಡ್ ಮೈಕೆಲಿ ಎಮ್ಡಿ, ಪಿಎಚ್ಡಿ ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ (ಎನ್ಐ) ಐಸಿಪಿ ಮಾಪನದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾಧನವು 2 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಃ (1) ಗುಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವು ಸೌಮ್ಯ (10-20mm.Hg), ಮಧ್ಯಮ (20-40) ಮತ್ತು ತೀವ್ರ (40 ಎಂಎಂಹೆಚ್ಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಐಸಿಪಿ ಎತ್ತರದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಲಂಡ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಐಸಿಪಿ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಐಸಿಪಿ ಅಲೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ಐ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. (2) ವಿಶೇಷ ಐ. ಸಿ. ಪಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ತರಂಗಗಳ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನ, ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೆದುಳಿನ ಪ್ಯಾರೆಂಚೈಮಾ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ಯಾರೆಂಚೈಮಾದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗದ ಪ್ರಸರಣದೊಂದಿಗೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಹುವಿಧದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಟ್ಟಮೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಜೋಸ್ (ಕೌನಾಸ್, ಲಿಥುವೇನಿಯಾ) ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ನಂತರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಐಸಿಪಿ ಮಾನಿಟರ್ಗಳು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಐಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 2-3 ಎಂಎಂಹೆಚ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯೂರೋ-ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ (ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಆಟೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಕಂಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಟ್ಟಮೇಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಜೊನ ಟೈಮ್-ಆಫ್-ಫ್ಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಟಿ. ಸಿ. ಡಿ. ಯು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರೋಬ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನದ (> 2 MHz) ತರಂಗವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ತರಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಆವರ್ತನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ (ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ). ಈ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಮೂಳೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ, ತೆಳುವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರದೇಶ, ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ) ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಸಿಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಂಬೋಲಿ, ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವಾಸೋಸ್ಪಾಸ್ಮ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ನಾಳೀಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಇಸ್ಕೆಮಿಯಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಟಿ. ಸಿ. ಡಿ ಅಳತೆಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಪಲ್ಸ್ಯಾಟಿಲಿಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು (ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ವೇಗದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಹರಿವಿನ ವೇಗದಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ), ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಮತ್ತು TCD ತರಂಗರೂಪಗಳ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ICP ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ± 10-15 mmHg ದೋಷದ ಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂದಾಜುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಫಿಸಿಯೋಸೋನಿಕ್ಸ್, ಇಂಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಾನಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ಅಪಧಮನಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಎಡಿಮಾದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತ ಸ್ಥಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ವಿಧಾನಗಳು ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಊಹೆಯು ಹಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಮಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆಃ ತಲೆಬುರುಡೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ತಲೆಬುರುಡೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ಪೀಜೋ-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಮೂಲಕ) ವಿಶಾಲ-ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನದ (<100 Hz) ಯಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅದರ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿಷಯದ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾಪನವನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಐ. ಸಿ. ಪಿ ಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಐ. ಸಿ. ಪಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು ಮಿಕ್ನ ಈ ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅನುರಣನ ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪೀಜೋ-ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾದ ಉತ್ತೇಜಕ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವಿನ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟ್ರೆಲ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಚೋದಕ ಸಂಕೇತದ ನಡುವಿನ ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೀಜೋ-ಸಂಜ್ಞಾಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಜೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಳೆಯುವಾಗ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಖರತೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಟೈಮ್-ಆಫ್-ದಿ-ಫ್ಲೈಟ್ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಡಿಕೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಲೂನಾ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ (NASDAQ: LUNA) ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸಾಧನವಾದ EN-TACT ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಅಮೆಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿಯು ಐಸಿಪಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ವ್ಯಾಸದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಇದು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಟಿಮ್ಪಾನಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ (ಟಿಎಮ್ಡಿ) ತಂತ್ರವು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ. ಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಪೀಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸರ್ ಟಿಮ್ಪಾನಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸಂಕೋಚನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಟಿಮ್ಪಾನಿಕ್ ಮೆಂಬರೇನ್ನ (ಇಯರ್ಡ್ರಮ್) ಕಂಪನಗಳು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಸಿಕಲ್ಸ್ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ (ಮಲ್ಯಸ್, ಇಂಕಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಪ್ಸ್) ಕೋಕ್ಲಿಯಾದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ ಫುಟ್ಪ್ಲೇಟ್ನ ಕಂಪನಗಳು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಪೆರಿಲಿಮ್ಫ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಎಂಡೋಲಿಮ್ಫ್, ಬೇಸಿಲಾರ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಯ ಅಂಗವನ್ನು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಸಂವೇದಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು, ಕಾರ್ಟಿಯ ಅಂಗದ ಒಳಗಿನ ಕೂದಲು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುಗಳಾದ ಟೆನ್ಸರ್ ಟಿಮ್ಪಾನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಪೀಡಿಯಸ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆನ್ಸರ್ ಟಿಮ್ಪಾನಿ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಕೊಳವೆಯ ಕಾರ್ಟಿಲಾಜಿನಸ್ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಫಿನಾಯ್ಡ್ನ ಓಸಿಯಸ್ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಮ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಗಿದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾಲಿಯಸ್ (ಸುತ್ತಿಗೆ) ನ ಮ್ಯಾನುಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸಂಕೋಚನವು ಮ್ಯಾಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಿಮ್ಪಾನಿಕ್ ಮೆಂಬರೇನ್ನಿಂದ ದೂರ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆಂಬರೇನ್ ಅನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ಟಿಮ್ಪಾನಿಕ್ ಕುಹರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ (ಸ್ಟಿರಪ್) ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸ್ಟೇಪೀಡಿಯಸ್, ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ದೂರ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯು ಒಸಿಕಲ್ಗಳ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವ ಶಬ್ದಗಳ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು 20 ಡಿಬಿ ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುವಿಕೆ, ದವಡೆ ಮತ್ತು ಜೋರಾದ ಬಾಹ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಿವಿಯ ಡ್ರಮ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಪೆರಿಲಿಮ್ಫ್ ಕೋಕ್ಲಿಯರ್ ಜಲಾನಯನದ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ ಫುಟ್ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಕಿವಿಯ ಡ್ರಮ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಆಡಿಯೊಮೆಟ್ರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿಮ್ಪನೋಮೀಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದು, ಅದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಳತೆ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ, ಗಣಕೀಕೃತ ಟಿಮ್ಪನೋಮೀಟರ್ಗಳು). ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರವು (ಆಡಿಯೊಗ್ರಾಮ್ನ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿಎಮ್ಡಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಟೇಪ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವಾರು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಕಿವಿಯ ಡ್ರಮ್ನ ಸಮಗ್ರತೆ, ಒಸಿಕಲ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ, ಯುಸ್ಟಾಚಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಪೇಟೆನ್ಸಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಅಥವಾ ಇತರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) ಅಥವಾ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಶಕ್ತಿ (ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಿತಿಯ ದೈಹಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಕೋಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮುಖದ ನರಗಳ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂವೇದನಾ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದ ಮಟ್ಟ). ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೋಕ್ಲಿಯರ್ ಜಲಾನಯನದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಪೆರಿಲಿಮ್ಫ್ನ ಒತ್ತಡವು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಊಹೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಟಿ. ಎಂ. ಡಿ. ಅಂದಾಜುಗಳ ನಿಖರತೆಯು ±15 ಎಂ. ಎಂ. ಎಚ್. ಜಿ. ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಟಿಮ್ಪಾನಿಕ್ ಮೆಂಬರೇನ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯು. ಎಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಸಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ರಾಗೌಸ್ಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ (ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) ಟೈಂಪನಿಕ್ ಮೆಂಬರೇನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ, ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಟಿಮ್ಪಾನಿಕ್ ಮೆಂಬರೇನ್ಗೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಬಹುದು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಯುಸ್ಟಾಚಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ) ಕಿವಿಯ ಡ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ಲೈನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವವರೆಗೆ, ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಗೆ ಸಮನಾದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಟೋಆಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಟಿಎಮ್ಡಿ ಐಸಿಪಿಯ ನಿಖರವಾದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಪಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವಿದ್ಯಮಾನವು, ಕನಿಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಪೆರಿ-ಮತ್ತು ಎಂಡೋ-ಲಿಂಫ್ನ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಕಿವಿಯ ಹೊರಗಿನ ಕೂದಲು ಕೋಶಗಳ ಸಂಕೋಚನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಂಡೋ-ಮತ್ತು ಪೆರಿಲಿಮ್ಫ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಂದೋಲನಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಬ್ದವಾದ ಓಟೋಆಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ (ಒಎಇ) ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದವು ಸ್ಟೇಪ್ಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಸಿಕಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಟಿಂಪನಿಕ್ ಮೆಂಬರೇನ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಕಾಲುವೆಯೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸಹಕರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವ ಶಿಶುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ OAE ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಬಹುದಾದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್-ಟು-ಶಬ್ದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು OAE ತರಂಗರೂಪದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಃ ಅಸ್ಥಿರ ಎವೊಕ್ಡ್ ಒಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ (TEOAE) ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ (DPOAE). ಇತ್ತೀಚಿನ ಯು. ಎಸ್. ಪೇಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಇಒಎಇ ಮತ್ತು ಡಿಪಿಒಎಇ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಗರಿಷ್ಠ ಒ. ಎ. ಇ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆವರ್ತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೊದಲು ಟಿ. ಇ. ಒ. ಎ. ಇ. ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಡಿಪಿ. ಒ. ಎ. ಇ. ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಘನ ವಿರೂಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಆವರ್ತನವು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆವರ್ತನಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಫ್ 2/ಎಫ್ 1 ಅನ್ನು 5:4 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಗಳ ಐ 2/ಐ 1 ರಿಂದ 6:5. ಸಂಶೋಧಕರು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಓ. ಎ. ಇ. ಸಂಕೇತದ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಉಸಿರಾಟ, ಅಥವಾ ಭಂಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಸಣ್ಣ ಆಂದೋಲನಗಳಂತಹ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇತರ ದೈಹಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ OAE ಹಂತದ ಸಮನ್ವಯದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೋಕ್ಲಿಯರ್ ಜಲಚರಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ OAE ಐಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ). ಐಸಿಪಿಯ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಓಟೋಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು 12 ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾತಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 5 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒ. ಎ. ಇ. ಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿತು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಅಥವಾ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಉದಾ. ಭಂಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಕೋಚನ, ಕೆಮ್ಮುವುದು) ಪ್ರಚೋದಿತ OAEಯ ತೀವ್ರತೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ (-2.1 ಮತ್ತು-7.9SPL ನಡುವೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಒ. ಎ. ಇ. ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ನಡುವಿನ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ-ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳಂತೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಸಿಪಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಅಳತೆಗಳು ಕಣ್ಣು ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಭವನೀಯ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೋಶದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಸಬರಾಕ್ನಾಯ್ಡ್ ಜಾಗದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೆರೆಬ್ರೊಸ್ಪೈನಲ್ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಒತ್ತಡವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೀಗೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಕೋಶದ ಹೆಚ್ಚಿದ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಶದೊಳಗೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನರದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೇಂದ್ರ ರೆಟಿನಲ್ ಅಭಿಧಮನಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿರೆಯ ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಅಡಚಣೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಫಂಡಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ (ಸಿರೆಯ ಎಂಗೋರ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಡೆಮಾ, ಅಂದರೆ. ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಊತ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ) ಇದನ್ನು ನೇತ್ರದರ್ಶಕದಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದುಃ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಕೋಶದ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ (ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಂ. ಆರ್. ಐ) ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ರೆಟಿನಲ್ ಅಭಿಧಮನಿಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನೇತ್ರಬಲವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು (1-2 ಎಂ. ಎಂ. ಎಚ್. ಜಿ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರೆಟಿನಾದ ಒಳಗಿನ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರದ ನಾರುಗಳ ಊತದಂತಹ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೋನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ (ನರ ನಾರು ಪದರ-ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೇತ್ರಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಸಿಪಿ ಎತ್ತರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಡೆಮಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನರ ನಾರು ಪದರದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಹೆರೆನ್ಸ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯು ಐ. ಎಚ್. ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರೆಟಿನಾದ ಐ. ಎಚ್-ಪ್ರೇರಿತ ದಪ್ಪವಾಗುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು, ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಎನ್. ಎಫ್. ಎಲ್ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಐ. ಸಿ. ಪಿ ಮಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶವಿಲ್ಲ. ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಕೋಶ ವ್ಯಾಸದ (ಒ. ಎನ್. ಎಸ್. ಡಿ.) ಬಳಕೆಯು 1987ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ನಮೊ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಮತ್ತು ಕೋಶ ವ್ಯಾಸದ ನಡುವಿನ ರೇಖೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರೋಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಿದಾಗ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ವ್ಯಾಸದ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದ ಅಳತೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ತರಂಗದ ಪ್ರಸರಣ ಅಕ್ಷದ ಬಹುತೇಕ ಏಕಾಕ್ಷ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಮಾಪನ ವಿಧಾನವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿ-ಸ್ಕ್ಯಾನ್ (ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್) ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೋಶದ ಉದ್ದನೆಯ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆನೋವು, ಹೈಡ್ರೋಸೆಫಾಲಸ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಪರ್ವತ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರೋಹಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒ. ಎನ್. ಎಸ್. ಡಿ. ಯನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ <1 ಮಿ. ಮೀ. ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳೆಯಬಹುದಾದರೂ, ಪಡೆದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ ಮಟ್ಟಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಅಂತರ-ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಒ. ಎನ್. ಎಸ್. ಡಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಒಎನ್ಎಸ್ಡಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿವೆ (ಐಸಿಪಿ> 20 ಎಂಎಂಹೆಚ್ಜಿ, ಅಂದರೆ. ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯ ಅಳತೆಯ ಬದಲು ಒ. ಎನ್. ಎಸ್. ಡಿ.> 5 ಎಂ. ಎಂ. ಎಚ್. ಜಿ.). ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಒಎನ್ಎಸ್ಡಿ ಮಾಪನವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಐಸಿಪಿ ಮಾಪನದಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮಾಪನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ನೇತ್ರಬಲಮಾಪಕ ಅಥವಾ ರೆಟಿನಲ್ ಸಿರೆಯ ಹೊರಹರಿವಿನ ಒತ್ತಡದ (ವಿ. ಓ. ಪಿ) ಮಾಪನವು ನೇತ್ರಕೋಶದ ಮೂಲಕ ರೆಟಿನಲ್ ನಾಳಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ಲೆರಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಂಜರ್ನೊಂದಿಗೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೆಟಿನಲ್ ಅಭಿಧಮನಿ ಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವು ವಿಒಪಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಐಸಿಪಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮನಾಗಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವಿಧಾನವನ್ನು 1925 ರಲ್ಲಿ ಬೌರ್ಮನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನೇತ್ರಬಲಮಾಪನವನ್ನು ರೆಟಿನಾದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಕ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ರೆಟಿನಾ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಪನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಫಂಡಸ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಅನುಕ್ರಮದಿಂದ ಸಿರೆಯ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಬಲವಾದ ರೇಖೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿ. ಓ. ಪಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾದ ಐ. ಸಿ. ಪಿ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು (2-3 ಎಂ. ಎಂ. ಎಚ್. ಜಿ) ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ನೇತ್ರಬಲವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಶಿಶ್ನಗಳು, ನುರಿತ ವೈದ್ಯ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಸಹಯೋಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆಘಾತದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಡೆಮಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಐಸಿಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ನ್ಯೂರೋಲೈಫ್ ನಾನ್-ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಕ್. ಬ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಡ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಮೂಲಮಾದರಿಯಾದ ಐಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವಿಧಾನವು ರೆಟಿನಲ್ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಐ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಇಂಕ್. ಸೆರೆಪ್ರೆಸ್ ಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ, ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗಿಯ ವಿಸ್ತರಿಸದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆರೆಪ್ರೆಸ್ ಟಿಎಂ ಕಣ್ಣಿನ ಕೇಂದ್ರ ರೆಟಿನಲ್ ಅಭಿಧಮನಿ (ಸಿಆರ್ವಿ) ಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಿಆರ್ವಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, 3ಇಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಐಒಪಿ) ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ರೋಗಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಂತರ ರೋಗಿಯ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಲ್ ಫಂಡಸ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಬಲವು ಐ. ಓ. ಪಿ. ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿ. ಆರ್. ವಿ. ಯನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಆರ್ವಿ ಸಂಕೋಚನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆರೆಪ್ರೆಸ್ ಟಿಎಂ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಆರ್ವಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿ. ಆರ್. ವಿ ಒತ್ತಡವು ಐ. ಸಿ. ಪಿ. ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇತರ "ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ-ಆಧಾರಿತ" ವಿಧಾನದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೋಗಿಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಶನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ತಲೆನೋವು ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಶನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಟ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯ ಕುಶಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನ್ಯೂರೋಟ್ರಾಮಾ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು