Transformer ratio arm bridge
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನುಪಾತದ ಆರ್ಮ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಟಿ. ಆರ್. ಎ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿರೋಧ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಖರತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ. ಎಲ್ಲಾ ಸೇತುವೆಗಳಂತೆ, ಟಿ. ಆರ್. ಎ ಸೇತುವೆಯು ಅಜ್ಞಾತ ಘಟಕವನ್ನು ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಎ. ಸಿ. ಸೇತುವೆಗಳಂತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಶೋಧಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಸೇತುವೆಯ ನಿಖರತೆಯು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಮೇಲಿನ ತಿರುವುಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಸೀಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸೇತುವೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದರ ಅಳತೆಯ ನಿಖರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ TRA ಸೇತುವೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅಲನ್ ಬ್ಲುಮ್ಲೀನ್ ಅವರ UK ಪೇಟೆಂಟ್ 323037 (1929ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ) ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಗದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲುಮ್ಲೀನ್ ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯ ಸೇತುವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್-ಅಳತೆ ಸೇತುವೆಗಾಗಿ ಬ್ಲುಮ್ಲೀನ್ನ ಮೊದಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತುಃ ಚಿತ್ರ. ಪೇಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ 1 ಅನ್ನು ಮರುಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರುವಾಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳ ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್. ಎಫ್. ವರೆಗಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾತ ಘಟಕವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಾತ ಆರ್ಮ್ ತತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ಲುಮ್ಲೀನ್ ಸ್ವತಃ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಬಂಧಿತ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೂನ್ಟನ್, ಇಎಸ್ಐ (ಹಿಂದೆ ಬ್ರೌನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಇಸಿಒ), ಜನರಲ್ ರೇಡಿಯೋ, ಮಾರ್ಕೋನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಚ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸುಲ್ಲಿವಾನ್ (ಈಗ ಮೆಗ್ಗರ್ನ ಭಾಗ) ಮತ್ತು ವೇಯ್ನ್ ಕೆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಕರು ಟಿಆರ್ಎ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2. (ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಶೋಧಕ ಎರಡನ್ನೂ ಅಳತೆ ಘಟಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.) ಅಜ್ಞಾತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಎರಡೂ T1 ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು T2 ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟಿ2 ಪ್ರೈಮರಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಅರ್ಥದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಆಂಟಿಫೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಅದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು T1 ಮೇಲೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಂಟಿಫೇಸ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಶೋಧಕವು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಟಿ1 ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೊಳವೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಂಕಿ. 2 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಏಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ. ಅಂಕಿ. 3 ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಟಿ1 ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಬದಲಾಗುವ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿರ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅಜ್ಞಾತ ಘಟಕವನ್ನು ಸಹ ಟಿ1 ಸೆಕೆಂಡರಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಪ್ ಪಾರ್ಟ್ವೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿ1 ಸೆಕೆಂಡರಿಯ ಎರಡು ತೋಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ2 ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ-ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ವಾಹಕ ಮೌಲ್ಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಒಳಗಾಗುವ ಮೌಲ್ಯದ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. 3, ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬಹುದು (ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು), ಆದರೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ "ಆಟೋಬಾಲನ್ಸ್" ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಟಿ. ಆರ್. ಎ ಸೇತುವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 1950ರ ದಶಕದ ವೇಯ್ನ್ ಕೆರ್ ಬಿ221 ಸೇತುವೆಯ ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕವಾಟ (ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯು ಎರಡು ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರ. 4): ಟಿ1 ಅನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಲದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿ2, "ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್", ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಎರಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ-ಅಜ್ಞಾತ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ-ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಶೋಧಕವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂತ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶೋಧಕದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. (ವಾದ್ಯದ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಚಲಿಸುವ-ಕಾಯಿಲ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಶೋಧಕಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿ ಬಳಸಿದವು.) 1, 10, 100 ಮತ್ತು 1000 ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಟಿ1 ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತು ಟಿ2 ಪ್ರೈಮರಿ ಪಿ2ಎಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು-ದಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಏಳು ಅಳತೆಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯ ಪೂರ್ಣ-ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿತಿಗಳು (± 0.1% ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ) ಕನಿಷ್ಠ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 100 ಎಂ. ಓ. ಎಂ., 11.1 ಪಿ. ಎಫ್. ಮತ್ತು 10 ಕೆ. ಎಚ್. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 100 ಎಂ. ಓ. ಎಂ., 11.1 ಮೈಕ್ರೋ ಎಫ್. ಮತ್ತು 10 ಎಂ. ಎಚ್. ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. T1 ನಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸುಮಾರು 30 V r. m. s ಆಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಎರಡರ ಮೇಲೆ 30 mV. ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾನದಂಡವಾದ ರೂ1 ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮಾನದಂಡವಾದ ಸಿಎಸ್1 ಅನ್ನು ಟಿ1 ನ ದ್ವಿತೀಯಕದಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 10 ಟ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೂ2 ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್2 ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಂತರ ("ವೆರ್ನಿಯರ್") ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ರೂ 3 ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ 3 ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೂ 3 ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ 3 ಅನ್ನು ಟಿ 1 ಮೇಲೆ 10 ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಕರ ಟ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಟಿ2 ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಿ2ಬಿ ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳ 100-ತಿರುವು ನಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಮಾಪನಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾನದಂಡದ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಮತೋಲನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಉಪಕರಣದ ಮುಂಭಾಗದ ಫಲಕವು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೂನ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಂತಿ-ಗಾಯದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಚೋದಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 4. ಈ ಸೇತುವೆಯು ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಒಳಗಾಗುವಿಕೆಯ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಕಗಣಿತವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು, ಸೇತುವೆಯು 1592 Hz ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ω2 108s−2 ಆಗಿದೆ. ವಾಚನಗಳನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀಸದ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿ ಎರಡು, ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು-ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಘಟಕ ಮಾಪನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಟೆನ್ಯುಯೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ತಿರುವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಘಟಕವೊಂದರ ಇನ್-ಸಿತು (ಇನ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್) ಮಾಪನವು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಹ್ಯ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ, ಧ್ರುವೀಕರಣ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಂತಿರುವ ನೇರ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಐಚ್ಛಿಕ ಲೋ-ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅಳತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ± 1 ಪ್ರತಿಶತ ಮೂಲ ನಿಖರತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಓದುವಿಕೆಗಳನ್ನು 10 m ω, 5 F ಮತ್ತು 1 μH ಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ಸಿಆರ್ ಮೀಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಹೆನ್ರಿ ಪಿ. ಹಾಲ್, ಎ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಕರಡನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಳತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳು